http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14770
-----------------------------------
MeteoBientina
Dom 26 Mar, 2017 00:46

Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Ciao a tutti. Ho un problema con la mia stazione meteo PCE FWS 20. Ho notato che quando piove mi perde il contatto fra stazione e consolle. Per collegarle di nuovo basta che tolga una batteria dalla consolle e la rimetta e tutto torna ok. Su un sito ho letto che il pannello ricarica pile è la causa di questo problema. Per risolvere basterebbe che togliessi il pannellino ma poi le batterie non si ricaricano più e la stazione avrebbe bisogno di più manutenzione. Qualcuno ha avuto il solito problema?


-----------------------------------
secoundout
Dom 26 Mar, 2017 14:47

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Anche io possessore di una pce, vai per tentativi, la perdita del segnale avveniva senza una logica precisa e senza avere dei colpevoli, alcuni utenti non hanno mai avuto problemi, alcuni come me invece..... :urted: 

Sostituisci le pile sulla stazione, veniamo da un periodo che il pannello solare ha avuto meno irraggiamento solare, forse si sono danneggiate, controllale e guarda se tante volte hanno avuto anche perdita di liquido, altra verifica che facevo, spostavo la consolle anche di qualche metro, anche decimetro, a volte ripartiva, poi avevo messo uno spezzone di filo elettrico (20 cm) come prolunga saldata all'antenna interna (per circa alcuni mesi non ho avuto mai problemi, ma poi si sono ripresentati), poi..... :evil: mi è partito l'embolo!!!! :mazza: 
Lo scaraventata a terra e fatta volare fino ad un'abitazione abbandonata di fronte a casa mia, dovrebbe essere ancora la.....  :mah:
 :bye:


-----------------------------------
MeteoBientina
Dom 26 Mar, 2017 14:58

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
A dire la verità non dovrebbero essere le batterie perché la stazione non ha neanche un mese di vita. Su meteorete ho letto che dipendeva dal pannellino solare che ricaricava le pile. Farò quel tentativo... la stazione è a circa 10 metri dalla console quindi non credo dipenda dalla distanza. Nei giorni di sole non si è mai scollegata, appena ha piovuto il problema si è ripresentato...


-----------------------------------
secoundout
Dom 26 Mar, 2017 15:34

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
:ok: 
non escluderei del tutto le batterie ricaricabili, forse sono fresche di fabbrica ma a volte....se possiedi un tester provale.  :bye:


-----------------------------------
MeteoBientina
Dom 26 Mar, 2017 15:42

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Ok proverò prima con quello.... però è strano che appena piove perde il segnale... :?


-----------------------------------
andrea75
Lun 27 Mar, 2017 09:36

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="MeteoBientina" post="427008"]Ok proverò prima con quello.... però è strano che appena piove perde il segnale... :?[/quote]

Quella è una "caratteristica" (si fa per dire) di tutte le stazioni, non solo della PCE, ma anche delle Lacrosse ad esempio. Quando le batterie non sono al top, in condizioni con pioggia/nebbia (quindi con umidità elevate), i problemi di trasmissione si amplificano. 
Questo non per dire che la colpa dei tuoi problemi sia solo delle batterie, ma per dirti che ci sta che in quelle condizioni il problema si fa più critico. Io ad ogni modo proverei la sostituzione... male sicuramente non gli fa. ;)


-----------------------------------
MeteoBientina
Lun 27 Mar, 2017 09:49

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Capito... quindi mi consigliate, prima di togliere il pannellino ricarica pile, di sostituire le batterie con altre batterie ricaricabili nuove e ben cariche?


-----------------------------------
andrea75
Lun 27 Mar, 2017 09:59

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="MeteoBientina" post="427039"]Capito... quindi mi consigliate, prima di togliere il pannellino ricarica pile, di sostituire le batterie con altre batterie ricaricabili nuove e ben cariche?[/quote]

Si anche perché almeno escludi il problema più semplice da risolvere... se non fosse quello allora puoi provare a rimuovere il pannello. ;)


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Lun 27 Mar, 2017 11:09

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
La Pce-fws 20 è fatta così, senza motivo si blocca,perde segnale, ...... non perderci troppo tempo  8)) 
 :bye:


-----------------------------------
MeteoBientina
Lun 27 Mar, 2017 12:31

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="427044"]La Pce-fws 20 è fatta così, senza motivo si blocca,perde segnale, ...... non perderci troppo tempo  8)) 
 :bye:[/quote]

Beh ci devo provare a risolvere il problema... Se poi non ci riesco è un'altra cosa... :mah: 
Proverò a cambiare le batterie e successivamente, se il problema continua, toglierò il pannellino...  :ohno:


-----------------------------------
marvel
Lun 27 Mar, 2017 12:39

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="427038"][quote user="MeteoBientina" post="427008"]Ok proverò prima con quello.... però è strano che appena piove perde il segnale... :?[/quote]

Quella è una "caratteristica" (si fa per dire) di tutte le stazioni, non solo della PCE, ma anche delle Lacrosse ad esempio. Quando le batterie non sono al top, in condizioni con pioggia/nebbia (quindi con umidità elevate), i problemi di trasmissione si amplificano. 
Questo non per dire che la colpa dei tuoi problemi sia solo delle batterie, ma per dirti che ci sta che in quelle condizioni il problema si fa più critico. Io ad ogni modo proverei la sostituzione... male sicuramente non gli fa. ;)[/quote]

Che poi con umidità vicina la 100% ci sta che eventuali dispersioni di carico si facciano sentire di più.

Io invece, oltre a riconfigurare la parte web, dovrei sostituire l'anemometro... solo che costa quasi quanto la stazione!  :blink: 

Sapete suggerirmi qualche alternativa?  :inchino:


-----------------------------------
andrea75
Lun 27 Mar, 2017 12:48

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="marvel" post="427050"]Che poi con umidità vicina la 100% ci sta che eventuali dispersioni di carico si facciano sentire di più.

Io invece, oltre a riconfigurare la parte web, dovrei sostituire l'anemometro... solo che costa quasi quanto la stazione!  :blink: 

Sapete suggerirmi qualche alternativa?  :inchino:[/quote]

E' un po' come quando si rompe la testina di una stampante a getto d'inchiostro.... conviene ricomprarla... :D

A parte gli scherzi... se è proprio rotto, o trovi qualcuno che magari te lo rivende usato, o cambi tutta la stazione. Il pezzo di ricambio non so nemmeno se lo danno "stand alone", ma puoi provare a sentire direttamente l'azienda per informarti. ;)


-----------------------------------
MeteoBientina
Lun 27 Mar, 2017 12:55

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Sono d'accordo... magari se la ricompri cambia stazione....  :D 
Il mio traguardo è una Davis ma troppi €...  :roll:


-----------------------------------
claben
Dom 02 Apr, 2017 18:54

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Ciao,
se la stazione è ancora in garanzia ti consiglio di contattare la PCE (è a pochi Km da Bientina!) e vedrai che ti risolveranno il problema.
Per quanto riguarda l'anemometro viene venduto come pezzo di ricambio e costa € 23, questo è il link:
https://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-di-misura/misuratore/stazione-meteorologica-pce-instruments-sensore-per-la-velocit_-dell-aria-det_270855.htm

Claudio


-----------------------------------
marvel
Dom 02 Apr, 2017 19:57

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="claben" post="427377"]Ciao,
se la stazione è ancora in garanzia ti consiglio di contattare la PCE (è a pochi Km da Bientina!) e vedrai che ti risolveranno il problema.
Per quanto riguarda l'anemometro viene venduto come pezzo di ricambio e costa € 23, questo è il link:
https://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-di-misura/misuratore/stazione-meteorologica-pce-instruments-sensore-per-la-velocit_-dell-aria-det_270855.htm

Claudio[/quote]

Grazie, li avevo contattati telefonicamente, il prezzo che mi avevano comunicato era superiore di 15 €, compresa la spedizione 38€. 
 :bye:


-----------------------------------
MeteoBientina
Dom 02 Apr, 2017 20:40

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Ho provato a contattarli per risolvere il problema della perdita di segnale ma non mi hanno risposto... :eek:


-----------------------------------
Tiziano58
Lun 03 Apr, 2017 15:15

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
L'umidità può provocare problemi di basso isolamento, in particolare sulle saldatura dei circuiti stampati esposti all'aria anche se protetti dalla pioggia diretta. Ciò premesso, in caso di malfunzionamenti così evidenti e a poche decine di giorni dall'acquisto, la garanzia va fatta valere integralmente chiedendo la sostituzione dell'intera stazione (è praticamente impossibile determinare sperimentalmente l'origine del malfunzionamento).
Chiedi direttamente la sostituzione, non possono rifiutartela. C'è un difetto all'origine nell'apparecchio e rischi di perdere parecchio tempo dietro ad un problema tecnico difficilmente individuabile con esattezza.


-----------------------------------
MeteoBientina
Lun 03 Apr, 2017 16:01

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Ieri il problema non si è presentato nonostante il bruttissimo tempo, con pioggia fulmini e vento per almeno un'oretta. Secondo me dipende dalle batterie scariche... con questi giorni di bel tempo si sono ricaricate abbastanza si vede e non ha dato problemi di disconnessione...


-----------------------------------
Tiziano58
Lun 03 Apr, 2017 18:48

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
In effetti le batterie scariche potrebbero essere all'origine del problema.
Le batterie utilizzate in questi gruppi sensore sono di tipo particolare, il formato fisico è AA (cosiddette "stilo") mentre la tensione è di 1,5V per ciscun elemento, attenzione però, non sono normali pile alcaline ma si tratta di BATTERIE ALCALINE RICARICABILI (non sostituibili con le normali ricaricabili tipo Ni-Cd/Ni-Mh da 1,2V di tensione), questo nel caso decidessi di sostituirle con altre nuove di zecca.
In ogni caso la piccola cella fotovoltaica montata sopra lo schermo solare DEVE ricaricarle anche con tempo nuvoloso altrimenti c'è qualcosa che non va.
Insisti con la ditta per avere chiarimenti.


-----------------------------------
MeteoBientina
Lun 03 Apr, 2017 19:06

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Il pannello solare non ricarica le batterie quando è nuvoloso... nessun pannello se non sbaglio... ci vuole il sole diretto... cmq aspetto il prox maltempo...


-----------------------------------
claben
Lun 03 Apr, 2017 19:47

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Io ho tolto il pannello solare e dato che il tutto è in cima ad un palo di 5 metri, installato sul tetto di casa, ho fatto scendere un cavo bifilare  fino sul terrazzo dove l'ho collegato ad un portapile ed ogni due anni circa sostituisco le pile senza salire sul tetto.


-----------------------------------
MeteoBientina
Lun 03 Apr, 2017 20:02

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="claben" post="427438"]Io ho tolto il pannello solare e dato che il tutto è in cima ad un palo di 5 metri, installato sul tetto di casa, ho fatto scendere un cavo bifilare  fino sul terrazzo dove l'ho collegato ad un portapile ed ogni due anni circa sostituisco le pile senza salire sul tetto.[/quote]

Anche te avevi problemi di perdita di segnale?


-----------------------------------
Tiziano58
Mar 04 Apr, 2017 08:15

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="MeteoBientina" post="427437"]Il pannello solare non ricarica le batterie quando è nuvoloso... nessun pannello se non sbaglio... ci vuole il sole diretto... cmq aspetto il prox maltempo...[/quote]
Ho una stazione meteo Renkforce WH2315 (venduta dal sito online Conrad) dotata di un gruppo strumenti esterno identico a quello di cui è fornita la PCE FWS 20 e molte altre stazioni di pari livello, in pratica cambia solo la stazione vera e propria (evidentemente questi gruppi strumenti sono fabbricati tutti dalla stessa ditta).
Il manuale originale in lingua inglese della mia stazione riporta testualmente parlando del gruppo strumenti esterno:
"the brightness of a cloudy day is usually enough to charge the rechargeable batteries sufficiently to provide enough energy for daily operation"  :smile:


-----------------------------------
claben
Mar 04 Apr, 2017 12:22

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Tolsi il pannellino solare perchè in inverno se per un intera giornata era nuvoloso la stazione perdeva il segnale; mentre con le pile alcaline non si è più verificato.
Ad oggi, dopo circa 7 anni, funziona perfettamente.


-----------------------------------
MeteoBientina
Mar 04 Apr, 2017 19:05

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="claben" post="427477"]Tolsi il pannellino solare perchè in inverno se per un intera giornata era nuvoloso la stazione perdeva il segnale; mentre con le pile alcaline non si è più verificato.
Ad oggi, dopo circa 7 anni, funziona perfettamente.[/quote]

Quindi la mia teoria sulle battere dovrebbe essere giusta....


-----------------------------------
MeteoBientina
Gio 27 Apr, 2017 07:38

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Buongiorno...
Stamani ho trovato la console disconnessa dalla stazione, tolto una batteria dalla console, rimessa e tutto è ripartito...
Che dipenda dalla ricezione della console invece che dall'invio della stazione???


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Gio 27 Apr, 2017 11:53

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="MeteoBientina" post="428810"]Buongiorno...
Stamani ho trovato la console disconnessa dalla stazione, tolto una batteria dalla console, rimessa e tutto è ripartito...
Che dipenda dalla ricezione della console invece che dall'invio della stazione???[/quote]
Hai la mia stessa fortuna, la mia pce dopo continue disconnessioni l'ho martellata e cestinata .

 :mrgreen:  :bye:


-----------------------------------
MeteoBientina
Gio 27 Apr, 2017 22:33

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="SappanicoMeteo" post="428823"][quote user="MeteoBientina" post="428810"]Buongiorno...
Stamani ho trovato la console disconnessa dalla stazione, tolto una batteria dalla console, rimessa e tutto è ripartito...
Che dipenda dalla ricezione della console invece che dall'invio della stazione???[/quote]
Hai la mia stessa fortuna, la mia pce dopo continue disconnessioni l'ho martellata e cestinata .

 :mrgreen:  :bye:[/quote]

Mi sa che farà la stessa fine perché così è veramente inutile.... Ad ogni precipitazione un po insistente si scollega... Ma che la fanno a fare??? Se trovo una Davis la prendo subito...


-----------------------------------
green63
Gio 27 Apr, 2017 22:46

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="MeteoBientina" post="428890"][quote user="SappanicoMeteo" post="428823"][quote user="MeteoBientina" post="428810"]Buongiorno...
Stamani ho trovato la console disconnessa dalla stazione, tolto una batteria dalla console, rimessa e tutto è ripartito...
Che dipenda dalla ricezione della console invece che dall'invio della stazione???[/quote]
Hai la mia stessa fortuna, la mia pce dopo continue disconnessioni l'ho martellata e cestinata .

 :mrgreen:  :bye:[/quote]

Mi sa che farà la stessa fine perché così è veramente inutile.... Ad ogni precipitazione un po insistente si scollega... Ma che la fanno a fare??? Se trovo una Davis la prendo subito...[/quote]

Mi dispiace molto, so che molti utenti si sono trovati bene con quella stazione, ma indubbiamente si va un poco a fortuna, e purtroppo non è il tuo caso  :( 
In questa fascia non viene curata a fondo la parte relativa alle problematiche di affidabilità in condizioni non ideali, scelta dettata purtroppo dal contenimento dei costi, non  vengono effettuati test nelle varie condizioni etc
Dispiace perchè magari si è lavorato tanto per metterla a norma, mettere i dati online etc e poi...
MI auguro tu possa trovare un'ottima occasione per una Davis, anche lei non è perfetta ma di certo puoi contare su un'ottima affidabilità, sopratutto per quanto riguarda la trasmissione radio 
 ;)


-----------------------------------
MeteoBientina
Ven 28 Apr, 2017 13:45

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="green63" post="428891"][quote user="MeteoBientina" post="428890"][quote user="SappanicoMeteo" post="428823"][quote user="MeteoBientina" post="428810"]Buongiorno...
Stamani ho trovato la console disconnessa dalla stazione, tolto una batteria dalla console, rimessa e tutto è ripartito...
Che dipenda dalla ricezione della console invece che dall'invio della stazione???[/quote]
Hai la mia stessa fortuna, la mia pce dopo continue disconnessioni l'ho martellata e cestinata .

 :mrgreen:  :bye:[/quote]

Mi sa che farà la stessa fine perché così è veramente inutile.... Ad ogni precipitazione un po insistente si scollega... Ma che la fanno a fare??? Se trovo una Davis la prendo subito...[/quote]

Mi dispiace molto, so che molti utenti si sono trovati bene con quella stazione, ma indubbiamente si va un poco a fortuna, e purtroppo non è il tuo caso  :( 
In questa fascia non viene curata a fondo la parte relativa alle problematiche di affidabilità in condizioni non ideali, scelta dettata purtroppo dal contenimento dei costi, non  vengono effettuati test nelle varie condizioni etc
Dispiace perchè magari si è lavorato tanto per metterla a norma, mettere i dati online etc e poi...
MI auguro tu possa trovare un'ottima occasione per una Davis, anche lei non è perfetta ma di certo puoi contare su un'ottima affidabilità, sopratutto per quanto riguarda la trasmissione radio 
 ;)[/quote]


Proverò a togliere il pannellino ricarica pile e mettere delle batterie alcaline...


-----------------------------------
MeteoBientina
Dom 30 Apr, 2017 16:03

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Ciao... tolto oggi il pannellino solare ricarica pile e messo delle batterie alcaline.... vediamo ora come si comporta... :x


-----------------------------------
MeteoBientina
Dom 07 Mag, 2017 21:38

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Ciao a tutti....
Allora da quando ho tolto il pannellino ricarica pile e collegato direttamente il pluviometro al termoigrometro, la stazione non ha dato più problemi di collegamento, non si è piu scollegata...
Che sia quello la causa del problema??? :wink:


-----------------------------------
andrea75
Dom 07 Mag, 2017 21:41

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="MeteoBientina" post="429342"]Ciao a tutti....
Allora da quando ho tolto il pannellino ricarica pile e collegato direttamente il pluviometro al termoigrometro, la stazione non ha dato più problemi di collegamento, non si è piu scollegata...
Che sia quello la causa del problema??? :wink:[/quote]

Beh... a questo punto direi proprio che la soluzione sia stata efficace. ;)


-----------------------------------
giuxoloo
Mer 28 Giu, 2017 05:42

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Salve, volevo chiedervi se anche a voi quando piove forte(durante un temporale) vi saltano tutti i dati sulla console?!ed il tutto non funziona per 1/2 giorni per poi ritornare a funzionare e perciò a trasmettermi i dati sulla console. 
A qualcuno di voi succede oppure è mai successo?se si cosa può essere? Grazie mille per eventuali risposte


-----------------------------------
Andrea Ramazzotti
Mer 28 Giu, 2017 07:06

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Ciao
Sono stato possessore di questa stazione per diversi anni ma sinceramente non mi è mai capitato!
Mi viene da pensare che potrebbero esserci dei problemi nella parte tx (trasmissione) da parte del gruppo sensori esterni.... probabilmente con infiltrazione anomala dell'acqua nella circuiteria.... tanto è che quando si asciuga nel giro di qualche giorno ricomincia a trasmettere
Dai un occhiata  :blink:


-----------------------------------
SappanicoMeteo
Mer 28 Giu, 2017 08:45

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="giuxoloo" post="431452"]Salve, volevo chiedervi se anche a voi quando piove forte(durante un temporale) vi saltano tutti i dati sulla console?!ed il tutto non funziona per 1/2 giorni per poi ritornare a funzionare e perciò a trasmettermi i dati sulla console. 
A qualcuno di voi succede oppure è mai successo?se si cosa può essere? Grazie mille per eventuali risposte[/quote]
Come già  detto,  la mia esperienza con la pce è stata super negativa,  8)) avevo stesso problema.
Risolto buttandola nel bidone  :D


-----------------------------------
MeteoBientina
Mer 28 Giu, 2017 08:54

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Buongiorno... io come ho già spiegato, ho risolto togliendo il pannello che ricarica le pile e messo delle batterie alcaline... il problema per ora non si è ripresentato...


-----------------------------------
andrea75
Mer 28 Giu, 2017 08:59

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Mi pare di capire che [b]MeteoBientina[/b], che aveva aperto il topic, aveva proprio questo problema, che ha risolto togliendo il pannello solare. 
La pioggia e l'umidità in genere sono di base nemiche delle trasmissioni wireless, e di fatto accorciano il raggio di azione dei sensori. Inizialmente, quando avevo i sensori sul tetto, e la consolle 2 piani al di sotto, avevo anche io con la Lacrosse qualche problemino di ricezione... ero proprio al limite, e al primo disturbo, come magari una pioggia più intensa, perdevo a volte il segnale. Certo... non mi durava 2 giorni il problema, ma al più qualche minuto... forse nelle PCE il problema è congenito, e il disturbo della pioggia lo amplifica ancora di più.


-----------------------------------
giuxoloo
Mer 05 Lug, 2017 06:03

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
Buongiorno proverò a togliere il pannellino solare della pce anche perché tanto è inutile, vedremo se al prosssimo temporale mi salta il segnale..!siete stati molto gentili grazie


-----------------------------------
MeteoBientina
Mer 05 Lug, 2017 07:20

Re: Problema PCE FWS 20
-----------------------------------
[quote user="giuxoloo" post="431946"]Buongiorno proverò a togliere il pannellino solare della pce anche perché tanto è inutile, vedremo se al prosssimo temporale mi salta il segnale..!siete stati molto gentili grazie[/quote]

Ricordati di inserire le batterie alcaline al posto di quelle ricaricabili...


