https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11559
-----------------------------------
bagnaianeve-78
Dom 27 Ott, 2013 13:02

Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Buongiorno a tutti da un po di tempo ho un grosso problema al termoigrometro ossia nei giorni con elevata umidità la mia stazione(la crosse ws2355) anche se cablata perde il segnale dei sensori , quando torna il bel tempo magicamente torna tutto normale. Ho sentito parlare di un prodotto spray che si spruzza sulla scheda del sensore per proteggerlo appunto  dall umidità sapete dirmi cos è e se potrebbe risolvermi il problema ?
Grazie


-----------------------------------
andrea75
Dom 27 Ott, 2013 14:22

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
[quote user="bagnaianeve-78" post="310902"]Buongiorno a tutti da un po di tempo ho un grosso problema al termoigrometro ossia nei giorni con elevata umidità la mia stazione(la crosse ws2355) anche se cablata perde il segnale dei sensori , quando torna il bel tempo magicamente torna tutto normale. Ho sentito parlare di un prodotto spray che si spruzza sulla scheda del sensore per proteggerlo appunto  dall umidità sapete dirmi cos è e se potrebbe risolvermi il problema ?
Grazie[/quote]

Problema tipico delle Lacrosse, che ho avuto anche io.
Il prodotto si chiama Plastik. Occhio a non spruzzarlo sul sensore però.... proteggilo con un pezzetto di nastro. ;)


-----------------------------------
bagnaianeve-78
Dom 27 Ott, 2013 16:58

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Ma si trova nei comuni negozio di ferramenta/hobby ?


-----------------------------------
andrea75
Dom 27 Ott, 2013 17:42

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
[quote user="bagnaianeve-78" post="310914"]Ma si trova nei comuni negozio di ferramenta/hobby ?[/quote]

In teoria sì, ma se ben forniti... ma io lo trovai in un negozio di elettronica. Se fossimo un po' meno distanti te lo presterei! :)


-----------------------------------
bagnaianeve-78
Lun 28 Ott, 2013 19:43

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Ciao Andrea oggi in un negozio d elettronica ho comprato la lacca isolante V-66 della DUE CI Electronic dalla descrizione sembra l equivalente del plastik tra qualche giorno l applico e vi aggiorno 
Ciao ciao


-----------------------------------
bagnaianeve-78
Ven 01 Nov, 2013 16:56

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Ieri applicate tre mani per lato di lacca isolante finora tutto ok


-----------------------------------
andrea75
Ven 01 Nov, 2013 17:51

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
[quote user="bagnaianeve-78" post="311208"]Ieri applicate tre mani per lato di lacca isolante finora tutto ok[/quote]

Ammazza!!! :D Ti sei tenuto largo! :P Io ne ho data solo una... e ormai riga dritta da 9 anni! ;)


-----------------------------------
bagnaianeve-78
Mar 05 Nov, 2013 11:35

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Niente da fare stanotte pioggia e di nuovo out , come si è asciugato è ritornato il segnale a questo punto potrebbero essere i connettori plug proverò a tornare sul tetto e spruzzare un po di lucida contatti


-----------------------------------
Cyborg
Gio 07 Nov, 2013 09:24

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Utilizzo questo topic per chiedervi un consiglio.
Mi sono appena accorto che l'igrometro del mio sensore non funziona più ( UR 45% con nebbia  :urted: ).
Esistono metodi per ripararlo? Oppure mi conviene ordinare un termoigrometro nuovo?


-----------------------------------
andrea75
Gio 07 Nov, 2013 09:42

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="311639"]Utilizzo questo topic per chiedervi un consiglio.
Mi sono appena accorto che l'igrometro del mio sensore non funziona più ( UR 45% con nebbia  :urted: ).
Esistono metodi per ripararlo? Oppure mi conviene ordinare un termoigrometro nuovo?[/quote]

Hai provato ad aprire il sensore e dare una pulita alla scheda? Prova magari anche a fargli arrivare un po' d'aria calda con un phone (non troppo calda, altrimenti lo fondi! :P ) e vedere se si riprende. 
Se non risolvi temo che la soluzione sia un sensore termoigro nuovo. Cambiare solo il componente non è semplicissimo, anche se di sicuro risparmieresti un bel po'. Ma ti servirebbe qualcuno che con l'elettronica ci sappia fare, sia per individuare il tipo esatto di sensore, che per sostituirlo. ;)


-----------------------------------
Cyborg
Gio 07 Nov, 2013 10:15

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="311641"][quote user="Cyborg" post="311639"]Utilizzo questo topic per chiedervi un consiglio.
Mi sono appena accorto che l'igrometro del mio sensore non funziona più ( UR 45% con nebbia  :urted: ).
Esistono metodi per ripararlo? Oppure mi conviene ordinare un termoigrometro nuovo?[/quote]

Hai provato ad aprire il sensore e dare una pulita alla scheda? Prova magari anche a fargli arrivare un po' d'aria calda con un phone (non troppo calda, altrimenti lo fondi! :P ) e vedere se si riprende. 
Se non risolvi temo che la soluzione sia un sensore termoigro nuovo. Cambiare solo il componente non è semplicissimo, anche se di sicuro risparmieresti un bel po'. Ma ti servirebbe qualcuno che con l'elettronica ci sappia fare, sia per individuare il tipo esatto di sensore, che per sostituirlo. ;)[/quote]

Grazie per la risposta, appena ho tempo proverò a dargli una ripulita... in effetti da quando l'ho installato non l'ho mai toccato  :oops:


-----------------------------------
Cyborg
Dom 10 Nov, 2013 16:45

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Purtroppo la scheda era pulita. Dopo 21 mesi l'igrometro alza bandiera bianca...  
Quello della mia precedente stazione (La Crosse ws3600) ha smesso di funzionare dopo 4 anni, ma di cosa sono fatti?!  :evil:


-----------------------------------
lellolaika
Dom 10 Nov, 2013 17:52

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Anche il mio qualche giorno fa aveva un problema con l'umidità. La notte segnava 1% e il giorno più del 30% non andava. Per fortuna che era in garanzia e Elledishop me l'ha sostituito senza farmi spendere niente. Neanche la spedizione  :D


-----------------------------------
meteotecnico
Lun 11 Nov, 2013 11:59

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Puoi cambiare il sensore ma devi essere in grado di operare su un circuito stampato con componenti SMD. Purtroppo il sensore non è così robusto come si pensa. Dipende molto dalla fortuna. Alcuni durano anni e anni, altri pochi mesi.


-----------------------------------
Cyborg
Lun 11 Nov, 2013 13:30

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
[quote user="meteotecnico" post="312186"]Puoi cambiare il sensore ma devi essere in grado di operare su un circuito stampato con componenti SMD. Purtroppo il sensore non è così robusto come si pensa. Dipende molto dalla fortuna. Alcuni durano anni e anni, altri pochi mesi.[/quote]

Grazie, ma credo che sarò costretto a comprarne uno nuovo  :? 
Speriamo che il prossimo sia uno di quelli durevoli  :bye:


-----------------------------------
meteotecnico
Mar 12 Nov, 2013 09:37

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Comunque ti consiglio di non buttare il termoigro vecchio perchè magari se poi trovi un amico che ti cambia il sensore può valere la pena farlo. Sono pochissime saldature .......... Io li ho cambiati più volte senza alcun problema.


-----------------------------------
bagnaianeve-78
Gio 14 Nov, 2013 12:46

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Altro giro altra corsa ! Dopo aver messo la lacca isolante v-66 alla prima piovuta tutto come prima, ossia di nuovo senza segnale , allora oggi di nuovo sul tetto con la sorpresa che la lacca si era in molte parti del sensore staccata con conseguente infiltrazione . Alcune parti si sono pure ossidate allora mi sono armato di pazzienza e l ho ripulito quasi tutto in quanto con tutti i mini integrati non è facilissimo ,poi ho ricoperto tutto con il nastro vulcanizzante da elettricista lasciando fuori il sensore e le prese plug


-----------------------------------
meteotecnico
Gio 14 Nov, 2013 13:49

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
La V66 è una lacca un po' leggerina per la protezione. Io uso abitualmente vernice da parquet monocomponente, che una volta asciutta forma una pellicola durissima e quasi inattaccabile. Chiaramente se poi bisogna di nuovo saldare sullo stampato va grattata via con una certa violenza e se ci sono piste sottili è un po' un problema. Altrimenti ci vogliono delle vernici protettive vere e proprie. Forse la V66 tua si è staccata perchè magari hai verniciato con la schedina non perfettamente asciutta. 
Il nastro che hai messo può andare però è poco adatto per essere fissato su un piano. In genere si mette avvolto su se stesso a serrare, tirandolo molto forte, fino quasi alla rottura.


-----------------------------------
bagnaianeve-78
Gio 14 Nov, 2013 14:48

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Ciao Meteo tecnico è vero quello che dici tu infatti io ho fatto su la scheda nel nastro piu volte


-----------------------------------
meteotecnico
Ven 15 Nov, 2013 12:14

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Ok: infatti si tratta di un nastro autoamalgamante, cioè che si "salda" su se stesso. Io ho provato in passato ad usarlo per un impiego molto simile, ma l'umidità nel circuito stampato su cui lo avevo applicato tendeva comunque a penetrare. Tienici informati come vanno le cose.


-----------------------------------
bagnaianeve-78
Ven 15 Nov, 2013 20:56

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
La situazione attuale sembra " migliorata " ossia il segnale non si è perso mai tutti valori sembrano corretti tranne l ur molto bassa


-----------------------------------
bagnaianeve-78
Sab 16 Nov, 2013 18:51

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Domandona !! Ma il sensore che misura l umidità è lo stesso che misura la temperatura? In caso di no mi fate capire qual è quello dell umidità?


-----------------------------------
meteotecnico
Mar 26 Nov, 2013 13:07

Re: Problema Al Termoigrometro
-----------------------------------
Si: è lo stesso sensore. E ti spiego in due parole anche perchè: i sensori di umidità non sono in genere ben lineari come uscita e quindi sono fortemente influenzati dalla tempertaura, pertanto per renderli più lineari possibile si usa utilizzare un sensore di T con cui si può effettuare la compensazione necessaria. A quel punto la T si legge direttamente dallo stesso sensore.


