http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11133
-----------------------------------
Poranese457
Mer 10 Apr, 2013 15:34

Sostituzione sensore termo/igro Davis
-----------------------------------
Salve a tutti!

Come sapete il sensore di umidità della mia Davis Vantage PRO 2 ha smesso di funzionare alcuni di mesi fa restituendo, al momento, valori mai superiori al 60%

Dopo alcuni tentativi di "rianimazione" ho dovuto purtroppo appurare che il sensore va sostituito ed anche leggendo su internet ho constatato che tali sensori hanno una vita media di 7/8 anni.... considerando che la mia Davis è datata Ottobre 2006 direi che ci siamo.

Alla luce di tutto ciò stamani ho contattato il signor Zambelli di MeteoSystem il quale mi ha proposto un preventivo di 153€ spese ed iva inclusa per il pezzo originale Davis: direi un prezzo tutto sommato accettabile e credo che in serata effettuerò l'ordine.

Vorrei sapere però se qualcuno ha già effettuato una operazione di sostituzione simile: se cioè avete mai messo le zampe all'interno dello schermo solare per un qualsiasi intervento manutentivo.
Non essendo molto abile con il fai da te non vorrei combinare qualche casino  :oops:  :oops: 

Grazie  ;)


-----------------------------------
il versiliese
Mer 10 Apr, 2013 16:08

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Sono una new entry,anche se old come età.Ho avuto anch'io lo stesso problema nell'ottobre scorso (Davis Pro 2 del 2007).Cambiare il sensore è facile ,basta smontare la stazione come si fa per l'ordinaria manutenzione e sostituirlo( è semplicemente avvitato).Ti consiglio di sentire altri rivenditori Davis (ditta Salvarani di Poviglio RE ad esempio )per avere più preventivi.
PS :nel settembre 2011 ho dovuto sostituire la consolle ;ah queste davis!


-----------------------------------
riccardodoc80
Mer 10 Apr, 2013 16:34

Re: Sostituzione sensore termo/igro Davis
-----------------------------------
Benvenuto Versiliese, e grazie per il tuo intervento!  :wink: 
Ne approfitto per invitarti ad inserire la tua stazione nella nostra rete meteo, sempre se hai i dati online.

 :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Mer 10 Apr, 2013 17:14

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="297539"]Sono una new entry,anche se old come età.Ho avuto anch'io lo stesso problema nell'ottobre scorso (Davis Pro 2 del 2007).Cambiare il sensore è facile ,basta smontare la stazione come si fa per l'ordinaria manutenzione e sostituirlo( è semplicemente avvitato).Ti consiglio di sentire altri rivenditori Davis (ditta Salvarani di Poviglio RE ad esempio )per avere più preventivi.
PS :nel settembre 2011 ho dovuto sostituire la consolle ;ah queste davis![/quote]

Grazie Versiliese e benvenuto nel forum!

Mi hai tranquillizzato riguardo l'installazione mentre quanto prima chiederò un preventivo anche a Salvarani... mi ero dimenticato di loro, grazie del promemoria  :ok:


-----------------------------------
MySn0w
Mer 10 Apr, 2013 18:48

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Ciao Leonardo, è molto semplice sostituire il sensore posto all'interno dello schermo solare, io che non l'avevo mai fatto l'ho addirittura rimontato a rovescio in occasione dell'installazione del kit daytime. A tal proposito ti consiglio di scaricare dal sito Davis o se mi dai l'email in mp te lo rigiro, il manuale di installazione del kit, il quale illustra come smontare lo schermo solare ed accedere al sensore. "Immagino" che lo stesso arrivi con il cavo già predisposto per il collegamento all'Iss.
Ecco una foto del termo-igro, montato al contrario (scusa ma la foto me la importa cosi)
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1189/image_1365612165_274346.jpg[/img]  

Per comodità ti dovrai portare l'Iss in casa così ci lavori comodamente. Fatti fare un preventivo anche da Bitline.. :ok:


-----------------------------------
Poranese457
Gio 11 Apr, 2013 07:01

Re: Sostituzione sensore termo/igro Davis
-----------------------------------
Grazie di nuovo a tutti... Alla fine dopo aver visto alcuni prezzi in giro ho deciso di ordinare da Zambelli che magari costa un pelo di più ma offre 2 anni di garanzia ed un'assistenza quasi unica. 

@antonio ti mando subito la mia mail, grazie!


-----------------------------------
Pigimeteo
Gio 11 Apr, 2013 17:11

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Solo 7/8 anni?  :eek: 

Capperi! Allora, fra un paio d'anni tocca anche a me!
Farò tesoro di questo post, nella speranza che non ci siano differenze nei sensori fra versione USA e Europea... Penso differiscano solo nella scheda del trasmettitore e nella scheda della console...

 :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Ven 12 Apr, 2013 16:37

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="297591"]Solo 7/8 anni?  :eek: 

Capperi! Allora, fra un paio d'anni tocca anche a me!
Farò tesoro di questo post, nella speranza che non ci siano differenze nei sensori fra versione USA e Europea... Penso differiscano solo nella scheda del trasmettitore e nella scheda della console...

 :bye:[/quote]

Non so se ci siano differenze.... il mio però è arrivato un paio d'ore fa davvero a tempo di record considerato che l'ho ordinato Mercoledì pomeriggio  :inchino: 

Domani pomeriggio tenterò l'installazione grazie anche al manuale inviatomi da Antonio  :friends:  :friends:


-----------------------------------
Pigimeteo
Ven 12 Apr, 2013 16:51

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="297629"][quote user="Pigimeteo" post="297591"]Solo 7/8 anni?  :eek: 

Capperi! Allora, fra un paio d'anni tocca anche a me!
Farò tesoro di questo post, nella speranza che non ci siano differenze nei sensori fra versione USA e Europea... Penso differiscano solo nella scheda del trasmettitore e nella scheda della console...

 :bye:[/quote]

Non so se ci siano differenze.... il mio però è arrivato un paio d'ore fa davvero a tempo di record considerato che l'ho ordinato Mercoledì pomeriggio  :inchino: 

Domani pomeriggio tenterò l'installazione grazie anche al manuale inviatomi da Antonio  :friends:  :friends:[/quote]

Se puoi, visto che tu sei un fotografo provetto, documenta le varie fasi di smontaggio e rimontaggio, in modo da rendere più facile l'operazione a chi non l'ha ancora fatta.
Grazie!
 :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Lun 15 Apr, 2013 10:12

Re: Sostituzione sensore termo/igro Davis
-----------------------------------
Allora, non con poche pene e grazie all'aiuto del babbo (Alias64), Sabato scorso è stato sostituito il sensore termo/igrometro della mia Davis.

Ebbene.... finalmente funziona  :inchino:  :inchino:  :inchino: 

Nei prossimi giorni (credo domani sera) proverò a buttar giù una guida con tanto di foto ma per il momento sono solo strafelice di aver risolto il problema!!

Rimane il barometro che non da valori ma quello, purtroppo, è irrisolvibile visto che andrebbe sostituita la console e non è una spesa ragionevole  ;)


-----------------------------------
Fili
Sab 21 Gen, 2017 12:47

Re: Sostituzione sensore termo/igro Davis
-----------------------------------
Temo che la bufera abbia danneggiato anche il sensore della davis a la Franca, per quanto riguarda l'umidità. Sono giorni che oscilla tra 96 e 95%. La tengo ancora un attimo sotto controllo, poi dovrò provvedere alla sostituzione temo :(


-----------------------------------
Gab78
Sab 21 Gen, 2017 13:04

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="422543"]Temo che la bufera abbia danneggiato anche il sensore della davis a la Franca, per quanto riguarda l'umidità. Sono giorni che oscilla tra 96 e 95%. La tengo ancora un attimo sotto controllo, poi dovrò provvedere alla sostituzione temo :([/quote]

Può darsi semplicemente che il sensore debba asciugarsi dopo la tanta tanta neve "sopportata"...


-----------------------------------
Fili
Sab 21 Gen, 2017 13:09

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="422548"][quote user="Fili" post="422543"]Temo che la bufera abbia danneggiato anche il sensore della davis a la Franca, per quanto riguarda l'umidità. Sono giorni che oscilla tra 96 e 95%. La tengo ancora un attimo sotto controllo, poi dovrò provvedere alla sostituzione temo :([/quote]

Può darsi semplicemente che il sensore debba asciugarsi dopo la tanta tanta neve "sopportata"...[/quote]

Infatti a quello mi riferisco col "tenere sotto controllo" ;) speriamo!


-----------------------------------
As_Needed
Sab 21 Gen, 2017 13:10

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Vero potrebbe essere ;)
Anche perché non può danneggiarsi se non con vapori particolari
Il micro film che contiene si danneggia proprio così e a volte si può pure rimediare


-----------------------------------
Fili
Sab 21 Gen, 2017 15:09

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="422553"]Vero potrebbe essere ;)
Anche perché non può danneggiarsi se non con vapori particolari
Il micro film che contiene si danneggia proprio così e a volte si può pure rimediare[/quote]

dici che potrebbe essere che non sia ancora asciutto?

effettivamente si sta ancora sciogliendo la neve nel pluvio...  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 21 Gen, 2017 15:15

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="422578"][quote user="As_Needed" post="422553"]Vero potrebbe essere ;)
Anche perché non può danneggiarsi se non con vapori particolari
Il micro film che contiene si danneggia proprio così e a volte si può pure rimediare[/quote]

dici che potrebbe essere che non sia ancora asciutto?

effettivamente si sta ancora sciogliendo la neve nel pluvio...  ;)[/quote]

Esatto, basta anche una micro goccia sul sensore per far schizzare l'umidità, io direi di aspettare ancora ;)
Anche se i sensirion soffrono molto di meno di saturazione, ne possono soffrire in presenza di troppe gocce 
 :bye:


-----------------------------------
Fili
Dom 22 Gen, 2017 15:11

Re: Sostituzione sensore termo/igro Davis
-----------------------------------
stamani da 96% è sceso a 93%, ma mi sembra strano... poi dai dati risulta anche un 100% (alle 13.23) che però nei grafici non compare  :?  :blink: secondo me è bello che andato...

da comprare l'ho trovato in Germania (dove ho già preso l'anemometro) a 70€ spedizione inclusa... poteva andare peggio via  :wink: aspetto altri 2 giorni poi procedo...


-----------------------------------
As_Needed
Dom 22 Gen, 2017 15:21

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Guarda, questi tipi di sensori o si rovinano con il tempo (non meteorologico) oppure con vapori chimici. Io ti consiglio prima di procedere, se puoi, a smontare il sensore e tenerlo all'asciutto, posto con UR molto bassa e temperatura ambiente per almeno 24 ore
Io farei almeno questa prova ;) Poi se si è proprio addirittura danneggiato "meccanicamente" allora pazienza
Comunque dico la Davis quanto fa pagare il nome e mano d'opera...


-----------------------------------
Fili
Dom 22 Gen, 2017 15:30

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="422667"]Guarda, questi tipi di sensori o si rovinano con il tempo (non meteorologico) oppure con vapori chimici. Io ti consiglio prima di procedere, se puoi, a smontare il sensore e tenerlo all'asciutto, posto con UR molto bassa e temperatura ambiente per almeno 24 ore
Io farei almeno questa prova ;) Poi se si è proprio addirittura danneggiato "meccanicamente" allora pazienza
Comunque dico la Davis quanto fa pagare il nome e mano d'opera...[/quote]

purtroppo è quello di La Franca e non posso fare tanti tentativi... dovrei portarmelo a Foligno e poi riportarlo su... ora aspetto questa fase sciroccale, due/tre giorni... se non si sblocca lo cambio  ;) 70 euro non sono 700, è una spesa fattibile...


-----------------------------------
As_Needed
Dom 22 Gen, 2017 15:49

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="422671"][quote user="As_Needed" post="422667"]Guarda, questi tipi di sensori o si rovinano con il tempo (non meteorologico) oppure con vapori chimici. Io ti consiglio prima di procedere, se puoi, a smontare il sensore e tenerlo all'asciutto, posto con UR molto bassa e temperatura ambiente per almeno 24 ore
Io farei almeno questa prova ;) Poi se si è proprio addirittura danneggiato "meccanicamente" allora pazienza
Comunque dico la Davis quanto fa pagare il nome e mano d'opera...[/quote]

purtroppo è quello di La Franca e non posso fare tanti tentativi... dovrei portarmelo a Foligno e poi riportarlo su... ora aspetto questa fase sciroccale, due/tre giorni... se non si sblocca lo cambio  ;) 70 euro non sono 700, è una spesa fattibile...[/quote]

Capito, beh comunque io davo un 75% di probabilità che si "riprendeva"
Beh di sicuro 70 dovrebbe essere un buon prezzo, io lo paragono a il fatto che il sensore singolo costa sui 15 euro non adattato alla Davis ;)


-----------------------------------
Fili
Dom 22 Gen, 2017 16:32

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="422673"][quote user="Fili" post="422671"][quote user="As_Needed" post="422667"]Guarda, questi tipi di sensori o si rovinano con il tempo (non meteorologico) oppure con vapori chimici. Io ti consiglio prima di procedere, se puoi, a smontare il sensore e tenerlo all'asciutto, posto con UR molto bassa e temperatura ambiente per almeno 24 ore
Io farei almeno questa prova ;) Poi se si è proprio addirittura danneggiato "meccanicamente" allora pazienza
Comunque dico la Davis quanto fa pagare il nome e mano d'opera...[/quote]

purtroppo è quello di La Franca e non posso fare tanti tentativi... dovrei portarmelo a Foligno e poi riportarlo su... ora aspetto questa fase sciroccale, due/tre giorni... se non si sblocca lo cambio  ;) 70 euro non sono 700, è una spesa fattibile...[/quote]

Capito, beh comunque io davo un 75% di probabilità che si "riprendeva"
Beh di sicuro 70 dovrebbe essere un buon prezzo, io lo paragono a il fatto che il sensore singolo costa sui 15 euro non adattato alla Davis ;)[/quote]

se me lo costruisci e me lo porti al meteopranzo ti pago profumatamente  :mrgreen:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 22 Gen, 2017 18:10

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="422675"][quote user="As_Needed" post="422673"][quote user="Fili" post="422671"][quote user="As_Needed" post="422667"]Guarda, questi tipi di sensori o si rovinano con il tempo (non meteorologico) oppure con vapori chimici. Io ti consiglio prima di procedere, se puoi, a smontare il sensore e tenerlo all'asciutto, posto con UR molto bassa e temperatura ambiente per almeno 24 ore
Io farei almeno questa prova ;) Poi se si è proprio addirittura danneggiato "meccanicamente" allora pazienza
Comunque dico la Davis quanto fa pagare il nome e mano d'opera...[/quote]

purtroppo è quello di La Franca e non posso fare tanti tentativi... dovrei portarmelo a Foligno e poi riportarlo su... ora aspetto questa fase sciroccale, due/tre giorni... se non si sblocca lo cambio  ;) 70 euro non sono 700, è una spesa fattibile...[/quote]

Capito, beh comunque io davo un 75% di probabilità che si "riprendeva"
Beh di sicuro 70 dovrebbe essere un buon prezzo, io lo paragono a il fatto che il sensore singolo costa sui 15 euro non adattato alla Davis ;)[/quote]

se me lo costruisci e me lo porti al meteopranzo ti pago profumatamente  :mrgreen:[/quote]

C'è solo un piccolo problema :D Dovrei vedere come è fatto quello Davis, ovvero il pcb come lo hanno impostato e come comunica quindi. Poi saldare il chip del sensore in case qfn è impossibile senza forno reflow, se no in realtà si può sostituire anche così senza sapere nient'altro riguardo a quanto scritto sopra. Io infatti prendo sempre le versioni breakout  :D  Sono delle basette con i pin resi disponibili a saldature manuali facili
Che poi magari si può saldare anche la versione break out, sta tutto nel vedere il pcb del sensore


-----------------------------------
As_Needed
Dom 22 Gen, 2017 18:16

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Ma questo non ci si può montare sopra il tuo modello Davis?
https://www.scaledinstruments.com/product/davis-7346-070-pro2-digital-temperature-humidity-sensor-sensiron-sht31/

Che poi la Davis non monta anche quella scatolina bianca di protezione?
http://farm5.static.flickr.com/4019/4234288734_82f99eaece_o.jpg


-----------------------------------
Gab78
Dom 22 Gen, 2017 18:30

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Secondo me, come dice Eugenio, vale la pena aspettare ancora un po'. Anch'io lo scorso anno ebbi un problema simile in seguito al lunghissimo periodo di nebbia che fece accumulare tanta umidità sul sensore. Umidità che per qualche giorno rimase fissa a 96%. Poi, quando si alzò il vento, prima di ridiscendere drasticamente, risali` al 97%, per poi stabilizzarsi definitivamente.


-----------------------------------
As_Needed
Dom 22 Gen, 2017 18:34

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="422683"]Secondo me, come dice Eugenio, vale la pena aspettare ancora un po'. Anch'io lo scorso anno ebbi un problema simile in seguito al lunghissimo periodo di nebbia che fece accumulare tanta umidità sul sensore. Umidità che per qualche giorno rimase fissa a 96%. Poi, quando si alzò il vento, prima di ridiscendere drasticamente, risali` al 97%, per poi stabilizzarsi definitivamente.[/quote]

Esatto, può capitare con un sensore di umidità, anche se i Sensirion non si saturano spesso e sono affidabili, ultimamente si è accumulata neve, poi in più sciogliendosi qualche micro goccia di umidità si è formata sul sensore. Più questi giorni anche se c'è vento è parecchio umido. A come la penso io, al 75% si risolve da solo, conoscendo i sensori, poi ognuno fa come crede.  :ok: Io aspetterei un periodo di HP che sta per arrivare e vedrei come si comporta, senza avere fretta.
 :bye:


-----------------------------------
Fili
Dom 22 Gen, 2017 22:57

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="422684"][quote user="Gab78" post="422683"]Secondo me, come dice Eugenio, vale la pena aspettare ancora un po'. Anch'io lo scorso anno ebbi un problema simile in seguito al lunghissimo periodo di nebbia che fece accumulare tanta umidità sul sensore. Umidità che per qualche giorno rimase fissa a 96%. Poi, quando si alzò il vento, prima di ridiscendere drasticamente, risali` al 97%, per poi stabilizzarsi definitivamente.[/quote]

Esatto, può capitare con un sensore di umidità, anche se i Sensirion non si saturano spesso e sono affidabili, ultimamente si è accumulata neve, poi in più sciogliendosi qualche micro goccia di umidità si è formata sul sensore. Più questi giorni anche se c'è vento è parecchio umido. A come la penso io, al 75% si risolve da solo, conoscendo i sensori, poi ognuno fa come crede.  :ok: Io aspetterei un periodo di HP che sta per arrivare e vedrei come si comporta, senza avere fretta.
 :bye:[/quote]

aspetto allora ;) tanto alla fine di tutti i dati è sicuramente il meno importante, e anche averlo "sballato" per 10 giorni non è la fine del mondo  :roll:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 22 Gen, 2017 23:33

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="422697"]

aspetto allora ;) tanto alla fine di tutti i dati è sicuramente il meno importante, e anche averlo "sballato" per 10 giorni non è la fine del mondo  :roll:[/quote]

Già ;)


-----------------------------------
il versiliese
Mer 25 Gen, 2017 16:48

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Vorrei sapere da Filippo su quale sito tedesco ha trovato il sensore TH a 70 euro e che tipo di sensirion monta.Io avevo trovato il Sensirion sth 15 su Eurowebcam a 75 più le spese ,migliore (in teoria) del sth 11.Vi risulta poi  che montando l'ultimo sensore th della Davis occorre modificare la consolle di - 0,5 gradi se la Davis vp2 è "anziana"?Sui sensori th Davis ricordo che ci fu già 2 anni fa un interessante scambio di vedute con Maxtux perché anche il mio si era guastato dopo un nubifragio e non ci fu più niente dafare

Un saluto a tutti


-----------------------------------
Fili
Mer 25 Gen, 2017 21:11

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="422959"]Vorrei sapere da Filippo su quale sito tedesco ha trovato il sensore TH a 70 euro e che tipo di sensirion monta.Io avevo trovato il Sensirion sth 15 su Eurowebcam a 75 più le spese ,migliore (in teoria) del sth 11.Vi risulta poi  che montando l'ultimo sensore th della Davis occorre modificare la consolle di - 0,5 gradi se la Davis vp2 è "anziana"?Sui sensori th Davis ricordo che ci fu già 2 anni fa un interessante scambio di vedute con Maxtux perché anche il mio si era guastato dopo un nubifragio e non ci fu più niente dafare

Un saluto a tutti[/quote]

l'anemometro l'ho preso su eBay, da un rivenditore tedesco, lo stesso che mette in vendita il sensore termo-igro.

ecco il link http://www.ebay.it/itm/DAVIS-VANTAGE-PRO-2-LUFTFEUCHTE-TEMPERATUR-SENSOR-7346-ERSATZTEIL-WETTERSTATION-/351664125714?hash=item51e0d0b712:g:X3gAAOSwtJZXWB3z

comunque effettivamente il mio sembra "guarito"...  :mah:


-----------------------------------
Gab78
Mer 25 Gen, 2017 21:50

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="422980"]

comunque effettivamente il mio sembra "guarito"...  :mah:[/quote]

Che, non te fidavi...?  :mrgreen:


-----------------------------------
Fili
Mer 25 Gen, 2017 21:54

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="422985"][quote user="Fili" post="422980"]

comunque effettivamente il mio sembra "guarito"...  :mah:[/quote]

Che, non te fidavi...?  :mrgreen:[/quote]

sì sì ma devo ancora capire se i valori che segna sono giusti, comunque credo e spero di sì...  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 25 Gen, 2017 22:03

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="422959"]Vorrei sapere da Filippo su quale sito tedesco ha trovato il sensore TH a 70 euro e che tipo di sensirion monta.Io avevo trovato il Sensirion sth 15 su Eurowebcam a 75 più le spese ,migliore (in teoria) del sth 11.Vi risulta poi  che montando l'ultimo sensore th della Davis occorre modificare la consolle di - 0,5 gradi se la Davis vp2 è "anziana"?Sui sensori th Davis ricordo che ci fu già 2 anni fa un interessante scambio di vedute con Maxtux perché anche il mio si era guastato dopo un nubifragio e non ci fu più niente dafare

Un saluto a tutti[/quote]

Ciao, sono ex Maxtux  :bye: 
ti confermo che l'sht15 è pienamente compatibile con la tua vp2 e dalle info in mio possesso non abbisogna di alcuna regolazione dell'offset, passando invece al più performante sht31, cambia il protocollo di comunicazione e pertanto, per le stazioni prodotte prima del 2016 sarà necessaria la correzione.
Per scoprire se la propria vp2 è della nuova produzione lo si evince dal seriale, se lo stesso inizia da AS e successivi non è necessaria alcuna regolazione, e a quel punto perchè non andare direttamente al sht31?
https://www.scaledinstruments.com/product/davis-7346-070-pro2-digital-temperature-humidity-sensor-sensiron-sht31/

viene anche spiegato il discorso sopra, di seguito il link alle tabelle dei vari sensirion con link ai datasheet
https://www.sensirion.com/products/humidity-sensor/
ciao


-----------------------------------
Poranese457
Gio 26 Gen, 2017 08:07

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="green63" post="422988"][quote user="il versiliese" post="422959"]Vorrei sapere da Filippo su quale sito tedesco ha trovato il sensore TH a 70 euro e che tipo di sensirion monta.Io avevo trovato il Sensirion sth 15 su Eurowebcam a 75 più le spese ,migliore (in teoria) del sth 11.Vi risulta poi  che montando l'ultimo sensore th della Davis occorre modificare la consolle di - 0,5 gradi se la Davis vp2 è "anziana"?Sui sensori th Davis ricordo che ci fu già 2 anni fa un interessante scambio di vedute con Maxtux perché anche il mio si era guastato dopo un nubifragio e non ci fu più niente dafare

Un saluto a tutti[/quote]

Ciao, sono ex Maxtux  :bye: 
ti confermo che l'sht15 è pienamente compatibile con la tua vp2 e dalle info in mio possesso non abbisogna di alcuna regolazione dell'offset, passando invece al più performante sht31, cambia il protocollo di comunicazione e pertanto, per le stazioni prodotte prima del 2016 sarà necessaria la correzione.
Per scoprire se la propria vp2 è della nuova produzione lo si evince dal seriale, se lo stesso inizia da AS e successivi non è necessaria alcuna regolazione, e a quel punto perchè non andare direttamente al sht31?
https://www.scaledinstruments.com/product/davis-7346-070-pro2-digital-temperature-humidity-sensor-sensiron-sht31/

viene anche spiegato il discorso sopra, di seguito il link alle tabelle dei vari sensirion con link ai datasheet
https://www.sensirion.com/products/humidity-sensor/
ciao[/quote]

Ciao!

Forse mi sono perso qualche passaggio, aiutami  :D 

Avendo io una Davis del lontano 2006 posso comunque aggiornare il sensore termo/igro installando l'sht31? Quanto costa questo ultimo sensore e che tipo di modifica software va fatta?

Grazie


-----------------------------------
green63
Gio 26 Gen, 2017 08:19

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Puoi montare il sensore sht31 se la tua vp2 ha il seriale che inizia per AR
Dovrai assegnare un offset di -0,5 gradi sulla consolle
Cmq per sicurezza manda una mail a scaled per conferma inviandogli il seriale conpleto della tua vp2
Tienici aggiornati ;)
Il primo link è quello che ti serve


-----------------------------------
As_Needed
Gio 26 Gen, 2017 22:26

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Non mi è chiaro perché bisogna usare l'offset se i sensori in uscita sono tutti digitali, a meno che non si utlizzi la tensione analogica di uscita. Come imput serve l'offset? O forse penso ti riferisci non a un offset di tensione ma un discorso di visualizzazione nei gradi centigradi. errore mio  :ohno: 
Comunque sì, se si ha una console Davis che comunica in one wire di certo non si può mettere il protocollo I2C visto che non lo ha. Forse al massimo esiste qualche integrato che fa questo lavoro opposto ma sinceramente non ne ho mai sentiti, ed è comunque una modifica improponibile da fare su un prodotto commerciale. ;)


-----------------------------------
As_Needed
Gio 26 Gen, 2017 22:30

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="422986"][quote user="Gab78" post="422985"][quote user="Fili" post="422980"]

comunque effettivamente il mio sembra "guarito"...  :mah:[/quote]

Che, non te fidavi...?  :mrgreen:[/quote]

sì sì ma devo ancora capire se i valori che segna sono giusti, comunque credo e spero di sì...  ;)[/quote]

Avevo dato un 75% che non era niente ;)


-----------------------------------
green63
Gio 26 Gen, 2017 22:35

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="423107"]Non mi è chiaro perché bisogna usare l'offset se i sensori in uscita sono tutti digitali, a meno che non si utlizzi la tensione analogica di uscita. Come imput serve l'offset? O forse penso ti riferisci non a un offset di tensione ma un discorso di visualizzazione nei gradi centigradi. errore mio  :ohno: 
Comunque sì, se si ha una console Davis che comunica in one wire di certo non si può mettere il protocollo I2C visto che non lo ha. Forse al massimo esiste qualche integrato che fa questo lavoro opposto ma sinceramente non ne ho mai sentiti, ed è comunque una modifica improponibile da fare su un prodotto commerciale. ;)[/quote]

Non sono io a dirlo, il link che ho postato specifica, seppur in inglese, che così bisogna agire, senza peraltro dare approfondimenti tecnici, comunque si tratta di un offset di visualizzazione sul display, pratica applica a tutto il range una correzione nella lettura.

Incompatibilities
Using incompatible transmitters and temperature humidity sensors will result in inaccurate temperature values.
Using a new transmitter with an old temperature humidity sensor will result in
·         Temperature reading 0.5’C (0.9’F) low.
Using an old transmitter with an new temperature humidity sensor will result in
·         Temperature reading 0.5’C (0.9’F) high.

tutto qui  :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Gio 26 Gen, 2017 22:37

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="green63" post="423111"]

Non sono io a dirlo, il link che ho postato specifica, seppur in inglese, che così bisogna agire, senza peraltro dare approfondimenti tecnici

Incompatibilities
Using incompatible transmitters and temperature humidity sensors will result in inaccurate temperature values.
Using a new transmitter with an old temperature humidity sensor will result in
·         Temperature reading 0.5’C (0.9’F) low.
Using an old transmitter with an new temperature humidity sensor will result in
·         Temperature reading 0.5’C (0.9’F) high.

tutto qui  :bye:[/quote]

Sì sì, non avevo letto il link, ma poi ho visto ti riferivi ai gradi centigradi e ho pensato fosse un fatto di visualizzazione ecco. ;) Sinceramente non mi viene in mente il perché


-----------------------------------
green63
Gio 26 Gen, 2017 22:39

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="423112"][quote user="green63" post="423111"]

Non sono io a dirlo, il link che ho postato specifica, seppur in inglese, che così bisogna agire, senza peraltro dare approfondimenti tecnici

Incompatibilities
Using incompatible transmitters and temperature humidity sensors will result in inaccurate temperature values.
Using a new transmitter with an old temperature humidity sensor will result in
·         Temperature reading 0.5’C (0.9’F) low.
Using an old transmitter with an new temperature humidity sensor will result in
·         Temperature reading 0.5’C (0.9’F) high.

tutto qui  :bye:[/quote]

Sì sì, non avevo letto il link, ma poi ho visto ti riferivi ai gradi centigradi e ho pensato fosse un fatto di visualizzazione ecco. ;)[/quote]

Ok, l'importante è che si può, odio dover applicare un offset, non è nelle mie corde, ma in tal caso è necessario  :wink:


-----------------------------------
As_Needed
Gio 26 Gen, 2017 22:41

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="green63" post="423113"]

Ok, l'importante è che si può, odio dover applicare un offset, non è nelle mie corde, ma in tal caso è necessario  :wink:[/quote]

Beh guarda mi fido comunque della Davis, è un'azienda seria, di sicuro è efficace farlo e serve, però evitano di scendere in dettagli che per alcuni possono essere importanti. ;)
Poi come detto sopra, se era riferito a un offset di tensione, allora già capivo subito, però non capisco sta cosa sulla visualizzazione, però pazienza


-----------------------------------
green63
Gio 26 Gen, 2017 22:50

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="423114"][quote user="green63" post="423113"]

Ok, l'importante è che si può, odio dover applicare un offset, non è nelle mie corde, ma in tal caso è necessario  :wink:[/quote]

Beh guarda mi fido comunque della Davis, è un'azienda seria, di sicuro è efficace farlo e serve, però evitano di scendere in dettagli che per alcuni possono essere importanti. ;)
Poi come detto sopra, se era riferito a un offset di tensione, allora già capivo subito, però non capisco sta cosa sulla visualizzazione, però pazienza[/quote]

Infatti, concordo con te, non ne capisco neanch'io il motivo e sopratutto, non capisco perchè con il nuovo sensore il vecchio trasmettitore iss dovrebbe settare in automatico una lettura inferiore di -0,5°, non ha alcun senso, e, se fai attenzione, lo stesso avviene al contrario, se io uso un vecchio sensore (cosa che non farei mai) sul mio iss di ultima generazione, dovrei applicare in questo caso un offset di +0,5°  :blink: 
non me lo spiego, ma non demordo e di sicuro approfondirò direttamente alla fonte  :wink:


-----------------------------------
As_Needed
Gio 26 Gen, 2017 22:55

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
Fai bene ;)


-----------------------------------
il versiliese
Dom 29 Gen, 2017 11:48

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
scusate ,ma non mi è chiaro:il numero seriale si riferisce all'ISS o alla consolle?perchè nel primo caso devo andare sul tetto : ,nel secondo la mia consolle inizia col manufactoring code A8,quindi lettera e numero.


-----------------------------------
green63
Dom 29 Gen, 2017 22:06

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="423303"]scusate ,ma non mi è chiaro:il numero seriale si riferisce all'ISS o alla consolle?perchè nel primo caso devo andare sul tetto : ,nel secondo la mia consolle inizia col manufactoring code A8,quindi lettera e numero.[/quote]

Io ho letto il mio seriale sull'imballo della stazione., ora non so se corrisponde a quello della consolle o a quello dell'Iss, ma più tardi lo verifico  :wink:


-----------------------------------
green63
Mar 31 Gen, 2017 16:20

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
[quote user="green63" post="423340"][quote user="il versiliese" post="423303"]scusate ,ma non mi è chiaro:il numero seriale si riferisce all'ISS o alla consolle?perchè nel primo caso devo andare sul tetto : ,nel secondo la mia consolle inizia col manufactoring code A8,quindi lettera e numero.[/quote]

Io ho letto il mio seriale sull'imballo della stazione., ora non so se corrisponde a quello della consolle o a quello dell'Iss, ma più tardi lo verifico  :wink:[/quote]

Prima di tutto scusa il ritardo, il lavoro questi giorni mi lascia poco tempo....io sulla consolle ho un codice che inizia per lettera e numero, quindi non è quello, sull'imballo della stazione ho invece il codice AS, che corrisponde alle nuove versioni con il nuovo sensore termoigro, come d'altronde tutte quelle successive, AT, AU etc
non so se si trova sull'iss e se si dove, altrimenti dovresti controllare l'imballo, se lo hai ancora  :wink:


-----------------------------------
il versiliese
Gio 02 Feb, 2017 10:54

Re: Sostituzione Sensore Termo/igro Davis
-----------------------------------
ho recuperato l'imballo in soffitta,ma ho trovato solo questo:070706D 6152 EU version.Su consolle ed iss c'è una lettera e poi un numero.Comunque la stazione è stata acquistata nel dic 2007.Credo che il nuovo th davis non vada bene,data l'età.Se necessario opterò per il sensore che si trova su eurowebcam. un salut o a tutti ed in particolare ad ex maxtux sempre competente sull'argomento


