http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=13240
-----------------------------------
Luca_91
Ven 29 Mag, 2015 16:34

Pluviometro "Siap" E Igrometro "Salmoiraghi"
-----------------------------------
Mi sono stati donati sia un pluviometro della Siap Bologna, sia un igrometro della Salmoiraghi.
Ho testato il pluviometro e sembra andare bene, poi lo dovrò controllare meglio e finire di sistemare. Leggendo sul web ho scoperto che il modello del pluviometro è del 1925... possibile?
Un saluto a tutti.

[img]http://s3.postimg.org/mbhqbz977/11229383_10206558345067025_6596292444116170749_n.jpg[/img]

[img]http://s3.postimg.org/t0o9rzuj7/11329963_10206558343146977_6670864119361998150_n.jpg[/img]

[img]http://s3.postimg.org/lam30lhlf/11391130_10206558344347007_4810224806728153350_n.jpg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Ven 29 Mag, 2015 18:44

Re: Pluviometro "Siap" E Igrometro "Salmoiraghi"
-----------------------------------
Un pluviometro simile, se non uguale, dovrebbe avercelo anche Pigimeteo. Bellissimi comunque!!! :inchino:


-----------------------------------
Pigimeteo
Mar 07 Lug, 2015 07:30

Re: Pluviometro "Siap" E Igrometro "Salmoiraghi"
-----------------------------------
Confermo! E' di un modello, se non uguale, molto simile: stavo guardando l'ingresso dell'acqua ma vedo che  coperto dal tubo. Comunque, credo sia quello. Non credo sia del 1925 come produzione, ma è rimasto uguale dal 1925 come  componentistica. In effetti, come scoprirai molto presto, ha un grosso problema che non è stato mai risolto: s'intasa facilmente. Dovrai molto spesso smontarlo e pulire l'ingresso dell'acqua nella bascula con il Mister Muscolo granulare, come se fosse un lavandino ingorgato, semplicemente ribaltando il coperchio. La Salmoiraghi, poi, ha ancora a disposizione i rulli, ma sono costosissimi, per non dire dei pennini, per cui io ti consiglierei di modificarlo come ho fatto io, inserendo un contatore elettronico di ribaltamenti della bascula, in modo da trasformarlo in elettronico almeno per quel che riguarda il computo totale della pioggia. E' un attrezzo precisissimo, vedrai, con il suo imbuto da 360 mm, ma solo se è perfettamente pulito; se comincia ad intasarsi di nuclei di condensazione, sottostima alla grande.
 :bye:


