http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=10636
-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 31 Ott, 2012 14:42

Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Chiedo aiuto al forum per un problema che, dopo quello anche più grave del condensatore bruciato, ora affligge la mia Davis Vantage Pro 2. Da questa mattina, la stazione non mi rileva più il trasmettitore dell'anemometro (il n° 2) insieme a quello del blocco sensori (il n° 1): non è che non funzioni più, perché la stazione lo rileva, ma funziona solo se escludo quello n° 1. la stazione, cioè, non riesce più a gestire contemporaneamente i due trasmettitori: o visualizza l'uno o visualizza l'altro, ma mai tutt'e due insieme. 
Se vado nel setup mode e faccio apparire la schermata "RECEIVING FROM..." e vado alla schermata successiva, con la quale posso attivare i vari trasmettitori, se attivo quello n° 2 e premo "DONE", e faccio visualizzare "ON",  tornando indietro vedo che il trasmettitore è stato disattivato ed è "OFF". La stazione, quindi, non riesce ad attivarli tutt'e due insieme.
Ho provato a resettare tre o quattro volte, ma non è servito a nulla. Se mantengo attiva la schermata principale "RECEIVING FROM...", dopo un minuto mi appaiono sia il n° 1 sia il n° 2, segno evidente che i segnali ci sono.
Ma allora, che è successo?
Finora ha sempre funzionato. Che cosa può essere successo? Vi è mai capitato? Si sarà guastata anche la console?

Fatemi sapere le vostre opinioni...

Grazie a tutti dell'aiuto che mi saprete dare.

 :bye:


-----------------------------------
andrea75
Mer 31 Ott, 2012 16:02

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Certo che ste Davis.......... ultimamente leggo di diversi problemini, eh... :roll:


-----------------------------------
Poranese457
Mer 31 Ott, 2012 16:08

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="274326"]Certo che ste Davis.......... ultimamente leggo di diversi problemini, eh... :roll:[/quote]


Credo perchè ormai ste Davis cominciano ad avere i loro annetti..... chi prima chi dopo ma le abbiamo comprate più o meno tutti nello stesso periodo  :roll: 

In ogni caso riguardo il problema di Pigi dubito che possa dipendere dalla console: mi pare più un problema della centralina cui colleghi i vari cavi che non riesce più a gestire "in parallelo" gli input dalla porta 1 e porta 2.

Sinceramente non saprei come aiutarti ne come fare per vedere se effettivamente dipende dalla console o dal gruppo sensori: ci vorrebbe un altro gruppo sensori da far ricevere alla console ma diciamo che non si trovano comunemente in tutte le case  ;)


-----------------------------------
andrea75
Mer 31 Ott, 2012 16:09

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="274329"][quote user="andrea75" post="274326"]Certo che ste Davis.......... ultimamente leggo di diversi problemini, eh... :roll:[/quote]


Credo perchè ormai ste Davis cominciano ad avere i loro annetti..... chi prima chi dopo ma le abbiamo comprate più o meno tutti nello stesso periodo  :roll: [/quote]

Eh ho capito... anche la mia Lacrosse WS2300 da 100 Euro è del Dicembre 2004... e s'accosta ai 10 di anni! :D Ma io ancora più del cambio delle batterie (non più di 3-4 volte) non gli ho fatto...... :lol:


-----------------------------------
Poranese457
Mer 31 Ott, 2012 16:33

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="274330"][quote user="Poranese457" post="274329"][quote user="andrea75" post="274326"]Certo che ste Davis.......... ultimamente leggo di diversi problemini, eh... :roll:[/quote]


Credo perchè ormai ste Davis cominciano ad avere i loro annetti..... chi prima chi dopo ma le abbiamo comprate più o meno tutti nello stesso periodo  :roll: [/quote]

Eh ho capito... anche la mia Lacrosse WS2300 da 100 Euro è del Dicembre 2004... e s'accosta ai 10 di anni! :D Ma io ancora più del cambio delle batterie (non più di 3-4 volte) non gli ho fatto...... :lol:[/quote]


Eh ma la tua mica l'ha beccata mai  una sonora nevicata come quelle mie o meglio di Pigi!  :P  :P  :P  :P


-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 31 Ott, 2012 19:18

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Ma è strano, perché singolarmente i due gruppi sensori vengono captati, quindi è chiaro che il problema potrebbe essere unicamente di "interferenza".
Che dici? Sarebbe utile che provassi a cambiare i codici dall'ISS principale? 

L'altro rimedio sarebbe che staccassi l'anemometro e lo rimettessi nel gruppo sensori principale, ma un conto è un anemometro a 12 metri di altezza, sopra il colmale di un tetto; un altro conto è un anemometro a 2 metri da terra, dentro un giardino sì aperto ma circondato da una siepe ad altezza d'uomo...
Che jella!  :evil:  :evil: 
 :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 31 Ott, 2012 19:20

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="274338"] Eh ma la tua mica l'ha beccata mai  una sonora nevicata come quelle mie o meglio di Pigi!  :P  :P  :P  :P[/quote]

A saperlo, mi compravo una di quelle stazioni che usano nella tundra canadese, garantite per -50°C con venti fino a 180 km/h...  :mrgreen: 
Certo, 100 km/h di vento con -8°C come quest'inverno non le hanno fatto un bel servizio: il condensatore era ridotto da schifo...
 :bye:


-----------------------------------
andrea75
Mer 31 Ott, 2012 19:23

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="274338"]
Eh ma la tua mica l'ha beccata mai  una sonora nevicata come quelle mie o meglio di Pigi!  :P  :P  :P  :P[/quote]

Di gelate però credo ne abbia viste più la mia...... :lol:  :P


-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 31 Ott, 2012 21:40

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Ho fatto un accurato giro nel web ed ho scoperto che mai è stato riscontrato un problema del genere in una Davis: tu guarda la jella!  :evil:  :evil:  :evil: 
Proprio un periodaccio, questo!  :wall:


-----------------------------------
Pigimeteo
Gio 01 Nov, 2012 16:17

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Non basta: ora è ricomparso "LOW BATTERY On STATION 1" e, a tratti, le famigerate linee...
Mi sa che [b]pigimeteo [/b]si trasforma in [b]pigimitra[/b]!  :rifle:   :mrgreen:  :mrgreen: 
Fra un po' suono la ritirata... e chiudo bottega! 
 :lool:  :lool:  :lool: 

Consigliatemi una stazione di media qualità e di buon prezzo...
 :(


-----------------------------------
lellolaika
Gio 01 Nov, 2012 18:12

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Ciao Pigimeteo.
Io ho una LaCrosse WS 2800 e a me funziona benissimo! E' da 8 mesi che ce l'ho, per ora non ha mai avuto nessun problema.  :wink:  Ultimamente mi sono anche autostruito uno schermo solare ventilato.  :D 
Per qualsiasi chiarimento dimmi tutto.  :inchino: 
Ciao  :bye:


-----------------------------------
Icestorm
Gio 01 Nov, 2012 19:37

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="274514"]Non basta: ora è ricomparso "LOW BATTERY On STATION 1" e, a tratti, le famigerate linee...
Mi sa che [b]pigimeteo [/b]si trasforma in [b]pigimitra[/b]!  :rifle:   :mrgreen:  :mrgreen: 
Fra un po' suono la ritirata... e chiudo bottega! 
 :lool:  :lool:  :lool: 

Consigliatemi una stazione di media qualità e di buon prezzo...
 :([/quote]

Calma e sanguefreddo Pigi, credo valga la pena di impazzirsi un pochino, recuperando la funzionalità del tuo strumento che comunque è di ottima qualità, pagato profumatamente...insomma...perchè disfarsene subito...

Considera che a distanza di un mese sono riuscito a risolvere oggi il problema che mi affliggeva, in pratica il pc su cui appoggio webcam e stazione non riconosceva allo stesso tempo le due periferiche. Prese singolarmente funzionavano :evil: 

Non è bastato comprare un hub usb alimentato a corrente, continuava il malfunzionamento! Risolto oggi cestinando il cavetto usb che fornisce la Davis (lungo più di 1,50 m), con un'altro molto più corto (circa 50 cm), sono così state ridotte le dispersioni ed ora va a meraviglia tutto e non ho più conflitti stazione-webcam... :eek: 

L'avrai già fatto, ma per ora ti consiglio di lasciare la consolle per una mezzora senza alimentazione e senza pile, morta, per poi farla ripartire e vedere se va...


-----------------------------------
Pigimeteo
Sab 03 Nov, 2012 15:22

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Icestorm" post="274534"][quote user="Pigimeteo" post="274514"]Non basta: ora è ricomparso "LOW BATTERY On STATION 1" e, a tratti, le famigerate linee...
Mi sa che [b]pigimeteo [/b]si trasforma in [b]pigimitra[/b]!  :rifle:   :mrgreen:  :mrgreen: 
Fra un po' suono la ritirata... e chiudo bottega! 
 :lool:  :lool:  :lool: 

Consigliatemi una stazione di media qualità e di buon prezzo...
 :([/quote]

Calma e sanguefreddo Pigi, credo valga la pena di impazzirsi un pochino, recuperando la funzionalità del tuo strumento che comunque è di ottima qualità, pagato profumatamente...insomma...perchè disfarsene subito...

Considera che a distanza di un mese sono riuscito a risolvere oggi il problema che mi affliggeva, in pratica il pc su cui appoggio webcam e stazione non riconosceva allo stesso tempo le due periferiche. Prese singolarmente funzionavano :evil: 

Non è bastato comprare un hub usb alimentato a corrente, continuava il malfunzionamento! Risolto oggi cestinando il cavetto usb che fornisce la Davis (lungo più di 1,50 m), con un'altro molto più corto (circa 50 cm), sono così state ridotte le dispersioni ed ora va a meraviglia tutto e non ho più conflitti stazione-webcam... :eek: 

L'avrai già fatto, ma per ora ti consiglio di lasciare la consolle per una mezzora senza alimentazione e senza pile, morta, per poi farla ripartire e vedere se va...[/quote]

"Bandiera bianca" non significa che mi arrenderò, ma solo che affiancherò alla Davis un'altra stazione per non perdere dati preziosi. La Davis, in qualche modo, la rimetterò in sesto. Riguardo al cavetto, il consiglio è buono ma non è praticabile, perché io uso Weatherlink IP e vado a router. IL problema è con la console ed ho scoperto che, purtroppo, è proprio la console che non va: ieri pomeriggio, ho provato ad aggiornare il firmware della console, con il risultato che il programma, che avevo già eseguito un paio di anni fa, non è riuscito ad installare il software perché ci sono problemi di comunicazione. IN pratica, la console non funzione più bene.
Come fare, allora? semplice, per il momento, comprerò un Weather Envoy, che mi permetterà di bypassare la console. Ne ho visto uno, usato, in vendita a poco.
Nel frattempo, quando avrò modo, farò arrivare dagli USA un'altra console (che oggi mi costerebbe 205 euro, ma c'è speranza che dopo l'approvazione della legge di stabilità, il dollaro vada giù a capofitto e torni intorno quota 1,40) e, visto che ci sono, un altro ISS, senza strumenti.
Sai perché? Ieri pomeriggio, per la prima volta dopo 4 anni, ho aperto l'ISS dell'anemometro ed ho scoperto una cosa incredibile: al contrario di quello principale, questo non è assolutamente rovinato: il condensatore è in perfette condizioni, funziona benissimo e la pila 3V al litio, che avevo inserito nel 2008, era ancora carica. Che significa? Che gli ISS prodotti all'inizio del 2008 rispetto a quelli prodotti alla fine dello stesso anno, presentano qualità diverse: il condensatore inizio 2008 è un componente made in China di scarsa qualità (l'ho verificato cambiandolo), mentre quello fine 2008 è made in Germany, di buona qualità. Insomma: le Davis prodotte prima dell'autunno 2008 fanno uso di componenti scadenti, mentre le altre non più. Con un nuovo ISS farò sì una Davis che sembra un "Frankenstein", ma almeno funzionerà...
Adesso metterò in pratica il tuo consiglio per resettare la console. Grazie mille!
 :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Sab 17 Nov, 2012 15:50

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Continuano i misteri. Mi sono procurato una console di tipo USA capace di ricevere i miei segnali, usata ma funzionante alla perfezione, ed ho fatto una notevole scoperta. Come già supposto dal Poranese  :inchino:  :inchino: 
([b]lode a te, o Poranese!)[/b]  :inchino:  :inchino: , il problema non è stato risolto poiché c'è qualcosa che non va nell'ISS principale. Allora ho fatto un'ipotesi: sta' a vedere che, cambiando il condensatore bruciato da 2,7V 10F con uno da 2,5V 10F, secondo quanto è scritto in diversi topic di non pochi forum, io ho alterato anche la frequenza o l'intensità del segnale trasmesso, rendendo impossibile alla console di mostrarmeli entrambi?
Così, probabilmente, con una corrente inferiore in ddp i circuiti funzionano male, mi compare il segnale di "LOW BATTERY" e si alterano i paramentri di frequenza.
Prossime mosse - di cui vi terrò aggiornati per rendere completo questo topic?
1) trovare un condensatore da 2,7V 10F, cosa non semplicissima, ma credo possibile
2) smontare l'anemometro dal tetto e rimontarlo a terra, almeno momentaneamente, in modo da non perdere più dati del vento
3) approfittare dello smontaggio per montare il riscaldatore del pluviometro...
 :bye:


-----------------------------------
bix
Sab 17 Nov, 2012 16:54

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="276578"]Continuano i misteri. Mi sono procurato una console di tipo USA capace di ricevere i miei segnali, usata ma funzionante alla perfezione, ed ho fatto una notevole scoperta. Come già supposto dal Poranese  :inchino:  :inchino: 
([b]lode a te, o Poranese!)[/b]  :inchino:  :inchino: , il problema non è stato risolto poiché c'è qualcosa che non va nell'ISS principale. Allora ho fatto un'ipotesi: sta' a vedere che, cambiando il condensatore bruciato da 2,7V 10F con uno da 2,5V 10F, secondo quanto è scritto in diversi topic di non pochi forum, io ho alterato anche la frequenza o l'intensità del segnale trasmesso, rendendo impossibile alla console di mostrarmeli entrambi?
Così, probabilmente, con una corrente inferiore in ddp i circuiti funzionano male, mi compare il segnale di "LOW BATTERY" e si alterano i paramentri di frequenza.
Prossime mosse - di cui vi terrò aggiornati per rendere completo questo topic?
1) trovare un condensatore da 2,7V 10F, cosa non semplicissima, ma credo possibile
2) smontare l'anemometro dal tetto e rimontarlo a terra, almeno momentaneamente, in modo da non perdere più dati del vento
3) approfittare dello smontaggio per montare il riscaldatore del pluviometro...
 :bye:[/quote]

Il voltaggio stampigliato sui condensatori , indica il massimo sopportabile non la tensione di carica.
Quindi tra i due non ci sono differenze.
Se si carica di meno, probabilmente dipende dalle tolleranze che raggiungono anche il 20% quindi 10uF potrebbero essere in uno 12 in un altro 8.  
Al limite potresti inserirne un altro in  parallelo per aumentare la capacità totale.


-----------------------------------
Pigimeteo
Sab 17 Nov, 2012 18:33

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[b][color=red][b][size=24]Auguri, Fabrizio![/size][/b][/color][/b]
 :inchino:  :inchino:  :inchino: 

Fammi capire. Con un condensatore da 2,7V, la corrente in circolo sarà al massimo di 2,7 V, mentre con uno da 2,5V al massimo 2,5. No? Quindi, è chiaro che un condensatore da 2,5 non potrà esserci nei circuiti della scheda una corrente superiore a quella tensione... e questo potrebbe causare sia il messaggio "LOW BATTERY" sia la non compatibilità fra due ISS diversi co e quelli che ho io...
Sto ragionando male?
 :bye:


-----------------------------------
bix
Dom 18 Nov, 2012 09:14

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="276582"][b][color=red][b][size=24]Auguri, Fabrizio![/size][/b][/color][/b]
 :inchino:  :inchino:  :inchino: 

[b]Fammi capire. Con un condensatore da 2,7V, la corrente in circolo sarà al massimo di 2,7 V, mentre con uno da 2,5V al massimo 2,5. No?[/b] Quindi, è chiaro che un condensatore da 2,5 non potrà esserci nei circuiti della scheda una corrente superiore a quella tensione... e questo potrebbe causare sia il messaggio "LOW BATTERY" sia la non compatibilità fra due ISS diversi co e quelli che ho io...
Sto ragionando male?
 :bye:[/quote]

Grazie ! per gli auguri.

La tensione di carica dipende esclusivamente da quella a cui viene sottoposto. se gli applico 3v si carica a 3v,  
Cosi facendo però, rischio di bruciarlo.
Probabilmente la tensione applicata non supererà i 2v quindi.
Credo che il problema dipenda da qualcos'altro , anche se purtroppo non so darti altre indicazioni.


-----------------------------------
Pigimeteo
Dom 18 Nov, 2012 12:48

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Allora ragioniamo. Abbiamo dei fatti:
1) Il problema si è manifestato circa 10 giorni dopo l'installazione del nuovo condensatore. Durante l'intervento, che è stato effettuato da un tecnico molto esperto della Grundig, la scheda è stata manipolata ma non dovrebbe aver avuto problemi. Ne sia testimonianza il fatto che, per dieci giorni la console ha riconosciuto regolarmente i segnali dell'ISS principale e di quello dell'anemometro. L'unico dubbio che mi rimane è che, ad un certo punto dell'operazione, il tecnico ha provato a staccare l'antenna trasmittente scaldando la saldatura, rinunciano poi subito perché si è accorto che si trattava di una saldatura molto complessa che sarebbe stato impossibile riprodurre.
2) Il problema non dipende dalla console perché un'altra console dello stesso tipo mostra lo stesso problema: riceve entrambi i segnali (ho provato a modificare il canale ma il risultato non cambia) ma non riesce a visualizzarne che uno per volta.
3) l'ISS del vento funziona regolarmente: ha anche cambiato la pila tampone, ma non ce n'era neppure bisogno perché, dopo oltre 4 anni, era perfettamente carica (verificato con un volmetro).

Ne deriva, per forza di cose, che il problema non può derivare se non dall'ISS principale.
Ma allora mi chiedo: come fa l'ISS principale ad impedire alla console di ricevere più di un segnale per volta?
L'unica soluzione al problema è questa: deve emettere un segnale di disturbo. Il segnale di emissione, insomma, deve contenere una frequenza (o un'armonica) che "copra" le frequenze su cui opera la stazione (sono frequenze diverse da quelle italiane).
Ne deriva che:
1) o il nuovo condensatore, per qualche motivo, modifica le caratteristiche della tensione nel circuito e modifica i paramentri di trasmissione
2) o l'antenna ha subito dei danni, per cui trasmette a frequenze lievemente diverse o con componenti d'onda diverse
3) oppure il processore dell'ISS è andato in sovraccarico e funziona male e avrebbe necessità di essere "resettato" (e come si fa?)
4) oppure, infine, nelle circostanze della stazione meteo è stato attivato un segnale di disturbo che interferisce con il funzionamento della stazione: che ne so? un nuovo cordless, un router wireless, un sistema d'allarme, un trasmettitore VHF per segnali televisivi...

Che fare?
1) proverò a cambiare il condensatore (tanto: male non le farà...)
2) resetterò l'ISS: lo sostituirò per qualche giorno con l'ISS dell'anemometro e poi staccherò la connessione del pannello solare e aspetterò che il condensatore si scarichi del tutto, togliendo così l'alimentazione ai circuiti
3) farò una novena a san... :confuso: ... ehm... chi è il santo patrono dei meteorologi?  :confuso: 
 :amen:  :amen:  
4) farò i debiti scongiuri contro la Davis jella... :yoyo:  :yoyo: 

Se vi viene in mente qualcosa, qualche suggerimento... è gradito.
 :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Dom 18 Nov, 2012 15:29

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[size=24][color=red][b]RISOLTO IL PROBLEMA!!![/b][/color][/size]
 :dance:  :dance:  :dance:  :dance: 

La procedura di reset dell'ISS è andata a buon fine e quello era il problema. Ho semplicemente scollegato il pannello, scollegato i vari strumenti e poi ho attaccato al condensatore una lampadina da 3 volt (a dire il vero non so se questo era il voltaggio ma l'ho tirata fuori da una vecchia pila che funzionava con due pile stilo...) tramite due fili ed ho lasciato che il condensatore si scaricasse e non ci fosse più corrente nel circuito (non ci ha messo molto). Procedura rischiosissima, lo so, ma è andato tutto bene. O meglio: non so se ho fatto qualche danno...
Ho ricollegato il tutto ed ora funziona.
Tanta pena per niente!
 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Dom 18 Nov, 2012 15:39

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Premesso che non sono assolutamente un esperto dal punto di vista tecnico, la quarta opzione che hai evidenziato, cioè quella di un eventuale disturbo prodotto da qualche dispositivo nelle vicinanze, mi lascia pensare... Io ho avuto un'esperienza simile con le mie precedenti La Crosse: ad un certo punto la console ha smesso di ricevere il segnale dai sensori... La mia seconda stazione aveva appena quindici mesi (nuova quindi...) quando ha manifestato il problema! Ho provato e riprovato a cambiare batterie, a modificare la postazione, a cambiare tutti i vari settaggi... Nulla da fare! Si potrebbe osservare che se ci fosse stato un disturbo o un'interferenza, sarebbe dovuto emergere subito fin dall'inizio dell'installazione... Non so. Ora ho una nuova Davis, che sicuramente può contare su di un sistema di trasmissione più "performante" e affidabile, speriamo! Vedremo...   :bye:


-----------------------------------
Gab78
Dom 18 Nov, 2012 15:41

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="276633"]Premesso che non sono assolutamente un esperto dal punto di vista tecnico, la quarta opzione che hai evidenziato, cioè quella di un eventuale disturbo prodotto da qualche dispositivo nelle vicinanze, mi lascia pensare... Io ho avuto un'esperienza simile con le mie precedenti La Crosse: ad un certo punto la console ha smesso di ricevere il segnale dai sensori... La mia seconda stazione aveva appena quindici mesi (nuova quindi...) quando ha manifestato il problema! Ho provato e riprovato a cambiare batterie, a modificare la postazione, a cambiare tutti i vari settaggi... Nulla da fare! Si potrebbe osservare che se ci fosse stato un disturbo o un'interferenza, sarebbe dovuto emergere subito fin dall'inizio dell'installazione... Non so. Ora ho una nuova Davis, che sicuramente può contare su di un sistema di trasmissione più "performante" e affidabile, speriamo! Vedremo...   :bye:[/quote]

Come non detto...! :D  Bene così!


-----------------------------------
Pigimeteo
Dom 18 Nov, 2012 16:31

Re: Aiuto! Grave Problema Con Stazione Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="276634"][quote user="Gab78" post="276633"]Premesso che non sono assolutamente un esperto dal punto di vista tecnico, la quarta opzione che hai evidenziato, cioè quella di un eventuale disturbo prodotto da qualche dispositivo nelle vicinanze, mi lascia pensare... Io ho avuto un'esperienza simile con le mie precedenti La Crosse: ad un certo punto la console ha smesso di ricevere il segnale dai sensori... La mia seconda stazione aveva appena quindici mesi (nuova quindi...) quando ha manifestato il problema! Ho provato e riprovato a cambiare batterie, a modificare la postazione, a cambiare tutti i vari settaggi... Nulla da fare! Si potrebbe osservare che se ci fosse stato un disturbo o un'interferenza, sarebbe dovuto emergere subito fin dall'inizio dell'installazione... Non so. Ora ho una nuova Davis, che sicuramente può contare su di un sistema di trasmissione più "performante" e affidabile, speriamo! Vedremo...   :bye:[/quote]

Come non detto...! :D  Bene così![/quote]

Grazie. Comunque, qualunque marca si abbia, un buon reset è sempre il modo migliore per rimettere a posto le cose!
 :bye:


