http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11696
-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 15 Dic, 2013 19:04

Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Salve, e il mio primo messaggio e spero di averlo postato nel posto giusto, sono due anni che mi è nata la passione per il meteo in particolare osservare il vento ( tutto questo e cominciato acquistando casa in campagna dove il vento non manca mai) prima avevo una PCE FWS20 che con una forte grandinata mi si è rotto l'anemometro, poi non pensandoci due volte ho comprato una technoline ws2800, che ora ho intenzione di metterla online.
il primo errore che ho fatto è stato di non adeguarlo ad uno schermo solare adatto, che a breve mi metto all'opera per costruirne uno più affidabile.
chiedo come posizione e buona sotto il terrazzo di casa ? a che distanza deve stare dal muro?, per l'anemometro credo che non cè problema come l'ho posizionato!!, di quest'ultimo allego una foto per avere un vostro parere, 
grazie in anticipo per le risposte

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag0359.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag0358.jpg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Dom 15 Dic, 2013 19:09

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ciao Oreste. ;)

Dunque... non so bene cosa intendi per "sotto il terrazzo", ma dubito che sia una posizione buona. Considera che i sensori una volta schermati devono essere il più lontani possibile da muri ed ostacoli. Quindi l'ideale sarebbe un giardino, o se non ti è possibile, sul tetto. 
Se poi cerca di inserire qualche foto, anche del posto dove pensavi idi installare il termoigrometro, così potremo consigliarti meglio. :)
Intanto ti allego un link dove vengono specificate le norme per una buona installazione:
http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?ContentId=1221

P.S.: sposto il tuo messaggio su "Strumenti Meteo".


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 15 Dic, 2013 22:41

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Grazie Andrea per aver portato l'argomento nel posto adatto,comunque da quanto ho potuto capire i sensori termometro, igrometro e barometro li devo spostare da dove li tengo collocati sono a 30cm dal muro di casa, appena gli ho costruito una casetta oppure uno schermo come dai vari spunti aquisiti sul forum, posto una foto di tutto. 
per l'anemometro sono ad una altezza dal suolo di 8mt, ed un'altezza dal tetto di 2mt, credo che possa andare bene ?


-----------------------------------
andrea75
Dom 15 Dic, 2013 22:51

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="316677"]Grazie Andrea per aver portato l'argomento nel posto adatto,comunque da quanto ho potuto capire i sensori termometro, igrometro e barometro li devo spostare da dove li tengo collocati sono a 30cm dal muro di casa, appena gli ho costruito una casetta oppure uno schermo come dai vari spunti aquisiti sul forum, posto una foto di tutto. 
per l'anemometro sono ad una altezza dal suolo di 8mt, ed un'altezza dal tetto di 2mt, credo che possa andare bene ?[/quote]

Si, l'anemometro è ok. Ma se spostassi tutto lì?


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 15 Dic, 2013 23:27

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
era solo per avere tutto più a portata di mano per eventuali inconvenienti ai sensori, ma se non riesco a trovare un posto migliore e la cosa che dovrò fare, la stazione precedente avevo tutto sul tetto, ma quando ho montato quest'ultima ho pensato alla praticità della manutenzione, sbagliando a non considerare il resto


-----------------------------------
meteotecnico
Lun 16 Dic, 2013 13:03

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ti conviene mettere tutto sul tetto. Forse sembra impratico ma poi, con il tempo, spesso si rivela la soluzione migliore.


-----------------------------------
andrea75
Lun 16 Dic, 2013 13:10

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="meteotecnico" post="316724"]Ti conviene mettere tutto sul tetto. Forse sembra impratico ma poi, con il tempo, spesso si rivela la soluzione migliore.[/quote]

Sono daccordo. Magari prova ad allegarci una foto della posizione alternativa... così proviamo a vedere se si trova una soluzione, ma anche io propenderei per il tetto. Nonostante capisco e comprendo le difficoltà di manutenzione, dato che anche io, prima di poterla installare definitivamente in giardino, ho dovuto sorbirmi 7 anni di saliscendi (anche se non frequenti a dir la verità). Ma varrà sicuramente la pena vedrai. ;)


-----------------------------------
larosadeiventi
Lun 16 Dic, 2013 22:36

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
buona sera a tutti
Andrea allego la foto della posizione che mi viene più comoda e pratica per istallare i sensori di temp. igrom. press., che ne pensate agganciarmi con una staffa laterale al traliccio dell'antenna ?, la casa e distante +/- 4,5 metri.

allego anche la postazione dove e collocato attualmente
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag2188.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag2187.jpg[/img]


-----------------------------------
riccardodoc80
Lun 16 Dic, 2013 22:49

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Sul l'antenna andrebbe benissimo! 
Assolutamente da evitare invece la posizione attuale.  

Complimenti per la posizione e per il panorama Oreste!  :ok: 
Ci starebbe bene una bella webcam.....


-----------------------------------
larosadeiventi
Lun 16 Dic, 2013 23:09

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Riccardo grazie per i complimenti , infatti ho intenzione  di mettere una bella web appena riesco a mettere la stazione online , puoi consigliarmi che tipo di web a costo contenuto dovrei acquistare per avere un'immagine abbastanza chiara ?


-----------------------------------
riccardodoc80
Mar 17 Dic, 2013 08:50

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
La migliore soluzione con ottimo rapporto qualitá/prezzo é sicuramente quella di gestire una canon con il programma psremote. 
Qui puoi trovare tutte le informazioni:

http://www.lineameteo.it/webcam-canon-parliamone-vt8351.html

 :bye:


-----------------------------------
larosadeiventi
Mar 17 Dic, 2013 21:12

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Riccardo non vedo l'ora di avere tutto online a parte il panorama, la cosa più eccitante e sentire il vento soffiare da casa mia, vedremo poi che ci dirà anemometro 
 :bye:


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 22 Dic, 2013 09:08

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Buon giorno a tutti !!
chiedo un consiglio se vanno bene questi piatti per costruirmi lo schermo solare , e se cè un numero ben preciso che ne devo usare ( io ho visto che quasi tutti ne usano 8-9 ) il diametro da 200mm và bene ?, così almeno non mi ritrovo a farne un'altro dopo.
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/piatti_schermo.jpg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Dom 22 Dic, 2013 09:34

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="317204"]Buon giorno a tutti !!
chiedo un consiglio se vanno bene questi piatti per costruirmi lo schermo solare , e se cè un numero ben preciso che ne devo usare ( io ho visto che quasi tutti ne usano 8-9 ) il diametro da 200mm và bene ?, così almeno non mi ritrovo a farne un'altro dopo.[/quote]

Il diametro da 20 va benissimo! :ok:


-----------------------------------
riccardodoc80
Dom 22 Dic, 2013 10:29

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ciao Oreste! 

Come dice Andrea i piatti vanno bene; se ti va potresti smussare il bordo dei piatti per evitare il deposito dell'acqua quando piove.
Per il numero di piatti da usare devi valutare quanti te ne servono per ricoprire tutto il diametro del sensore e ti consiglio di non avvicinare troppo i piatti ma di distanziarli il più possibile per far entrare aria ma al termo stesso non troppo distanziati per evitare che il sensore si bagni quando piove a vento.

 :bye:


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 22 Dic, 2013 13:08

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Andrea e Riccardo Vi ringrazio per i consigli spero di riuscire in questa settimana dato che sabato mi [b]dovrei[/b] sposare non so tra una cosa e l'altra se ce la faccio.

ma toglietemi una curiosità!! i dati che invio della stazione sul Altervista, voi li vedete già?, perché ancora non mi e chiaro come fare per mettere la stazione online... spero di aver seguito tutti i passi.
oppure non è on-line  per il problema dello schermo solare ?


-----------------------------------
andrea75
Dom 22 Dic, 2013 13:18

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="317236"]Andrea e Riccardo Vi ringrazio per i consigli spero di riuscire in questa settimana dato che sabato mi [b]dovrei[/b] sposare non so tra una cosa e l'altra se ce la faccio.

ma toglietemi una curiosità!! i dati che invio della stazione sul Altervista, voi li vedete già?, perché ancora non mi e chiaro come fare per mettere la stazione online... spero di aver seguito tutti i passi.
oppure non è on-line  per il problema dello schermo solare ?[/quote]

Ah beh... quel "[b]dovrei[/b]" mi preoccupa un po'! :D Non mi sembri tanto sicuro...  :lol: Scherzi a parte, auguroni sin da ora!

Per i dati, quando avrai terminato l'installazione, provvederemo a metterla in rete. I dati li abbiamo già, o meglio, provvederemo a prenderli da questa stringa:
http://www.orestevillano.altervista.org/clientraw.txt

Per il resto faremo fede alla richiesta che avevi mandato. Ci servirà solo una foto aggiornata con il nuovo schermo. ;)


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 22 Dic, 2013 13:58

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
il Dovrei e perché qua da noi ( non lo so da voi ) dipende tutto dalle donne, e non sono sicuro se poi sabato la mia lei ci ripensa ?? devo asprette sempre il SI da lei ( un proverbio dice non dire gatto se non cè l'hai nel sacco )

grarzie per gli auguri


-----------------------------------
MySn0w
Dom 22 Dic, 2013 18:44

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="317241"]il Dovrei e perché qua da noi ( non lo so da voi ) dipende tutto dalle donne, e non sono sicuro se poi sabato la mia lei ci ripensa ?? devo asprette sempre il SI da lei ( un proverbio dice non dire gatto se non cè l'hai nel sacco )

grarzie per gli auguri[/quote]

..quindi organizzate tutta la cerimonia, prenotate il ristorante, fate gli invitati, prendete le bomboniere, prenotate il viaggio di nozze e fino alle sera prima della cerimonia non sai che fai il giorno dopo?poveri uomini :lol:  :ohno: 

..qui qualcuno che conosco prenderebbe il fucile.. :lol: :lol:

tornando ot, magari ti può essere utile, ti scrivo il link di una guida per la costruzione dello schermo:
http://sacilemeteo.altervista.org/schermo.html  :ok: 

..magari Sabato nell'attesa gli dai un'occhiata  :lol:  scherzo è! :friends:


-----------------------------------
larosadeiventi
Mar 24 Dic, 2013 16:09

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
grazie Antonio per la guida alla costruzione dello schermo :ok: , molto chiara e precisa, provvedo al più presto dopo il matrimonio, :love: 
comunque fino ad un certo punto ho seguito ed avevi ragione tu tutto l'organizzare della festa m" ma se ci dovrebbe ripensare...., i miei amici vengono lo stesso a mangiare con me, gli amici della mia ragazza se li porta lei dove gli pare...


-----------------------------------
MySn0w
Mar 24 Dic, 2013 17:43

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Di nulla figurati!!auguroni per sabato! :ok:  e chiaramente di buone feste!


-----------------------------------
larosadeiventi
Mer 01 Gen, 2014 23:04

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
eccomi qui ritornato con lo stato civile modificato, ora che sono alle prese per costruire lo schermo , mi e successo una cosa strana, stamattina mi sono svegliato e sul display della mia ws 2800 non cè niente, niente nessuna icona, nessun segnale sembra morta del tutto ho sostituito anche le batterie ma niente non da segni di vita, se gli e successo già a qualcuno e può darmi una dritta!!!, altrimenti non so proprio da done cominciare a cercare il difetto. questa stazione avrà un anno di vita più o meno.
grazie in anticipo


-----------------------------------
lellolaika
Mer 01 Gen, 2014 23:20

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="318060"]eccomi qui ritornato con lo stato civile modificato, ora che sono alle prese per costruire lo schermo , mi e successo una cosa strana, stamattina mi sono svegliato e sul display della mia ws 2800 non cè niente, niente nessuna icona, nessun segnale sembra morta del tutto ho sostituito anche le batterie ma niente non da segni di vita, se gli e successo già a qualcuno e può darmi una dritta!!!, altrimenti non so proprio da done cominciare a cercare il difetto. questa stazione avrà un anno di vita più o meno.
grazie in anticipo[/quote]
Ciaoo e Buon Anno
Prova a togliere le pile dalla consolle (Display) e anche dal termoigrometro per circa 5 minuti.
Dopo rimetti prima le pile nel termoigrometro e 1 minuto dopo le rimetti anche nella consolle.
Dovrebbe ripartire  :lol: 

Ciaoo  :bye:


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 12 Gen, 2014 19:45

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
buona sera a tutti, e mi scuso per l'assenza , però dopo il matrimonio capitemi!!......, e spero che avete passato tutti un buon anno.
comunque dopo aver costruito ( credo un bel servizio ) lo schermo solare, non riesco a far partire la stazione, non capisco che gli è successo si e spenta completamente e non mostra nessun segno di vita la consolle , ho seguto anche il consiglio di LELLOLAIKA (che ringrazio ) ma niente.
posto un po di foto dello schermo anche se non serve a niente per il momento se non mi parte questa benedetta stazione. [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag2261.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag2302.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag2303.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag2246_1389552182_261538.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag2249_1389552238_668298.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag2261_1389552261_868020.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1627/imag2299.jpg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Dom 12 Gen, 2014 20:09

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Hai provato, giusto per prova, a collegarla via cavo?


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 12 Gen, 2014 20:19

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ciao Andrea, la mia ws 2800 non ha nulla come posso collegarmi via cavo, ho almeno ci fosse un modo!! come posso collegarla via cavo?


-----------------------------------
andrea75
Dom 12 Gen, 2014 21:21

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="319257"]Ciao Andrea, la mia ws 2800 non ha nulla come posso collegarmi via cavo, ho almeno ci fosse un modo!! come posso collegarla via cavo?[/quote]

Adesso pensavo alla WS2300... hai ragione. ;) La procedura per la WS2800 è la seguente:
- fai RESET alla stazione
- togli le pile alla stazione
- togli le pile al termo-igro
- togli le pile al pluvio e copri il pannello solare

dopo 15 minuti
- rimetti le pile al pluvio, lo scopri e lo avvii muovendo la bascula
- metti le pile al termo-igro
- metti le pile alla stazione


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 12 Gen, 2014 21:38

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
grazie Andrea75, domani faccio queste prove stasera mi viene difficile , spero che si risolve :wall: , buona notte


-----------------------------------
larosadeiventi
Lun 13 Gen, 2014 22:32

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Andreaaaaaaaaaaaa, Miracolo!!!!!  Grazieeee,:D  :D , tutto e ritornato alla perfezione, ho fatto i passaggi da te suggeriti e tutto e ritornato normale, 
ora che ho anche lo schermo solare montato ( spero che e fatto bene e l'ho posizionato giusto ) aspetto di vedere anche la mia postazione in rete.


-----------------------------------
riccardodoc80
Lun 13 Gen, 2014 22:45

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Benissimo Oreste!  :ok: 
A questo punto possiamo inserire la tua stazione, ma prima dovresti aggiornare il file clientraw che é rimasto fermo al 10 di questo mese:
http://www.orestevillano.altervista.org/clientraw.txt

 :bye:


-----------------------------------
larosadeiventi
Lun 13 Gen, 2014 22:49

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
ciao riccardo, il file lo trovo aggiornato nel sito mi spieghi come devo aggiornare per favore!!


-----------------------------------
riccardodoc80
Lun 13 Gen, 2014 22:56

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Se posti il link del sito provo a vedere se trovo il file!  :wink:


-----------------------------------
larosadeiventi
Lun 13 Gen, 2014 23:02

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
http://www.orestevillano.altervista.org/clientraw.txt

questo serve ?


-----------------------------------
larosadeiventi
Lun 13 Gen, 2014 23:09

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
scusa Riccardo è che sono alle prime armi, il link che hai chiesto e questo dove vengono archiviati i dati ?


-----------------------------------
riccardodoc80
Lun 13 Gen, 2014 23:15

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="319398"]http://www.orestevillano.altervista.org/clientraw.txt

questo serve ?[/quote]

Si , questo é il file che ci permette di prelevare i dati dalla tua stazione, ma se guardi bene tra le righe troverai prima l'ora (12:14 AM) e poi la data (10/1/2014) che si riferiscono all'ultimo aggiornamento della stazione.
A questo punto (se in questo momento la stazione é funzionante e collegata al programma weather display ) dovresti impostare l'invio di questo file ogni 5 min.

Apri weather display
Apri menù control panel
Internet creazione file e arrivi
Setup page 2
Qui tra le varie impostazioni trovi "file num28 clientraw.txt"
Clicca su set
Clicca su "update every 5 minutes" poi clicca su tutte le caselle in alto a partire da sinistra (show file create Times) e a seguire le altre; metti su on l'interruttore in alto, clicca su "save now" e poi fai OK.

Il file si dovrebbe aggiornare. ;)


-----------------------------------
larosadeiventi
Lun 13 Gen, 2014 23:26

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
forse ho capito dove è il problema , credo che devo sincronizzare la consolle con il muletto, solo che stasera non posso mi manca il cavo qui in montagna per collegare il monitor al muletto, domani porto sù il cavetto ci risentiamo.
intanto ringrazio te riccardo e andrea per avermi dato una mano a risolvere i problemi ,
buona notte a tutti


-----------------------------------
riccardodoc80
Lun 13 Gen, 2014 23:28

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Intanto ho inserito la stazione, e non appena il file si sará aggiornato la stazione sará visibile automaticamente anche nella rete; questa é la pagina personale della tua stazione:

http://www.lineameteo.it/stazioni.php?id=1055

Come foto della stazione ho inserito una di quelle che avevi postato poco sopra e ho messo "extraurbana" in quanto mi sembrava più adatta, ma possiamo cambiare le varie informazioni quando vuoi.

Mi permetto poi di consigliarti di aumentare leggermente lo spazio tra un piatto e l'altro dello schermo in quanto mi sembrano troppo ravvicinati tra loro e in questo modo l'aria avrebbe difficoltà a circolare tra l'interno e l'esterno.
Ma prima di fare modifiche allo schermo possiamo monitorare per qualche giorno le temperature registrate.  :wink:


-----------------------------------
riccardodoc80
Lun 13 Gen, 2014 23:30

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="319404"]forse ho capito dove è il problema , credo che devo sincronizzare la consolle con il muletto, solo che stasera non posso mi manca il cavo qui in montagna per collegare il monitor al muletto, domani porto sù il cavetto ci risentiamo.
intanto ringrazio te riccardo e andrea per avermi dato una mano a risolvere i problemi ,
buona notte a tutti[/quote]

Prego Oreste! 

Ovviamente la stazione risulterà attiva e visibile sulla rete solo quando é collegata al muletto. 

 :bye:


-----------------------------------
larosadeiventi
Lun 13 Gen, 2014 23:33

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
ok, ho visto la stazione inserita grazie riccardo, per la distanza tra i piatti ho fatto dei spessori da 15mm, se poi vediamo che cè bisogno di aumentare la distanza non è un problema mi sono mantenuto basso per non far entrare i raggi solari dentro al sensore .
a domani. notte


-----------------------------------
andrea75
Mar 14 Gen, 2014 00:06

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ben contento di sapere che i suggerimenti siano serviti, e che la tua stazione sia ormai quasi pronta per la rete! ;) Bene così! :ok:


-----------------------------------
larosadeiventi
Mar 14 Gen, 2014 22:27

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
bona sera Andrea, ho eseguito il tutto passo passo come mi hai spiegato ora spero che i dati vengono aggiornati, una cosa strana che noto, la consolle trasmette al pc in wifi perche i dati che sono sulla consolle me li ritovo di pari pari nel programma heavy weather , ma non vedo weather display che riporta i parametri attuali, cosa potrebbe essere successo ?


-----------------------------------
larosadeiventi
Mar 14 Gen, 2014 23:21

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Riccardo mi puoi dare una mano tu peer aggiornare il file? io sto provando ma non ci riesco.


-----------------------------------
riccardodoc80
Mer 15 Gen, 2014 17:39

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="319531"]Riccardo mi puoi dare una mano tu peer aggiornare il file? io sto provando ma non ci riesco.[/quote]

Ciao Oreste! 

Da quello che ricordo io weather display non può lavorare insieme ad heavyi weather. Una volta impostati i due programmi questi possono lavorare solo uno alla volta, ma se decidi di usare weather display come programma principale heavy weather lo puoi anche abbandonare o aggiornare di tanto in tanto.
L'importante é che almeno una volta weather display ha aggiornato i dati della stazione così sappiamo che funziona.

Mi dispiace ma per quanto riguarda le impostazioni iniziali di weather display non sono molto ferrato.
Ricordo però che una volta impostata la porta com su heavy weather questa stessa deve essere poi impostata su weather display.

 :bye:


-----------------------------------
larosadeiventi
Mer 15 Gen, 2014 21:55

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ciao Riccardo, io invece li avevo che funzionavano tutti e due senza problemi sincronizzati andavano perfetti, ora dopo che mi si era spenta la consolle sono nati questi inconvenienti, ma comunque e qualche impostazione che non riesco a venirne a capo, appena gli è possibile viene un amico che ha molta più esperienza di me nell'informatica. provo per domani se riesce a venire.


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 19 Gen, 2014 22:42

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
una giornata di prove è riprove, ma sempre con esito negativo, sono riuscito a mandare i dati in manuale su altervista, ma dopo non cè stato più verso di far comunicare i dati ora mi ritrovo anche weather display che non si aggiorna , invece heavyi weather e connesso con la consolle ed è aggiornato. spero di risolvere presto questo problema che mi sta facendo diventare matto. buona notte a tutti


-----------------------------------
larosadeiventi
Mar 21 Gen, 2014 19:18

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ciao Riccardo, finalmente cè l'abbiamo fatta a mettere la " stazioncina online " che si aggiorna regolarmente ora devo solo mettere a punto alcuni dettaglia, come ad esempio vedo che quando piove o non cè il sole per alcuni giorni consecutivi l'anemomentro non trasmette i dati ( credo che sono le batterie da sostituire) l'unico problema e che le batteria ricaricabili alcaline da 1,5 v. non le riesco a trovare da nessuna parte , tu mi puoi dare una diritta dove rivolgermi? mi servono anche per il pluvio, ho messo quelle da 1,2 ricaricabili ma non si avvia il pluviometro, se metto quelle da 1,5 normalmente in commercio ( non ricaricabili) funziona .


-----------------------------------
andrea75
Mar 21 Gen, 2014 19:35

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="320500"]Ciao Riccardo, finalmente cè l'abbiamo fatta a mettere la " stazioncina online " che si aggiorna regolarmente ora devo solo mettere a punto alcuni dettaglia, come ad esempio vedo che quando piove o non cè il sole per alcuni giorni consecutivi l'anemomentro non trasmette i dati ( credo che sono le batterie da sostituire) l'unico problema e che le batteria ricaricabili alcaline da 1,5 v. non le riesco a trovare da nessuna parte , tu mi puoi dare una diritta dove rivolgermi? mi servono anche per il pluvio, ho messo quelle da 1,2 ricaricabili ma non si avvia il pluviometro, se metto quelle da 1,5 normalmente in commercio ( non ricaricabili) funziona .[/quote]

Le batterie migliori (anche se un po' costose) sono le Energizer Lithium:
http://www.energizer.com/batteries/performance-lithium/advanced-lithium/Pages/aa.aspx

Oltre a durare molto di più delle normali batterie (anche alkaline), hanno il grande vantaggio di mantenere lo stesso voltaggio (o volgarmente "carica") per tutta la loro durata. In pratica dall'inizio alla fine della loro "vita" mantengono la stessa efficienza, anche nelle condizioni peggiori (mentre altre batterie più scadenti possono soffrire certe condizioni di temperature estreme).
Personalmente non ho mai avuto problemi con queste batterie... che mi sono durate anche più di 3 anni.


-----------------------------------
lellolaika
Mar 21 Gen, 2014 21:21

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="320500"]Ciao Riccardo, finalmente cè l'abbiamo fatta a mettere la " stazioncina online " che si aggiorna regolarmente ora devo solo mettere a punto alcuni dettaglia, come ad esempio vedo che quando piove o non cè il sole per alcuni giorni consecutivi l'anemomentro non trasmette i dati ( credo che sono le batterie da sostituire) l'unico problema e che le batteria ricaricabili alcaline da 1,5 v. non le riesco a trovare da nessuna parte , tu mi puoi dare una diritta dove rivolgermi? mi servono anche per il pluvio, ho messo quelle da 1,2 ricaricabili ma non si avvia il pluviometro, se metto quelle da 1,5 normalmente in commercio ( non ricaricabili) funziona .[/quote]

Ciao larosadeiventi
Anch'io possiedo una LaCROSSE WS2800 e ti dico che secondo me, il problema non sono le pile perché essendo ricaricabili, non le devi mai cambiare …. A me è successo una volta che il pluviometro non trasmetteva più i dati perché si erano ossidate le pile. Quindi, avendo delle pile particolari, per la carica lenta a 150mAh, le ho ricomprate (originali) da elledishop.it , il venditore dove ho preso la stazione meteo e che fornisce i pezzi di ricambio. 
La stazione meteo, da quanto tempo è che l'hai montata e messa in funzione??
Può darsi che i pannellini che caricano le pile, non abbiano abbastanza luce per poter caricare le pile e quindi i sensori non inviano i dati.. L'anemometro e il pluviometro, li hai orientati verso SUD?
Prova a verificare queste cose e poi facci sapere….


-----------------------------------
larosadeiventi
Gio 23 Gen, 2014 23:24

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ciao Andrea, sto cercando di trovarle in zona le batterie, ma vedo che è quasi un'impresa trovarle, provo a vedere quà in rete che trovo, anche se io vedo tutto a 1,2 v le ricaricabili, 1,5v. non ne riesco a trovare, provo a sentire elledishop come dice LELLOLAIKA, comunque lello la stazione lo aquistata circa un anno fà ma e da poco che mi sto divertendo a metterla in rete, i contatti si erano ossidati ma cio provato in tutti i modi e le pile non si vogliono riprendere ora che anche l'anemometro comincia a fare strani scherzi quando manca il sole per un paio di giorni, (i sensori sono posizionati corretti) dovrò sostituire anche quelle, domani sento che dice elledishop perchè sul sito le baterie non li vedo.

saluti a Riccardodoc80


-----------------------------------
riccardodoc80
Gio 23 Gen, 2014 23:48

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ciao Oreste! 

Sono contento che sei riuscito a sistemare più o meno tutto.
Scusami se non ti ho risposto per il problema delle batterie, ma non conosco la tua stazione; lello e Andrea ne sanno molto di più.  ;)


-----------------------------------
secoundout
Ven 24 Gen, 2014 08:47

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="320827"]Ciao Andrea, sto cercando di trovarle in zona le batterie, ma vedo che è quasi un'impresa trovarle, provo a vedere quà in rete che trovo, anche se io vedo tutto a 1,2 v le ricaricabili, 1,5v. non ne riesco a trovare, provo a sentire elledishop come dice LELLOLAIKA, comunque lello la stazione lo aquistata circa un anno fà ma e da poco che mi sto divertendo a metterla in rete, i contatti si erano ossidati ma cio provato in tutti i modi e le pile non si vogliono riprendere ora che anche l'anemometro comincia a fare strani scherzi quando manca il sole per un paio di giorni, (i sensori sono posizionati corretti) dovrò sostituire anche quelle, domani sento che dice elledishop perchè sul sito le baterie non li vedo.

saluti a Riccardodoc80[/quote]

Ciao, 
queste già le avevi viste?
http://www.ebay.it/itm/4-BATTERIE-PILE-AA-STILO-1-5V-RICARICABILI-ALCALINE-NEW-/250815215872
 :bye:


-----------------------------------
andrea75
Ven 24 Gen, 2014 09:09

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Purtroppo non sapevo che la WS2800 avesse batterie ricaricabili. ;) Pensavo fossero normali batterie... a questo punto il problema credo sia altrove come dice lellolaika.


-----------------------------------
lellolaika
Ven 24 Gen, 2014 14:01

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="320827"]Ciao Andrea, sto cercando di trovarle in zona le batterie, ma vedo che è quasi un'impresa trovarle, provo a vedere quà in rete che trovo, anche se io vedo tutto a 1,2 v le ricaricabili, 1,5v. non ne riesco a trovare, provo a sentire elledishop come dice LELLOLAIKA, comunque lello la stazione lo aquistata circa un anno fà ma e da poco che mi sto divertendo a metterla in rete, i contatti si erano ossidati ma cio provato in tutti i modi e le pile non si vogliono riprendere ora che anche l'anemometro comincia a fare strani scherzi quando manca il sole per un paio di giorni, (i sensori sono posizionati corretti) dovrò sostituire anche quelle, domani sento che dice elledishop perchè sul sito le baterie non li vedo.

saluti a Riccardodoc80[/quote]

Le pile sul sito non sono presenti, ma basta che gli scrivi una mail con quello che ti serve e sicuramente ti saprà accontentare  :lol:


-----------------------------------
larosadeiventi
Ven 24 Gen, 2014 21:23

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
buona sera a tutti e grazie per celeri consigli, Andrea per forza le batterie sono, se monto le normali stilo non ricaricabili il pluviometro funziona regolarmente, per adesso ho coperto il pannello solare e la faccio funzionare così, poi appena arrivano le batterie nuovo le sostituisco sia al pluviu che all'anemometro,
Lello forse mi sono spiegato io male , ma le batterie credo che non si riescono più a caricare ho per effetto memoria oppure perche hanno raggiunto il loro ciclo di carica, comunque se con le stilo non ricaricabili da 1,5 il pluviometro funzione per forza le batterie sono ( se le misuro con il tester dopo una giornata che le lascio al sole montate nel pluvio) la corrente e di 1,2 - e l'altra addirittura 0,9V., ma se compro quelle che  mi ha suggerito SECOUNDOUT come dite voi possono andare bene per il fatto che vengono caricate a 100-150 Mh ? oppure chiamo direttamente a elledishop ?


-----------------------------------
lellolaika
Ven 24 Gen, 2014 22:44

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="321007"]buona sera a tutti e grazie per celeri consigli, Andrea per forza le batterie sono, se monto le normali stilo non ricaricabili il pluviometro funziona regolarmente, per adesso ho coperto il pannello solare e la faccio funzionare così, poi appena arrivano le batterie nuovo le sostituisco sia al pluviu che all'anemometro,
Lello forse mi sono spiegato io male , ma le batterie credo che non si riescono più a caricare ho per effetto memoria oppure perche hanno raggiunto il loro ciclo di carica, comunque se con le stilo non ricaricabili da 1,5 il pluviometro funzione per forza le batterie sono ( se le misuro con il tester dopo una giornata che le lascio al sole montate nel pluvio) la corrente e di 1,2 - e l'altra addirittura 0,9V., ma se compro quelle che  mi ha suggerito SECOUNDOUT come dite voi possono andare bene per il fatto che vengono caricate a 100-150 Mh ? oppure chiamo direttamente a elledishop ?[/quote]

Contatta elledishop e vai sul sicuro !!  :wink: 
Se le pile non le carica correttamente, prova a vedere se il pannelino fotovoltaico produce un po' di corrente  :D


-----------------------------------
larosadeiventi
Gio 30 Gen, 2014 21:06

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
buona sera a tutti ,
 Andrea dopo tanto ho scoperto il problema che non avevo più l'anemometro affidabile,( aveva ragione Lellolaika!! ) io pensavo le batterie ( perchè stranamente) quando cè il sole un po funzionava, invece con le nuvole non dava segni sulla consolle, però il problema stava nell'interferenza con l'allarme di casa che ho alcuni sensori in wireless e una centrale mista filare e wireless , allora la frequenza andava in conflitto con l'anemometro ora che ho tolto i sensori senza fili e l'ho collegata tutta con i cavi l'anemometro non mi perde più il segnale, 
Riccardo ora appena compro una webcam sicuramente mi dovete dare una mano anche in questa fase a metterla correttamente in funzione.
grazie a tutti per la collaborazione


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 02 Feb, 2014 12:27

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
buon giorno!!, ora che la stazione sta funzionando bene, mi dovete aiutare a fare un sito anche per la mia stazioncina, mi sembra che sono solo io senza sito, da dove devo cominciare per il sito?


-----------------------------------
andrea75
Mar 04 Feb, 2014 09:45

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="322397"]buon giorno!!, ora che la stazione sta funzionando bene, mi dovete aiutare a fare un sito anche per la mia stazioncina, mi sembra che sono solo io senza sito, da dove devo cominciare per il sito?[/quote]

Beh... diciamo che fare un sito senza esperienza, ed ottenere un buon risultato, non è semplicissimo. Diciamo che tu usando Weather Display hai già la possibilità, acquistando magari la licenza di WD Live, di avere una bella interfaccia senza fare molta fatica. Esteticamente preferisco una pagina bianca, con la sola interfaccia del Live, senza un'accozzaglia di immagini e grafici come a volte vedo. 

L'alternativa potrebbe essere quella di sfruttare qualche template già pronto, sempre con poca fatica, che sfrutti i dati di Weather Display. Dai un'occhiata qui ad esempio. 
http://saratoga-weather.org/template/

I template Saratoga sono molto ben fatti, e richiedono davvero poca esperienza. Ti ritrovi in pochi minuti con un sito già fatto e molto completo. ;)


-----------------------------------
larosadeiventi
Sab 08 Mar, 2014 20:29

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="riccardodoc80" post="316797"]Sul l'antenna andrebbe benissimo! 
Assolutamente da evitare invece la posizione attuale.  

Complimenti per la posizione e per il panorama Oreste!  :ok: 
Ci starebbe bene una bella webcam.....[/quote]

Ciao Riccardo,ho anche la webcam adesso,ma come faccio ad inserire il link del jpg della stessa sulla mia stazione?
Grazie  mille


-----------------------------------
larosadeiventi
Gio 13 Mar, 2014 11:35

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Buongiorno, Andrea mi puoi aiutare tu a mettere la web cam online? , avevo chiesto a riccardo visto che mi ha suggerito di mettere una web, dalla posizione panoramica , ma ancora non mi risponde,
Grazie in anticipo


-----------------------------------
riccardodoc80
Gio 13 Mar, 2014 14:54

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="325150"]Buongiorno, Andrea mi puoi aiutare tu a mettere la web cam online? , avevo chiesto a riccardo visto che mi ha suggerito di mettere una web, dalla posizione panoramica , ma ancora non mi risponde,
Grazie in anticipo[/quote]

Ciao Oreste! Scusami ma non avevo visto il tuo messaggio.  ;) 
Mi dispiace ma non so come aiutarti; per fare il mio sito mi sono fatto aiutare in tutto e per tutto.  :lol: 

Immagino che per prima cosa devi attivare un sito di tua proprietà (con altervista lo puoi fare gratis), dove poi con un po' di pazienza e l'aiuto di qualcuno che lo sa fare, riuscirai ad inserire i dati della stazione e l'immagine webcam. 

 :bye:


-----------------------------------
larosadeiventi
Ven 14 Mar, 2014 07:46

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Buon giorno, ma la web CAM non posso metterla on linea senza avere il sito personale ?, cioè come funziona per i dati attuali che sono online tramite alter vista !!


-----------------------------------
andrea75
Ven 14 Mar, 2014 08:41

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="325188"]Buon giorno, ma la web CAM non posso metterla on linea senza avere il sito personale ?, cioè come funziona per i dati attuali che sono online tramite alter vista !![/quote]

Devi fare allo stesso modo... caricare l'immagine su Altervista e poi noi la aggiungeremo alla tua stazione qui su Linea Meteo. ;)


-----------------------------------
larosadeiventi
Ven 14 Mar, 2014 21:41

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Grazie Andrea, domani torno a casa in campagna e provo..., a domani... buona notte Andrea, ed a tutti gli amici del forum che sono ancora online.


-----------------------------------
larosadeiventi
Dom 16 Mar, 2014 16:29

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Andrea, scusa la mia ignoranza in materia , ma con che nome devo caricare l'immagine ( con quale estensione deve essere il file della web ) ?


-----------------------------------
andrea75
Dom 16 Mar, 2014 19:18

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="larosadeiventi" post="325271"]Andrea, scusa la mia ignoranza in materia , ma con che nome devo caricare l'immagine ( con quale estensione deve essere il file della web ) ?[/quote]

E' indifferente Oreste... può avere qualsiasi nome. L'estensione che si usa di solito è il .jpg.


-----------------------------------
master1986
Gio 13 Nov, 2014 09:44

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Ciao a tutti, io a distanza di 4 mesi dall'acquisto mi sto trovando malissimo con questa stazione meteo, e rimpiango la ws2350 che ho rimontato e dopo 7 anni sotto condizioni meteo estreme funzione ancora bene.

ho un problema assurdo con l'anemometro, praticamente non c'è modo di farlo funzionare, dalla mezzanotte di 25 giorni fa ha smesso di funzionare e non c'è stato santo di farlo ripartire.

ho provato praticamente tutto, coperto il pannellino, messo le pile da 1.5 (non ricaricabili) , finchè non mi è venuto in mente di ricaricare (dopo 20 giorni erano scariche) le sue batterie.

inserite nuovamente all'interno miracolosamente ha ripreso a funzionare, ma poi ho sentito come se stavo facendo una frittura di pesce..... apro l'anemometro e vedo che le batterie sue (originali lacrosse) avevano perso il liquido.


ora non funziona più nuovamente, ho provato a metterlo sotto un faro da 500 watt (senza pile) ma non funziona. 

sto pensando di buttarlo, e di spendere 50/70 euro per ricomprarne uno nuovo (dato che questo è durato 4 mesi) non mi va proprio. 

qualcuno sa se l'anemometro sotto il sole funziona anche senza pile inserite?


-----------------------------------
andrea75
Gio 13 Nov, 2014 12:11

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
Purtroppo sento sempre più noie riguardanti la WS2800 che commenti positivi di persone realmente soddisfatte. E' una stazione nata male, che mi sento altamente di sconsigliare a coloro che sono in procinto di acquistarne una.
Purtroppo non avendola non posso consigliarti su come poter risolvere il problema... :(


-----------------------------------
Cyborg
Gio 13 Nov, 2014 13:46

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="master1986" post="342554"]Ciao a tutti, io a distanza di 4 mesi dall'acquisto mi sto trovando malissimo con questa stazione meteo, e rimpiango la ws2350 che ho rimontato e dopo 7 anni sotto condizioni meteo estreme funzione ancora bene.

ho un problema assurdo con l'anemometro, praticamente non c'è modo di farlo funzionare, dalla mezzanotte di 25 giorni fa ha smesso di funzionare e non c'è stato santo di farlo ripartire.

ho provato praticamente tutto, coperto il pannellino, messo le pile da 1.5 (non ricaricabili) , finchè non mi è venuto in mente di ricaricare (dopo 20 giorni erano scariche) le sue batterie.

inserite nuovamente all'interno miracolosamente ha ripreso a funzionare, ma poi ho sentito come se stavo facendo una frittura di pesce..... apro l'anemometro e vedo che le batterie sue (originali lacrosse) avevano perso il liquido.


ora non funziona più nuovamente, ho provato a metterlo sotto un faro da 500 watt (senza pile) ma non funziona. 

sto pensando di buttarlo, e di spendere 50/70 euro per ricomprarne uno nuovo (dato che questo è durato 4 mesi) non mi va proprio. 

qualcuno sa se l'anemometro sotto il sole funziona anche senza pile inserite?[/quote]

Le batterie originali non vanno ricaricate fuori dai sensori, altrimenti si rovinano. Per il resto sicuramente è da buttare, io in due/tre anni ho già sostituito pluviometro (2 volte), anemometro e termoigrometro  :ohno: 
Per fortuna ci sono 2 anni di garanzia e ELLEDISHOP ha sostituito i pezzi senza fare storie.
Comunque al prossimo guasto prendo un martello e faccio tutto a pezzi  :lol:


-----------------------------------
Poranese457
Gio 13 Nov, 2014 15:08

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="342574"] 

Comunque al prossimo guasto prendo un martello e faccio tutto a pezzi  :lol:[/quote]


Mi sembra in assoluto la soluzione più razionale e soddisfacente!  :mrgreen:  :mrgreen: 

La medesima, peraltro, che a breve attuerò anche sulla mia webcam!  :love:  :love:


-----------------------------------
master1986
Gio 13 Nov, 2014 18:50

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="342574"][quote user="master1986" post="342554"]Ciao a tutti, io a distanza di 4 mesi dall'acquisto mi sto trovando malissimo con questa stazione meteo, e rimpiango la ws2350 che ho rimontato e dopo 7 anni sotto condizioni meteo estreme funzione ancora bene.

ho un problema assurdo con l'anemometro, praticamente non c'è modo di farlo funzionare, dalla mezzanotte di 25 giorni fa ha smesso di funzionare e non c'è stato santo di farlo ripartire.

ho provato praticamente tutto, coperto il pannellino, messo le pile da 1.5 (non ricaricabili) , finchè non mi è venuto in mente di ricaricare (dopo 20 giorni erano scariche) le sue batterie.

inserite nuovamente all'interno miracolosamente ha ripreso a funzionare, ma poi ho sentito come se stavo facendo una frittura di pesce..... apro l'anemometro e vedo che le batterie sue (originali lacrosse) avevano perso il liquido.


ora non funziona più nuovamente, ho provato a metterlo sotto un faro da 500 watt (senza pile) ma non funziona. 

sto pensando di buttarlo, e di spendere 50/70 euro per ricomprarne uno nuovo (dato che questo è durato 4 mesi) non mi va proprio. 

qualcuno sa se l'anemometro sotto il sole funziona anche senza pile inserite?[/quote]

Le batterie originali non vanno ricaricate fuori dai sensori, altrimenti si rovinano. Per il resto sicuramente è da buttare, io in due/tre anni ho già sostituito pluviometro (2 volte), anemometro e termoigrometro  :ohno: 
Per fortuna ci sono 2 anni di garanzia e ELLEDISHOP ha sostituito i pezzi senza fare storie.
Comunque al prossimo guasto prendo un martello e faccio tutto a pezzi  :lol:[/quote]


 :eek:  azz, infatti ho letto che ci vuole un carica apposito.... 

hai cambiato 2 volte il pluviometro? facendo un calcolo hai speso oltre 200 euro  :? 

io già per questo problema avevo deciso di buttarla


-----------------------------------
master1986
Gio 13 Nov, 2014 18:56

Re: Posizionamento Sensori
-----------------------------------
ps: come mai hai cambiato il pluvio 2 volte? scommetto per le batterie scoppiate


