http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=11751
-----------------------------------
Stazione meteoBuccherese
Sab 04 Gen, 2014 23:51

Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
Salve a tutti,
ho appena realizzato il pluviometro riscaldato,ho usato una resistenza per terrari e acquari da 15W,attorcigliata all'esterno di esso e isolata con 3 strati di carta argentata di cui ogni strato piegato a meta per lungo,va bene??Il pluvio al tocco è caldo c'è il tepore giusto,non eccessivo(infatti per sciogliere un cubetto di ghiaccio di dimensioni medie impiega ca 50 minuti,e per scioglierne 4 sempre medi impiega ca 1:30 h),è il caso che aggiunga due lampadine da 10w all’interno del pluviometro,che al momento della nevicata vengono accese attraverso un alimentatore variabile da 9 volt circa le quali servono ad evitare che la Neve si ghiacci sulle bascule bloccandole??
Pensate che vada bene cosi costruito???


-----------------------------------
MySn0w
Dom 05 Gen, 2014 00:21

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
Ciao e benvenuto tra noi :ok: 
Sui pluviometri riscaldati non ho esperienza però ti scrivo il link di una piccola guida che potrebbe rimanerti utile..
http://www.meteoverona.it/faidate/pluviorisc.pdf
 :bye:


-----------------------------------
Stazione meteoBuccherese
Dom 05 Gen, 2014 00:42

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
Grazie,sono onorato di essere tra di voi,l'ho letta,ma li ne usa una da 25w,è troppo per il pluvio Oregon PCR800,gìà con questa da 15w riscalda bene,aspettiamo la risposta di altri,magari ne hanno esperianza,che ne pensi???


-----------------------------------
MySn0w
Dom 05 Gen, 2014 00:45

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
Vedrai che chi ha esperienza in merito ti aiuterà volentieri  :wink:


-----------------------------------
Stazione meteoBuccherese
Dom 05 Gen, 2014 00:49

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
:) Perfetto,grazie per la tua collaborazione!


-----------------------------------
andrea75
Dom 05 Gen, 2014 10:08

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
Ci vorrebbe il buon meteotecnico... :) Magari ci legge e ti darà una risposta. ;)


-----------------------------------
Stazione meteoBuccherese
Dom 05 Gen, 2014 13:00

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
lo aspettiamo!!! :)


-----------------------------------
andrea75
Dom 05 Gen, 2014 13:32

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
Comunque mi pareva avessimo già trattato l'argomento... hai letto questo?
http://www.lineameteo.it/modifica-pluvio-oregon-sensore-umidita-pluvio-riscaldato-vf2-vt6845.html?highlight=riscaldato


-----------------------------------
Stazione meteoBuccherese
Dom 05 Gen, 2014 14:10

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
Si,ma la stazione nel post è diversa infatti la mia è la WMR180 molto diversa da quella di meteogardolo.


-----------------------------------
meteotecnico
Ven 10 Gen, 2014 10:17

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
Riguardo alla scaldiglia, io in genere uso delle resistenze corazzate collegate in parallelo poste all'inteno, se possibile, dell'oggetto da scongelare/sbrinare. Faccio in pratica un vera e propria fascia riscaldante, come se fosse una sorta di piccola termocoperta, che poi applico sulla parte interna del contenitore, se ovviamente c'è spazio a sufficienza. Altrimenti vedo se è possibile porre le resistenze in maniera diversa all'interno. Preferisco non mettere a contatto diretto  con la parete del contenitore il corpo delle resistenze. Inoltre uso un semplice termostato di massima temperatura di tipo a bimetallo, al fine di evitare surriscaldamenti sempre possibili. Tieni conto che la plastica che viene usata per la costruzione di questi sensori, se sottoposta a cicli troppo repentini di riscaldamento/raffreddamento, tende ad incrudirsi, diventando poi fragile.


-----------------------------------
Stazione meteoBuccherese
Lun 20 Gen, 2014 23:21

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
Grazie  per la risposta meteotecnico,ma oggi provandolo con 5°C,la resistenza da 15w non ha la forza di riscaldaro,c'è da considerare anche che il vento che si aggira tra i 60-80 Km/h fa percepire tra i 0 e i -3 °C,adesso proverò con la resistenza da 25w,mi invii un link dove acquistare il termostato di massima temperatura di tipo a bimetallo e mi spieghi bene come funziona??Grazie in anticipo per la risposta. :)


-----------------------------------
Stazione meteoBuccherese
Lun 20 Gen, 2014 23:21

Re: Pluviometro Riscaldato Auto Costruito
-----------------------------------
oppure metto le lampadine da 10 o 15w???


