http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=12549
-----------------------------------
Poranese457
Lun 17 Nov, 2014 10:27

Problema DAVIS: mancata connessione sensori esterni/console
-----------------------------------
Ave forum!

Ennesimo problema "meteorologico" del periodo: dopo la battaglia persa con la webcam, Sabato scorso a defungere definitivamete è stata la Davis... o meglio, è saltata la connessione tra il gruppo ISS e la console.

Ieri ho visto un topic già esistente a riguardo con una discussione tra Pigi e MySnow ma non lo trovo più  :ohno: 
Ricordo che loro parlavano di probabile usura dell'accumulatore e che il buon Pigi aveva trovato il modo di sostituirlo. 

Vi riassumo comunque il problema: negli ultimi 10 giorni a volte il collegamento tra sensori e console veniva a mancare ma ho imputato il tutto ad una possibile batteria in esaurimento. Quando sabato è morto tutto ho tentato la sostituzione della pila dei sensori esterni ma il tentativo non ha dato i risultati sperati: la console continua a non ricevere dati.

Chiedo a voi, innanzitutto se riuscite a ripescarmi quel cavolo di topic  :wall:  ed in secondo luogo se avete qualche possibile soluzione al guaio.

Insomma non mi andrebbe di ricomprare tutto il gruppo sensori (costa 400€  :censored: )


-----------------------------------
andrea75
Lun 17 Nov, 2014 10:52

Re: Problema DAVIS: mancata connessione sensori esterni/console
-----------------------------------
E' questo Leo?
http://www.lineameteo.it/assistenza-tecnica-davis-vantage-pro-2-vt8275.html


-----------------------------------
andrea75
Lun 17 Nov, 2014 10:54

Re: Problema DAVIS: mancata connessione sensori esterni/console
-----------------------------------
O forse uno di questi 2?
http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?t=10636

http://www.lineameteo.it/problemino-con-stazione-meteo-davis-vantage-pro-2-vt10432.html


-----------------------------------
Poranese457
Lun 17 Nov, 2014 11:26

Re: Problema DAVIS: mancata connessione sensori esterni/console
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="343018"]O forse uno di questi 2?
http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?t=10636

http://www.lineameteo.it/problemino-con-stazione-meteo-davis-vantage-pro-2-vt10432.html[/quote]

Il primo!  :inchino:  :inchino: 

Però alla fine dei tre topic non ho capito se, sostituendo il condensatore, il problema sia stato risolto definitivamente.

Ci vorrebbe che [b][size=18][color=blue]PIGI[/color][/size][/b] leggesse questo topic e sapesse rispondermi, nel frattempo sto perdendo dati su dati.

Mo mando pure una mail a Zambelli, vediamo che mi risponde  :(


-----------------------------------
Poranese457
Lun 17 Nov, 2014 15:13

Re: Problema DAVIS: mancata connessione sensori esterni/console
-----------------------------------
Intanto, in attesa della risposta di Zambelli e di eventuali altri all'interno del forum, ho trovato il pezzo che probabilmente dovrà fare al caso mio.

http://www.meteo-shop.com/Prodotti/tabid/84/ProdID/165/Language/it-IT/CatID/22/scheda_trasmissione_davis_vantage_pro2_wireless.aspx

Si tratta di sostituire per intero la scheda di trasmissione Davis con un pezzo nuovo, originale.

Me tapino, 186€  :( ... però se devo starmi ad impazzire due mesi come ho fatto con la webcam per soluzioni "arrabbattate" che poi non funzionano meglio togliersi il dente subito con qualcosa che funziona di sicuro.

Aspetto Mercoledì e se non ho altre soluzioni ordino  ;)


-----------------------------------
Poranese457
Mar 18 Nov, 2014 09:49

Re: Problema DAVIS: mancata connessione sensori esterni/console
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="343065"]Intanto, in attesa della risposta di Zambelli e di eventuali altri all'interno del forum, ho trovato il pezzo che probabilmente dovrà fare al caso mio.

http://www.meteo-shop.com/Prodotti/tabid/84/ProdID/165/Language/it-IT/CatID/22/scheda_trasmissione_davis_vantage_pro2_wireless.aspx

Si tratta di sostituire per intero la scheda di trasmissione Davis con un pezzo nuovo, originale.

Me tapino, 186€  :( ... però se devo starmi ad impazzire due mesi come ho fatto con la webcam per soluzioni "arrabbattate" che poi non funzionano meglio togliersi il dente subito con qualcosa che funziona di sicuro.

Aspetto Mercoledì e se non ho altre soluzioni ordino  ;)[/quote]

Giusto per dovere di cronaca, ho ordinato il pezzo.

Da Salvarani però... è stato davvero rapidissimo nel rispondere alle mie email (Zambelli ancora non ha risposto) e mettendo un MI PIACE sulla sua pagina Facebook si ottiene pure un 10% di sconto.

Scheda nuova in arrivo, spero entro il fine settimana, pagata 166€ con due anni di garanzia Italia: mo la stazione è nuova!  :mrgreen:


-----------------------------------
Poranese457
Mer 19 Nov, 2014 12:48

Re: Problema DAVIS: mancata connessione sensori esterni/console
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="343257"][quote user="Poranese457" post="343065"]Intanto, in attesa della risposta di Zambelli e di eventuali altri all'interno del forum, ho trovato il pezzo che probabilmente dovrà fare al caso mio.

http://www.meteo-shop.com/Prodotti/tabid/84/ProdID/165/Language/it-IT/CatID/22/scheda_trasmissione_davis_vantage_pro2_wireless.aspx

Si tratta di sostituire per intero la scheda di trasmissione Davis con un pezzo nuovo, originale.

Me tapino, 186€  :( ... però se devo starmi ad impazzire due mesi come ho fatto con la webcam per soluzioni "arrabbattate" che poi non funzionano meglio togliersi il dente subito con qualcosa che funziona di sicuro.

Aspetto Mercoledì e se non ho altre soluzioni ordino  ;)[/quote]

Giusto per dovere di cronaca, ho ordinato il pezzo.

Da Salvarani però... è stato davvero rapidissimo nel rispondere alle mie email (Zambelli ancora non ha risposto) e mettendo un MI PIACE sulla sua pagina Facebook si ottiene pure un 10% di sconto.

Scheda nuova in arrivo, spero entro il fine settimana, pagata 166€ con due anni di garanzia Italia: mo la stazione è nuova!  :mrgreen:[/quote]


Pacco con  gruppo alimentazione nuovo arrivato, consegna in 25 ore dall'ordine: eccezionale!  :inchino:  :inchino:


