http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=10962
-----------------------------------
klausg
Mer 13 Feb, 2013 18:20

Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vi faccio i complimenti per il bellissimo forum!

Ho finalmente fatto il grande passo e acquistato una Davis Pro2+ che dovrebbe arrivare settimana prossima.

Volevo avere da voi qualche aiutino sull'installazione, soprattutto nell'ottica di collegarla poi al network delle altre stazioni.

La vorrei installare nel mio giardino, in un condominio. Vi allego alcune foto del giardino con indicato dove la vorrei installare.

La distanza dell'edificio più vicino (il mio appartamento) è di 15mt mentre gli altri edifici sono ad almeno 40mt. Il dubbio che avevo era la siepe...

Vorrei infatti attaccare un palo da 2 metri alla ringhiera dietro la siepe e su questo palo installare la stazione, così facendo il gruppo ISS si troverebbe a circa 1.5mt dalla siepe... è sufficiente?

Grazie a tutti per le evenutali risposte!

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1465/_dsc9727_davis.jpg[/img]


-----------------------------------
lellolaika
Mer 13 Feb, 2013 19:53

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
Ciao e benvenuto nel forum !
Io ti consiglierei di fare quello che hai detto tu, di attaccare il palo alla ringhiera e magari facci vedere una foto della ringhiera così valuteremo meglio la situazione.
A presto  :bye:  
Ciao


-----------------------------------
klausg
Gio 14 Feb, 2013 17:03

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
Ciao, ecco alcune foto della ringhiera:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1465/ringhiera_ok.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1465/ringhiera2ok.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1465/ringhiera3ok.jpg[/img]


-----------------------------------
MySn0w
Gio 14 Feb, 2013 17:13

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
Secondo me non ci sono problemi a bloccare il palo alla recinzione, metti due fermi, uno alla base e uno a fine recinzione e stai apposto.
Non sò come è la suddivisione delle proprietà e il rapporto con i confinanti, nel caso chiedi l'autorizzazione al tuo confinante per installare la stazione e soprattutto devi essere sicuro che nessuno dall'esterno può agevolmente arrivare all'Iss di notte e smontarla e portarla via o peggio ancora danneggiarla (di gente con le corna lunghe ce n'è tanta!).

Scegli il lato con la maggiore esposizione ai venti, per l'altezza dalla siepe non vedo problemi, sotto addirittura hai il prato, quindi è ottimo!

Facci sapere e buona installazione ;)


-----------------------------------
alias64
Gio 14 Feb, 2013 21:39

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
Approfitto di questo Topic per porre una un problema la nostra stazione sballa.  i rilevamenti della umidità esterna sottostimandoli molto rimedi? Grazie...


-----------------------------------
Icestorm
Gio 14 Feb, 2013 22:38

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
Di sicuro lontano dal barbecue...altrimenti potresti anche toccare i 60°C all'ombra.... :lol:


-----------------------------------
klausg
Ven 15 Feb, 2013 10:05

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
[quote user="Icestorm" post="291960"]Di sicuro lontano dal barbecue...altrimenti potresti anche toccare i 60°C all'ombra.... :lol:[/quote]

Ah si! Già ci penso io a "monitorare" la temperatura del barbecue quando va! La davis la lascio a debita distanza, poi alla fine non è che lo faccio tutti i giorni il barbecue!

Allora appena arriva procedo ad installarla dove ho indicato, poi vi posto le foto!

grazie ancora a tutti!


-----------------------------------
klausg
Mar 26 Feb, 2013 14:52

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
Davis installata!

Spero di avere fatto un buon lavoro, se avete altri consigli sono qui!

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1465/davis1.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1465/davis2.jpg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Mar 26 Feb, 2013 14:54

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
Ottimo lavoro! ;) Ora devi metterla in rete però!


-----------------------------------
Pigimeteo
Mar 26 Feb, 2013 15:02

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
Io ti consiglio, visto che non hai montato la stazione sopra l'erba del giardino, di acquistare con una modica spesa (credo intorno ai 140 euro spedizione compresa in internet) il kit di ventilazione che funziona solo durante il giorno. Di notte e con il cattivo tempo, in fondo, non ti serve averlo, ma di giorno, in mezzo a quei palazzi, con la siepe da sotto che pompa più calore rispetto al prato, credo che ne avrai proprio bisogno.

Inoltre, con una spesa altrettanto modica, ti consiglio di togliere l'anemometro da quella posizione e di collocarlo, con un altro trasmettitore che si può acquistare (sempre intorno ai 140 euro) su Internet su un palo sopra il colmale del tetto: così avrai rilevazioni più sensibili, anche se so bene che Milano non è certo la patria dei venti...  ;) 

In che zona di Milano, pressappoco, si trova la stazione? (NOn dirmelo esattamente, per ragioni di sicurezza...)
 :bye:


-----------------------------------
klausg
Mar 26 Feb, 2013 15:49

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="294179"]Io ti consiglio, visto che non hai montato la stazione sopra l'erba del giardino, di acquistare con una modica spesa (credo intorno ai 140 euro spedizione compresa in internet) il kit di ventilazione che funziona solo durante il giorno. Di notte e con il cattivo tempo, in fondo, non ti serve averlo, ma di giorno, in mezzo a quei palazzi, con la siepe da sotto che pompa più calore rispetto al prato, credo che ne avrai proprio bisogno.

Inoltre, con una spesa altrettanto modica, ti consiglio di togliere l'anemometro da quella posizione e di collocarlo, con un altro trasmettitore che si può acquistare (sempre intorno ai 140 euro) su Internet su un palo sopra il colmale del tetto: così avrai rilevazioni più sensibili, anche se so bene che Milano non è certo la patria dei venti...  ;) 

In che zona di Milano, pressappoco, si trova la stazione? (NOn dirmelo esattamente, per ragioni di sicurezza...)
 :bye:[/quote]

Ok, valuterò l'acquisto del kit daily! Però tra qualche tempo, già la spesa per la stazione è stata alta!

L'anemometro non posso metterlo sul tetto... per evitare problemi condominiali! I palazzi non sono poi così vicini come sembra, quello più vicino (il mio appartamento) è a 20mt, gli altri ad almeno 30-40mt.

La stazione è in provincia di Milano sud.

Per metterla in rete mi sto organizzando, ma prima devo sistemare un pò di cosine!


grazie ancora a tutti!


-----------------------------------
Pigimeteo
Mar 26 Feb, 2013 22:59

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
[quote user="klausg" post="294183"]

L'anemometro non posso metterlo sul tetto... per evitare problemi condominiali! I palazzi non sono poi così vicini come sembra, quello più vicino (il mio appartamento) è a 20mt, gli altri ad almeno 30-40mt.
[/quote]

Problemi condominiali? Prima di tutto, un anemometro è più piccolo di un'antenna televisiva e può essere installato nello stesso palo; secondo, cerca di far capire ai condomini che avere un anemometro che registra la velocità dl vento potrebbe essere molto utile in caso di risarcimenti assicurativi dovuti a tempeste e trombe d'aria, perché potreste dimostrare alle assicurazioni che l'evento è effettivamente avvenuto. Ricorda che le misure standard della temperatura devono essere effettuate a 2 m dal suolo, mentre quelle del vento a 10 metri, per convenzione, che è proprio l'altezza dei palazzi che vedo nelle foto.

Tu provaci: i condomini non saranno contrari, secondo me. Un palazzo, anche a 40 metri di distanza, disturba notevolmente il vento: te lo assicuro io che vivo in un posto molto ventoso.

Saluti e benvnuto fra noi!
 :bye:


-----------------------------------
klausg
Mer 27 Feb, 2013 09:28

Re: Consigli Installazione Davis Pro2 Plus
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="294211"]
Problemi condominiali? Prima di tutto, un anemometro è più piccolo di un'antenna televisiva e può essere installato nello stesso palo; secondo, cerca di far capire ai condomini che avere un anemometro che registra la velocità dl vento potrebbe essere molto utile in caso di risarcimenti assicurativi dovuti a tempeste e trombe d'aria, perché potreste dimostrare alle assicurazioni che l'evento è effettivamente avvenuto. Ricorda che le misure standard della temperatura devono essere effettuate a 2 m dal suolo, mentre quelle del vento a 10 metri, per convenzione, che è proprio l'altezza dei palazzi che vedo nelle foto.

Tu provaci: i condomini non saranno contrari, secondo me. Un palazzo, anche a 40 metri di distanza, disturba notevolmente il vento: te lo assicuro io che vivo in un posto molto ventoso.

Saluti e benvnuto fra noi!
 :bye:[/quote]

Caspita, non avevo pensato al discorso "rimborso" in caso di trombe d'aria ecc... alla prossima riunione allora chiedo sicuramente!!!

Per quanto riguarda le altezze in realtà la davis è già bella in alto, il mio giardino infatti e rialzato, cioè copre i box, quindi alla fine dal suolo "vero" l'anemometro è a circa 6 metri (3 metri tra box, soletta e terreno del giardino, più 2.5 metri di palo che parte da metà ringhiera)

Comunque chiedo e se mi danno l'ok acquisto il ripetitorino!

grazie e ancora!!!


