http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11073
-----------------------------------
Oscar
Mer 20 Mar, 2013 20:57

Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
Ri -Ciao :smile:  dopo aver risolto il problema con il software per mac, mi sto ora dedicando alla costruzione di uno schermo solare per il termoigrometro, sto seguendo un progetto che come tanti utilizza dei sottovasi, al momento credo che lo farò senza ventilazione, in quanto ancora non ho un pannello solare, la domanda che più mi gira per la testa è: senza ventilazione con il sole che picchia sullo schermo, non vi è il rischio che comunque la temperatura salga oltremodo? in più sul progettino che ho visto io oltre al sottovaso superiore anche l'ultimo inferiore non viene forato, secondo voi è meglio che anche l'ultimo venga forato o è solo un accorgimento da utilizzare se utilizzo una ventolina?? :roll: 

Qualcuno sa indicarmi che tipo di pannello servirebbe per una ventola da pc?


-----------------------------------
lellolaika
Mer 20 Mar, 2013 21:26

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
[quote user="Oscar" post="296130"]Ri -Ciao :smile:  dopo aver risolto il problema con il software per mac, mi sto ora dedicando alla costruzione di uno schermo solare per il termoigrometro, sto seguendo un progetto che come tanti utilizza dei sottovasi, al momento credo che lo farò senza ventilazione, in quanto ancora non ho un pannello solare, la domanda che più mi gira per la testa è: senza ventilazione con il sole che picchia sullo schermo, non vi è il rischio che comunque la temperatura salga oltremodo? in più sul progettino che ho visto io oltre al sottovaso superiore anche l'ultimo inferiore non viene forato, secondo voi è meglio che anche l'ultimo venga forato o è solo un accorgimento da utilizzare se utilizzo una ventolina?? :roll: 

Qualcuno sa indicarmi che tipo di pannello servirebbe per una ventola da pc?[/quote]

Ciao Oscar
Anch'io ho costruito uno schermo solare ventilato per la mia WS2800.
Prima di tutto, dove hai situato il termo-higro?
Io l'ultimo sottovaso l'ho forato e ho messo una griglia di plastica, come quelle che si mettono per le prese d'aria nelle case. 
Per alimentare la ventolina da PC 12volt, è necessario un pannelino fotovoltaico da 12 volt 5W tipo questo: http://www.ebay.it/itm/Pannello-solare-fotovoltaico-5W-12V-camper-barca-baita-campeggio-/130806179833?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item1e74a7e7f9

Ciao  :bye:


-----------------------------------
Oscar
Mer 20 Mar, 2013 21:34

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
Ciao, il termoforo attualmente è sul balcone, e sul balcone rimarrà :?  perché abito al 2° piano e non si scappa...sto progettando di far uscire a sbalzo dal balcone di circa un metro un tubo sul quale fisserò i vari sensori, il balcone è rivolto a nord/ovest, becca il sole mezza giornata, in estate dalle 11 fino a sera.....grazie per il fotovoltaico.. :D


-----------------------------------
lellolaika
Mer 20 Mar, 2013 22:04

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
[quote user="Oscar" post="296137"]Ciao, il termoforo attualmente è sul balcone, e sul balcone rimarrà :?  perché abito al 2° piano e non si scappa...sto progettando di far uscire a sbalzo dal balcone di circa un metro un tubo sul quale fisserò i vari sensori, il balcone è rivolto a nord/ovest, becca il sole mezza giornata, in estate dalle 11 fino a sera.....grazie per il fotovoltaico.. :D[/quote]

Allora visto che ti prende abbastanza sole, ti conviene mettergli subito la ventolina...
Ma l'anemometro lo metti sul tetto o sul balcone anche lui?


-----------------------------------
Oscar
Mer 20 Mar, 2013 23:34

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
Tutto sul balcone, so che tutto ne risente, dalla temperatura alla direzione del vento e un po anche le precipitazioni ma non mi è davvero posssibile arrivar sul tetto con l'anemometro, che poi è cablato con il termoigro...volendo potrò usare il palo dell'antenna ma è molto frequentato dai piccioni e poi è parte comune agli altri inqulini...mi accontento delle letture che riesco ad avere....pazienza


-----------------------------------
Oscar
Gio 21 Mar, 2013 02:16

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
....dimenticavo, in certi progetti di schermo il termoigro viene collocato all'intero di un tubo in PVC, se per ora non monto la ventilazione, è meglio non mettere il tubo per favorire la ventilazione naturale o sbaglio?


-----------------------------------
riccardodoc80
Gio 21 Mar, 2013 08:13

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
Ciao Oscar! 

Come hai scritto poco sopra e valutando i limiti dell'istallazione, eviterei di inserire il tubo di PVC all'interno dello schermo.
Prova a distanziare il più possibile i piatti in modo da favorire la circolazione naturale dell'aria senza piatto inferiore che chiude o perlomeno con una griglia , evitando però l'ingresso dei raggi solari all'interno dello schermo.

 :)


-----------------------------------
lellolaika
Gio 21 Mar, 2013 11:34

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
Ciao
riccardodoc80 ha ragione, anch'io non l'ho messo il tubo in PVC non serve a niente.
Appena l'hai costruito o anche durante la costruzione, metti alcune foto sul forum così ti diciamo se è OK.
Ciao


-----------------------------------
Oscar
Gio 21 Mar, 2013 23:22

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
Grazie delle info, ho iniziato a costruire....tagliato i distanziali(20mm) e forato centralmente i sottovasi del 20(foro da 100) domani faccio i fori per le barre filettate (già tagliata in 4) poi simulo il montaggio, se è ok smonto carteggio pulisco e do il primer sui sottovasi....la griglia per l'ultimo sottovaso l'ho presa....mi manca una barra di alluminio per fissare il termoigro....ora se riesco posto uno schizzo dell'idea che ho per posizionare il tutto...


-----------------------------------
lellolaika
Ven 22 Mar, 2013 09:56

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
Ciao
La barra filettata bastava anche tagliata in 3... 
Per la vernice, non gli dare quella Spray acrilico perchè dopo un po che sta al sole e agli agenti atmosferici viene via. Ti consiglio, come ho fatto io, di dargli la vernice bianca a pennello per esterni è più resistente a tutto. 
I distanziali con cosa li fai?
Ciao


-----------------------------------
Oscar
Ven 22 Mar, 2013 20:58

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
ok, però ho già comprato la bombolettà :| ...pazienza ora vedo....i distanziali li ho fatti con un tubo del 16 da impianto elettrico, all'interno del quale ho ritagliato dei pezzi di tubo in gomma, solo dopo su un altra guida alla costruzione ho visto usare il sughero, è così tanta la differenza in termini di isolamento? cioè se non uso il sughero potrei aver problemi con il riscaldarsi della barra filettata? comunque oggi ho finito di forare i sottovasi ed ho simulato il montaggio, direi che sono abbastanza soddisfatto del lavoro, ora ho smontato tutto e dato il primer ai sottovasi, domani magari li vernicio e settimana prossima monto il tutto, devo però ancora prendere una barra in alluminio al quale fissare il termoigro, consigli a proposito? inoltre devo vedere come fissare il tutto al palo...che nel mio caso è in orizzontale....


-----------------------------------
Oscar
Ven 22 Mar, 2013 21:02

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
Nello schizzo la mia idea...che è anche l'unica soluzione....per l'installazione....


-----------------------------------
andrea75
Ven 22 Mar, 2013 21:05

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
Può andare bene anche la vernice spray... l'importante è carteggiare bene i piatti prima di dare la vernice, e meglio ancora, applicare una mano di primer (ho letto che lo hai già fatto) come prima mano. Io sono 7 anni che ho lo stesso schermo (verniciato come ho scritto qui sopra) ed ancora perfetto. 
Secondo me non hai alcun tipo di problema con i distanziali fatti in quel modo. ;)


-----------------------------------
Pigimeteo
Ven 22 Mar, 2013 21:15

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
[quote user="Oscar" post="296295"]Nello schizzo la mia idea...che è anche l'unica soluzione....per l'installazione....[/quote]

Io ti consiglierei di mettere il termoigrometro con lo schermo non vicino al terrazzo ma al di sotto dell'anemometro, perché è meglio distanziarlo dal muro del balcone (che riflette energia ma l'accumula anche, rilasciandola di sera); inoltre, l'anemometro, specie d'estate, farebbe ulteriore ombra sul termoigrometro, cosa che non guasterebbe affatto.

Certo, meglio ancora sarebbe se potessi installare il tutto sul palo dell'antenna, sul tetto: del resto, ha le dimensioni di un'antenna o anche meno e non penso che i condomini faranno storie.

Facci sapere come va a finire...  ;) 
 :bye:


-----------------------------------
Oscar
Ven 22 Mar, 2013 21:32

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
ok grazie, per il posizionamento vedrò allora di metterlo sotto l'anemometro, non dovrei aver grossi problemi, per quanto riguarda il posizionamento sull'antenna devo anche specificare che non è di gran facile accesso ed oltretutto l'anno scorso dopo una bella tempesta con venti allucinanti il palo si è stortato a causa del vento e non è ancora stato sistemato....e poi dovrei prima alimentare tutto con il fotovoltaico....mi risparmierei di dover andare sul tetto per le batterie....per ora penso rimarrà sul balcone...e vedo come mi trovo con le letture, poi valuterò :bye:


-----------------------------------
Gab78
Ven 22 Mar, 2013 22:22

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
La tua installazione è identica alla mia attuale: pure io ho avuto fino ad ottobre scorso la tua stessa LaCrosse posizionata nello stesso identico modo... :smile:  
Ora ho una Davis posizionata appunto all'estremità di un'asta che sporge in maniera sensibile dal balcone in direzione ESE per minimizzare gli effetti negativi sull'anemometro e di ombra pluviometrica dovuti all'edificio. Certo, un'installazione sul tetto garantirebbe rilevazioni eoliche più accurate e veritiere, ma credo comunque che sia da tenere in considerazione anche la facilità di accesso ai sensori per i controlli e la manuenzione, senza dover ogni volta salire sul tetto...  :bye:


-----------------------------------
Oscar
Sab 23 Mar, 2013 14:21

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
già l'acesso comodo non è da sottovalutare....salire sul tetto non è sempre indicato....soprattutto d'inverno con acqua e gelo....comunque questo tipo di installazione la sto preparando per la prossima settimana,per ora ho pluvio e anemometro sulla ringhiera e termoigro sul muro di casa.... ma sto tenendo d'occhio i miei dati con quelli di un altra stazione a pochi km di distanza, e tuttosommato l'andamento dei vari valori si avvicina già abbastanza, spero migliori con l'installazione futura....chiaro non sarà mai come aver tutto su di un palo con sotto il prato...magari senza case attorno....


-----------------------------------
Oscar
Gio 28 Mar, 2013 20:44

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
....rieccomi ;) ....oggi ho finito ed installato tutto, termoigro..pluvio..ed anemometro in sequenza, dal più lontano dal balcone....già dopo poche ore temperatura e umidità si discostano molto poco dai dati delle stazioni che uso come riferimento, per il pluvio e l'anemometro starò a vedere :bye:


-----------------------------------
lellolaika
Gio 28 Mar, 2013 21:02

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
[quote user="Oscar" post="296717"]....rieccomi ;) ....oggi ho finito ed installato tutto, termoigro..pluvio..ed anemometro in sequenza, dal più lontano dal balcone....già dopo poche ore temperatura e umidità si discostano molto poco dai dati delle stazioni che uso come riferimento, per il pluvio e l'anemometro starò a vedere :bye:[/quote]

Grande!!
Facci vedere una foto della tua installazione.
 :bye:


-----------------------------------
Oscar
Ven 29 Mar, 2013 00:56

Re: Schermo Solare...dubbi..
-----------------------------------
quando ho un attimo ci provo....nel frattempo mi comincio già a preoccupare :ohno: ....avendo cambiato posto al termoforo....anche solo di circa 3m ho notato che un paio di volte la stazione mi ha perso il segnale per qualche minuto....ci saranno max 13-14 metri tra stazione e termoforo ma con dei muri di mezzo :evil: ....non credevo che quel poco più in la avrebbe fatto sta differenza....ora devo monitorare il tutto e vedere che fa...se succede 2-3 volte al iorno pazienza altrimenti dovrò rivedere il tutto...certo è complicato....stazione in mansarda e sensori su balcone al piano sotto.... :ohno:


