http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=1479
-----------------------------------
klaus81
Ven 23 Dic, 2005 21:47

WS 2300
-----------------------------------
A tutti voi chiedo di darmi qualche consiglio per quanto riguarda l' installazione della mia stazione meteo (che mi è arrivata oggi) in modo di avere i dati più reali possibili.
La stazione è composta da un pluviometro e un'anemometro che si collegano con i cavetti direttamente al termoigrometro che ha sua volta tramite onde radio trasmette i dati alla base che posso anche collegare al portatile.
Il pluviometro e l'anemometro dove li posso posizionare ?
E l'igrometro qual'è il posto migliore ?
Grazie a tutti per i vostri preziosi suggerimenti  :bye:


-----------------------------------
thunderstorm
Sab 24 Dic, 2005 00:42


-----------------------------------
che sappia il pluviometro ed igrometro deve essere distante almeno due o tre metri da, stabili, alberi e altro.
Per qaunto riguarda l'anemometro anch'esso un paio di metri o più meglio in cima ad un palo o sopra il tetto.


-----------------------------------
andrea75
Sab 24 Dic, 2005 09:15


-----------------------------------
Più o meno ha detto tutto Dario. L'importante è che i sensori non abbiano interferenze con le pareti circostanti, ed ognuno per le sue specifiche funzioni: il pluviometro può anche rimanere appoggiato in terra, con l'unico accogimento che possa avere intorno almento 3-4 metri di spazio aperto, che ti possano consentire in caso di piogge con vento di avere comunque una buona attendibilità. Stessa cosa per l'anemometro. Per il termoigrometro sarebbe meglio un'esposizione al sole e comunque senza pareti vicine nel raggio di un metro, ed ovviamente, nel caso di esposizione al sole, sarebbe meglio dotarlo di una schermatura, in quanto il piccolo cappuccio che viene dato in dotazione è tutt'altro che valido.
La soluzione migliore, come ha detto Dario, sarebbe mettere tutto su di un palo installato o terra (meglio su un prato a min. 2 mt. da terra) o su di un tetto, ma in quel caso l'altezza dal suolo del tetto dovrebbe essere superiore, per evitare di risentire dell'irraggiamento solare diurno.


-----------------------------------
klaus81
Sab 24 Dic, 2005 12:18


-----------------------------------
Ma perchè sulla confezione c'è scritto "sotto la gronda del tetto al riparo dalla lue del sole e dalla pioggia" ? :|


-----------------------------------
andrea75
Sab 24 Dic, 2005 12:39


-----------------------------------
[quote="klaus81"]Ma perchè sulla confezione c'è scritto "sotto la gronda del tetto al riparo dalla lue del sole e dalla pioggia" ? :|[/quote]

Perché così se ti si rompe il sensore e non l'hai messo come pare a loro non te lo riparano!  :roftl: 
Scherzo... è ovvio che le intemperie non fanno bene ai sensori, ma chi si sogna di mettere un anemometro sotto il tetto? Se vuoi puoi anche metterci il termoigrometro, ma dovrai tenere presente che sottostimerai (in certi casi non di poco) le massime. Il rimedio, come già ti ho detto, è dotare il sensore di un buono schermo solare, che oltre a darti valori corretti in caso di esposizione al sole, ti garantisce anche un minimo di protezione dagli agenti esterni.


-----------------------------------
klaus81
Sab 24 Dic, 2005 14:36


-----------------------------------
Scusa Andrea se ti rompo , ma per la pressione come faccio ? Spiegami perchè non è da molto che seguo carte e modelli, quindi mi rimane difficile trovare da solo la pressione....Se puoi darmi qualche dato preciso sarei molto contento  :bye: 
Ps.:Il palo da tre mt è posizionato con tutti i sensori è posizionato :wink:


-----------------------------------
andrea75
Sab 24 Dic, 2005 16:23


-----------------------------------
[quote="klaus81"]Scusa Andrea se ti rompo , ma per la pressione come faccio ? Spiegami perchè non è da molto che seguo carte e modelli, quindi mi rimane difficile trovare da solo la pressione....Se puoi darmi qualche dato preciso sarei molto contento  :bye: 
Ps.:Il palo da tre mt è posizionato con tutti i sensori è posizionato :wink:[/quote]

Parli del calcolo della pressione  a livello del mare? Beh, io ti consiglio di tararla seguendo le isobare che trovi su sinottiche in tempo reale come ad esempio qui

http://meteocentre.com/analyse/local/eur.gif

Oppure ti regoli con altre stazioni meteo affidabili che ci sono nella tua zona.
Un altro metodo sarebbe un calcolo matematico, che però è abbastanza complesso, in quanto si dovrebbe tenere conto anche di fattori come la temperatura e l'umidità... ci sono formule che mettono paura!!! In appoggio ci sono anche programmini (ne trovi uno nella nostra sezione download) che semplificano questo lavoro, ma che non ritengo così precisi.

Se invece vuoi documentarti un po' sull'argomento qui trovi qualche notizia in più:
http://www.meteogiornale.it/news/read.php?id=9269
http://www.meteogiornale.it/news/read.php?id=9279

Oppure ti affidi a Google:
http://www.google.it/search?hl=it&q=calcolo+pressione+livello+mare&meta=

Sono stato esauriente?  :wink:  :bye:


-----------------------------------
klaus81
Sab 24 Dic, 2005 17:57


-----------------------------------
Perfetto Andrea :inchino: ...Quindi ora da quello che ho potuto capire, ho guardato la carta sinottica in tempo reale ed ho inserito il valore della mia zona (1024 hp) come valore di pressione assoluta e non relativa... Ho fatto bene oppure non ho capito nulla ? Ora la pressione relativa mi segna 991,5... Può essere? :bye:


-----------------------------------
andrea75
Lun 26 Dic, 2005 13:02


-----------------------------------
[quote="klaus81"]Perfetto Andrea :inchino: ...Quindi ora da quello che ho potuto capire, ho guardato la carta sinottica in tempo reale ed ho inserito il valore della mia zona (1024 hp) come valore di pressione assoluta e non relativa... Ho fatto bene oppure non ho capito nulla ? Ora la pressione relativa mi segna 991,5... Può essere? :bye:[/quote]

Quella relativa è riferita alla tua stazione, quindi non posso verificarla... controlla piuttosto i valori di quella assoluta con la sinottica e con la mia stazione. Fammi sapere!


-----------------------------------
klaus81
Lun 26 Dic, 2005 18:17


-----------------------------------
Si in effetti mi ero confuso un pò...Comunque posso vedere che quello che mi dice la mia stazione (1005,8 hpa) corrisponde perfettamente alla tua :) .
Grazie per l'aiuto Sei stato veramente gentile a sopportarmi :inchino: 
Tanto che ci sono ti volevo chiedere un'altra cosa: come posso prendere i dati pluviometrici...Cioè con quale criterio devo trascriverli ? :bye:


-----------------------------------
andrea75
Lun 26 Dic, 2005 18:57


-----------------------------------
[quote="klaus81"]
Tanto che ci sono ti volevo chiedere un'altra cosa: come posso prendere i dati pluviometrici...Cioè con quale criterio devo trascriverli ? :bye:[/quote]

Questa non l'ho capita... in che senso trascrivere? Cioè, la stazione ha il pluviometro e i dati li dovrebbe poi mostrare nel diplay della stazione e in Heavy Weather, giusto? Cos'altro ti serve?


-----------------------------------
klaus81
Lun 26 Dic, 2005 22:11


-----------------------------------
:P  :oops: 

 :bye:  :bye:


-----------------------------------
andrea75
Mar 27 Dic, 2005 10:18


-----------------------------------
No, ma dimmi pure... solo che non ho capito che ti serve :)


-----------------------------------
Conte
Mar 05 Dic, 2006 23:29

Re: WS 2300
-----------------------------------
Se vogliamo essere pignoli non basta dire che ci debbano essere due tre mt di distanza da un edificio per il pluvio perchè le ombre pluvio dipendono da quanto è alto l'edificio. Esiste una regola di riferimento per questa norma ma ora non mi sovviene. Di certo è che ci vogliono diversi mt i distanza per un edificio di 10 mt e ciò è facile intuirlo. Pensate a quando soffia un vento teso e siete sotto vento all'edificio. Inoltre il pluvio dovrebbe essere cautelativamente sollevato dalle superfici vicine di almeno 30 cm per evitare che con le forti pioggie temporalesche le gocce di rimbalzo possano finire nell'imbuto falsando le misurazioni.
L'anemometro dovrebbe stare a 10 mt di altezza e con tanto spazio libero intorno. In genere si pongono sui tetti con campo scoperto a 360 gradi.
Il termoigrometro deve essere installato a 1,80 mt dal suolo, che dovrebbe essere erboso e spazioso, e posto dentro uno schermo solare. In mancanza di prato è bene sollevarsi ad almeno 3 mt se sotto c'è il cemento per evitare che le termiche di risalita nelle giornate soleggiate e calme di vento diano temp. sovrastimate.
Come amo ripetere da anni non importa che lo schermo solare (di efficacia provata) sia esposto direttamente al sole. E' necessario che esso sia immerso in un contesto soleggiato (il prato di prima) e che quindi il sensore rilevi l'aria appartenente ad un microclima soleggiato e rappresentativo della zona.
Uno schermo efficace permette di rilevare massime inferiori e minime superiori rispetto a schermi poco performanti.
Nel caso si decidesse di autocostruirne uno è bene farlo autoventilato. Ciò rimedierà alle diverse pecche costruttive e di materiale usato.
Il mio secondo schermo è piaciuto tanto a Raffaello di Martino che mi ha chiesto di pubblicarlo sul suo sito.
http://www.kwos.org/schermo_lacrosse_3.htm  :smile: 

Se volete vi posto il link di un mio tread aperto appositamente per l'autocostruzione dove è riportato anche quello sopracitato oltre ad altri postati da vari forumisti. :bye:


-----------------------------------
klaus81
Gio 07 Dic, 2006 12:28

Re: WS 2300
-----------------------------------
Ho ripreso il mio primo post sulla ws2300 per un problemino: da circa una settimana ho riposizionato ivari sensori della ws2300...l'anemometro e il pluvio li ho lasciati sopra il tetto mentre il termoigrometro l'ho posizionato sul prato lontano da casa e a circa 2 mt da terra(quasi da manuale!). Avendo fatto questa modifica ho dovuto allacciare il termoigro direttamente alla consolle in casa dato che il segnale non la raggiungeva, e qui è sorto un problema: l'anemometro riceve il segnale per 5-10 secondi e poi niente, dopo poco riparte e poi si ristacca...é quasi un senale "lampeggiante", come mai ? Qualcuno sa darmi qualche spiegazione ? Ciao


-----------------------------------
snowfinder
Gio 07 Dic, 2006 12:45

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="Conte" post="26452"]...
Nel caso si decidesse di autocostruirne uno è bene farlo autoventilato. Ciò rimedierà alle diverse pecche costruttive e di materiale usato.
Il mio secondo schermo è piaciuto tanto a Raffaello di Martino che mi ha chiesto di pubblicarlo sul suo sito.
http://www.kwos.org/schermo_lacrosse_3.htm  :smile: 

Se volete vi posto il link di un mio tread aperto appositamente per l'autocostruzione dove è riportato anche quello sopracitato oltre ad altri postati da vari forumisti. :bye:[/quote]

Infatti anche io ripresi il tuo progetto, modificandolo leggermente, non so se ti ricordi ma te lo dissi anche nel forum meteonetwork.
Devo dire che funge molto bene, a distanza di un anno e mezzo le rilevazioni sono molto precise, soprattutto le massime, peccato solo che non abbia la possibilità di testarlo a braccetto con un davis normato. A proposito, ho letto su meteonetwork della possibilità di avere in prestito uno schermo davis con stazioncina meteo e 2 sensori proprio per fare questi raffronti vero?


-----------------------------------
Icestorm
Gio 07 Dic, 2006 22:06

Re: WS 2300
-----------------------------------
Già è così, adottano questa possibilità direi molto utile..


-----------------------------------
klaus81
Ven 08 Dic, 2006 10:38

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26527"]Ho ripreso il mio primo post sulla ws2300 per un problemino: da circa una settimana ho riposizionato ivari sensori della ws2300...l'anemometro e il pluvio li ho lasciati sopra il tetto mentre il termoigrometro l'ho posizionato sul prato lontano da casa e a circa 2 mt da terra(quasi da manuale!). Avendo fatto questa modifica ho dovuto allacciare il termoigro direttamente alla consolle in casa dato che il segnale non la raggiungeva, e qui è sorto un problema: l'anemometro riceve il segnale per 5-10 secondi e poi niente, dopo poco riparte e poi si ristacca...é quasi un senale "lampeggiante", come mai ? Qualcuno sa darmi qualche spiegazione ? Ciao[/quote]

Ma nessuno mi sà aiutare ??????? :|  :mah:  :mah:


-----------------------------------
andrea75
Ven 08 Dic, 2006 19:10

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26594"][quote user="klaus81" post="26527"]Ho ripreso il mio primo post sulla ws2300 per un problemino: da circa una settimana ho riposizionato ivari sensori della ws2300...l'anemometro e il pluvio li ho lasciati sopra il tetto mentre il termoigrometro l'ho posizionato sul prato lontano da casa e a circa 2 mt da terra(quasi da manuale!). Avendo fatto questa modifica ho dovuto allacciare il termoigro direttamente alla consolle in casa dato che il segnale non la raggiungeva, e qui è sorto un problema: l'anemometro riceve il segnale per 5-10 secondi e poi niente, dopo poco riparte e poi si ristacca...é quasi un senale "lampeggiante", come mai ? Qualcuno sa darmi qualche spiegazione ? Ciao[/quote]

Ma nessuno mi sà aiutare ??????? :|  :mah:  :mah:[/quote]

Scusa Claudio, ma ho letto solo ora.... dunque... ora la tua stazione è completamente cablata, giusto? In queste condizioni il segnale dovrebbe riceverlo ogni 8 secondi (a fronte dei 32 di prima). Quindi può essere normale che vedi il segnale venir ricercato spesso. E' questo è il problema o ho capito male?  :roll:


-----------------------------------
klaus81
Ven 08 Dic, 2006 19:19

Re: WS 2300
-----------------------------------
Il segnale alla base arriva sempre ...però il segnale del vento spesso sparisce e molte volte non viene riportato nemmeno su heavy weather


-----------------------------------
andrea75
Ven 08 Dic, 2006 19:22

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26630"]Il segnale alla base arriva sempre ...però il segnale del vento spesso sparisce e molte volte non viene riportato nemmeno su heavy weather[/quote]

Hai per caso fatto prolunghe al cavo che dal termoigro va all'anemometro? E ancora... il cavo per caso è costretto a passare vicino a cavi della corrente elettrica?


-----------------------------------
klaus81
Ven 08 Dic, 2006 19:24

Re: WS 2300
-----------------------------------
ho allungato il cavo di 5 mt con un cavo telefonico il tutto passato insieme a quello del pluvio e del cablaggio che va alla base su una forassite...non c'è nessun cavo elettrico vicino


-----------------------------------
andrea75
Ven 08 Dic, 2006 19:36

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26632"]ho allungato il cavo di 5 mt con un cavo telefonico il tutto passato insieme a quello del pluvio e del cablaggio che va alla base su una forassite...non c'è nessun cavo elettrico vicino[/quote]

Quindi hai fatto una prolunga... non hai modo di fare tutto con un cavo unico senza mettere la giunta tra i 2 cavi?


-----------------------------------
klaus81
Ven 08 Dic, 2006 19:41

Re: WS 2300
-----------------------------------
Per la giunta comunque ho usato un giunto delle linee telefoniche ...Non ho fatto giunte con fili spellati. Ma se mi dici che potrebbe essere quello...proverò


-----------------------------------
andrea75
Ven 08 Dic, 2006 19:50

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26640"]Per la giunta comunque ho usato un giunto delle linee telefoniche ...Non ho fatto giunte con fili spellati. Ma se mi dici che potrebbe essere quello...proverò[/quote]

E' una prova... prima di tutto puoi dare una pulitina al plug del cavo dell'anemometro nel termoigro, verificando che sia stato ben inserito. Stessa cosa nella giunta. So che sono cose banali, ma spesso i problemi si risolvono con le soluzioni più semplici.

Segnalerò comunque il messaggio a Conte, che per quel che riguarda la Ws2300 non conosce segreti ;)


-----------------------------------
klaus81
Ven 08 Dic, 2006 19:53

Re: WS 2300
-----------------------------------
ok grazie per ora. 

Questo comunque è il mio problema:

[video width=320 height=240]http://www.lineameteo.it/files/08122006(001).avi[/video]


-----------------------------------
Conte
Dom 10 Dic, 2006 09:43

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26527"]Ho ripreso il mio primo post sulla ws2300 per un problemino: da circa una settimana ho riposizionato ivari sensori della ws2300...l'anemometro e il pluvio li ho lasciati sopra il tetto mentre il termoigrometro l'ho posizionato sul prato lontano da casa e a circa 2 mt da terra(quasi da manuale!). Avendo fatto questa modifica ho dovuto allacciare il termoigro direttamente alla consolle in casa dato che il segnale non la raggiungeva, e qui è sorto un problema: l'anemometro riceve il segnale per 5-10 secondi e poi niente, dopo poco riparte e poi si ristacca...é quasi un senale "lampeggiante", come mai ? Qualcuno sa darmi qualche spiegazione ? Ciao[/quote]
Quando non compaiono i valori del vento compaiono i trattini?  
Sembrerebbe un caso i debolezza di segnale e la causa potrebbe essere anche determinata da uno scarso contatto dei plug (i capi dei cavi) oltre che da un eccessiva lunghezza dei cavi di connessione.
Come ha già suggerito Andrea sarebbe opportuno verificare la pulizia dei contatti. Potresti provare a spazzolare putte le spinette con uno spazzolino da denti asciutto. A seguire un bel serraggio con nastroisolante come ho fatto io in modo che il nastro tesato spinga meccanicamente i plug verso le spinette. Non vorrei anche che ci sia un difetto nel cavo di prolunga. Quando si crimpa un cavo non sempre i contatti vengono bene tanto è vero che nel mio caso feci fare la prova strumentale nel negozio dove me la prepararono. Essa risultò negativa e quindi il negoziante rieffettuò subito il crimpaggio. Sarei diventato matto se non avessi avuto lo scrupolo di effettuare quel test.
Ultima domanda: se hai come immagino la consolle collegata al PC hai una buona messa a terra del case? E' una cosa molto importante questa.


-----------------------------------
Conte
Dom 10 Dic, 2006 09:51

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="snowfinder" post="26528"][quote user="Conte" post="26452"]...
Nel caso si decidesse di autocostruirne uno è bene farlo autoventilato. Ciò rimedierà alle diverse pecche costruttive e di materiale usato.
Il mio secondo schermo è piaciuto tanto a Raffaello di Martino che mi ha chiesto di pubblicarlo sul suo sito.
http://www.kwos.org/schermo_lacrosse_3.htm  :smile: 

Se volete vi posto il link di un mio tread aperto appositamente per l'autocostruzione dove è riportato anche quello sopracitato oltre ad altri postati da vari forumisti. :bye:[/quote]

Infatti anche io ripresi il tuo progetto, modificandolo leggermente, non so se ti ricordi ma te lo dissi anche nel forum meteonetwork.
Devo dire che funge molto bene, a distanza di un anno e mezzo le rilevazioni sono molto precise, soprattutto le massime, peccato solo che non abbia la possibilità di testarlo a braccetto con un davis normato. A proposito, ho letto su meteonetwork della possibilità di avere in prestito uno schermo davis con stazioncina meteo e 2 sensori proprio per fare questi raffronti vero?[/quote]

Sì, è vero. Per chi appartiene alla rete NMW vengono messi a disposizione un passivo Davis e due sensori identici nel loro comportamento ai fini di effettuare confronti ineccepibili tra due schermi.


-----------------------------------
klaus81
Dom 10 Dic, 2006 10:41

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="Conte" post="26742"][quote user="klaus81" post="26527"]Ho ripreso il mio primo post sulla ws2300 per un problemino: da circa una settimana ho riposizionato ivari sensori della ws2300...l'anemometro e il pluvio li ho lasciati sopra il tetto mentre il termoigrometro l'ho posizionato sul prato lontano da casa e a circa 2 mt da terra(quasi da manuale!). Avendo fatto questa modifica ho dovuto allacciare il termoigro direttamente alla consolle in casa dato che il segnale non la raggiungeva, e qui è sorto un problema: l'anemometro riceve il segnale per 5-10 secondi e poi niente, dopo poco riparte e poi si ristacca...é quasi un senale "lampeggiante", come mai ? Qualcuno sa darmi qualche spiegazione ? Ciao[/quote]
Quando non compaiono i valori del vento compaiono i trattini?  
Sembrerebbe un caso i debolezza di segnale e la causa potrebbe essere anche determinata da uno scarso contatto dei plug (i capi dei cavi) oltre che da un eccessiva lunghezza dei cavi di connessione.
Come ha già suggerito Andrea sarebbe opportuno verificare la pulizia dei contatti. Potresti provare a spazzolare putte le spinette con uno spazzolino da denti asciutto. A seguire un bel serraggio con nastroisolante come ho fatto io in modo che il nastro tesato spinga meccanicamente i plug verso le spinette. Non vorrei anche che ci sia un difetto nel cavo di prolunga. Quando si crimpa un cavo non sempre i contatti vengono bene tanto è vero che nel mio caso feci fare la prova strumentale nel negozio dove me la prepararono. Essa risultò negativa e quindi il negoziante rieffettuò subito il crimpaggio. Sarei diventato matto se non avessi avuto lo scrupolo di effettuare quel test.
Ultima domanda: se hai come immagino la consolle collegata al PC hai una buona messa a terra del case? E' una cosa molto importante questa.[/quote]
Probabilmente sarà questione di "messa a terra"... Ho potuto notare in questi giorni dopo aver cablato la stazione che con il computer spento non succede niente e registra tutti valori mentre con il PC acceso i valori vanno e vengono :? . A questo punto come faccio a scaricare a terra il PC ? Grazie Andrea e Conte per le info


-----------------------------------
Conte
Dom 10 Dic, 2006 11:55

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26749"][quote user="Conte" post="26742"][quote user="klaus81" post="26527"]Ho ripreso il mio primo post sulla ws2300 per un problemino: da circa una settimana ho riposizionato ivari sensori della ws2300...l'anemometro e il pluvio li ho lasciati sopra il tetto mentre il termoigrometro l'ho posizionato sul prato lontano da casa e a circa 2 mt da terra(quasi da manuale!). Avendo fatto questa modifica ho dovuto allacciare il termoigro direttamente alla consolle in casa dato che il segnale non la raggiungeva, e qui è sorto un problema: l'anemometro riceve il segnale per 5-10 secondi e poi niente, dopo poco riparte e poi si ristacca...é quasi un senale "lampeggiante", come mai ? Qualcuno sa darmi qualche spiegazione ? Ciao[/quote]
Quando non compaiono i valori del vento compaiono i trattini?  
Sembrerebbe un caso i debolezza di segnale e la causa potrebbe essere anche determinata da uno scarso contatto dei plug (i capi dei cavi) oltre che da un eccessiva lunghezza dei cavi di connessione.
Come ha già suggerito Andrea sarebbe opportuno verificare la pulizia dei contatti. Potresti provare a spazzolare putte le spinette con uno spazzolino da denti asciutto. A seguire un bel serraggio con nastroisolante come ho fatto io in modo che il nastro tesato spinga meccanicamente i plug verso le spinette. Non vorrei anche che ci sia un difetto nel cavo di prolunga. Quando si crimpa un cavo non sempre i contatti vengono bene tanto è vero che nel mio caso feci fare la prova strumentale nel negozio dove me la prepararono. Essa risultò negativa e quindi il negoziante rieffettuò subito il crimpaggio. Sarei diventato matto se non avessi avuto lo scrupolo di effettuare quel test.
Ultima domanda: se hai come immagino la consolle collegata al PC hai una buona messa a terra del case? E' una cosa molto importante questa.[/quote]
Probabilmente sarà questione di "messa a terra"... Ho potuto notare in questi giorni dopo aver cablato la stazione che con il computer spento non succede niente e registra tutti valori mentre con il PC acceso i valori vanno e vengono :? . A questo punto come faccio a scaricare a terra il PC ? Grazie Andrea e Conte per le info[/quote]
Innanzitutto verifica se la tua presa di alimentazione del PC ha tre poli (la centrale è al terra). Se ne ha due bisogna per forza provvedere a fare una messa a terra del case esterna. Nel caso invece avesse tre spinette allora dovresti verificare, aprendo la presa a muro, che ci siano tre fili. A me è capitato che nella mia presa la terra non fosse presente. Ho dovuto far collegare la terra di una presa vicina con quella dove avevo collegato tutte le apparecchiature. Prima di questa verifica (ora va tuto splendidamente) mi ero arrangiato collegando un filo di rame che partendo dal case (cavetto arrotolato su una vite avvitata sul case metallico) andava a stringere coll'altro apo su un tubo NON VERNICIATO E SCARTAVETRATO di rame della condotta dei termosifoni. La cosa fungeva bene ma rarissimamente qualche raffichetta fantasma di 91,8 km/h compariva. Sono andato avanti così per mesi fino a quando non mi accorsi che collegando con una prolunga volante il PC con un'altra presa le cose andavano benissimo.
Ora quindi fai le verifiche del caso e poi, se non puoi fare di meglio, sfrutta il filo di rame esterno come ho spiegato.


-----------------------------------
klaus81
Dom 10 Dic, 2006 14:02

Re: WS 2300
-----------------------------------
Finalmente risolto il problema....Questione di prolunga cavo senza terra ! Grazie  Conte !!!


-----------------------------------
burjan
Dom 10 Dic, 2006 17:38

Re: WS 2300
-----------------------------------
Visto che si parla di WS2300: ogni tanto il segnale dei sensori parte, come da due ore fa in poi. Anche questo può essere dovuto alla messa a terra del PC?


-----------------------------------
andrea75
Dom 10 Dic, 2006 18:09

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="burjan" post="26768"]Visto che si parla di WS2300: ogni tanto il segnale dei sensori parte, come da due ore fa in poi. Anche questo può essere dovuto alla messa a terra del PC?[/quote]

Sì, decisamente... ho visto la tua installazione e la staziojne è troppo vicina per poter avere problemi di mancanza di segnale. In alternativa ci potrebbe essere un problema di segnale disturbato da altri apparecchi elettromagnetici nelle vicinanze, ma proverei prima a verificare la messa a terra.


-----------------------------------
Conte
Lun 11 Dic, 2006 12:17

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26756"]Finalmente risolto il problema....Questione di prolunga cavo senza terra ! Grazie  Conte !!![/quote]
Prego :smile: 
La mancanza di messa a terra (verificate sempre la presa e l'impianto di casa), nel caso si abbia la stazione collegata al PC, può generare parecchi problemi ai dati anemometrici in primis e poi a quelli igrometrici. Se poi il voltaggio delle correnti parassite è particolarmente alto si può arrivare anche alla completa mancanza di visualizzazione dei dati in consolle.


-----------------------------------
klaus81
Mar 12 Dic, 2006 18:39

Re: WS 2300
-----------------------------------
Andreèèèè.... :shock:  Stamani ho acceso il pc di corsa e sono scappato, poi ora al ritorno dal lavoro ho visto che la base non trasmette con il PC.... :evil:  :wall: ....Cosa posso fare ?? Praticamente i dati sono arrivati fino a quando non ho spento il pc ieri sera alle 00.36.... :urted:  Aiutatemi !!!!


-----------------------------------
andrea75
Mar 12 Dic, 2006 19:10

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26938"]Andreèèèè.... :shock:  Stamani ho acceso il pc di corsa e sono scappato, poi ora al ritorno dal lavoro ho visto che la base non trasmette con il PC.... :evil:  :wall: ....Cosa posso fare ?? Praticamente i dati sono arrivati fino a quando non ho spento il pc ieri sera alle 00.36.... :urted:  Aiutatemi !!!![/quote]

Cioè la consolle non comunica col pc o non arrivano i dati dei sensori alla consolle?


-----------------------------------
klaus81
Mar 12 Dic, 2006 19:11

Re: WS 2300
-----------------------------------
La consolle con il pc....


-----------------------------------
andrea75
Mar 12 Dic, 2006 19:18

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26943"]La consolle con il pc....[/quote]

Uhmmmmmm.... ma Heavy Weather mostra i dati?


-----------------------------------
klaus81
Mar 12 Dic, 2006 19:19

Re: WS 2300
-----------------------------------
no.... é tipo annebbiato !


-----------------------------------
klaus81
Mar 12 Dic, 2006 19:20

Re: WS 2300
-----------------------------------
Ho cambiato porta COM ...Ora funziona ma cosa è successo ??


-----------------------------------
klaus81
Mar 12 Dic, 2006 19:22

Re: WS 2300
-----------------------------------
Ora ho visto che in tutta la giornata ...Mi ha rifatto lo scherzetto del senale assente...


-----------------------------------
andrea75
Mar 12 Dic, 2006 19:25

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="26948"]Ora ho visto che in tutta la giornata ...Mi ha rifatto lo scherzetto del senale assente...[/quote]

Stavo proprio per chiederti se avevi cambiato per sbaglio la porta... ;) Forse ti è scappato un dito... ;)


-----------------------------------
klaus81
Mar 12 Dic, 2006 19:28

Re: WS 2300
-----------------------------------
A questo punto devo collegare il case a terra diretto ... :urted:


-----------------------------------
burjan
Mar 12 Dic, 2006 20:59

Re: WS 2300
-----------------------------------
Anche i miei sensori, oggi, dalle 14 in poi, non hanno rilevato niente... però solo quelli esterni. Adesso il segnale è tornato... ma che cavolo succede? :evil: 

Io purtroppo non ho la possibilità di smontare la presa, ormai è dietro la libreria...


-----------------------------------
andrea75
Mar 12 Dic, 2006 21:07

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="burjan" post="26964"]Anche i miei sensori, oggi, dalle 14 in poi, non hanno rilevato niente... però solo quelli esterni. Adesso il segnale è tornato... ma che cavolo succede? :evil: 

Io purtroppo non ho la possibilità di smontare la presa, ormai è dietro la libreria...[/quote]

Prova a collegare il case con un filo di rame volante al termosifone... giusto qualche giorno.... e vedi se la situazione migliora.


-----------------------------------
enneo65
Ven 15 Dic, 2006 16:27

Re: WS 2300
-----------------------------------
Salve, ho intenzione di acquistare una Lacrosse WS2300 da installare sulla terrazza del mio condominio. Prima di procedere all'acquisto volevo chiedere ai frequentatori del forum se sapessero di quanto si può allungare il cavo di connessione tra il sensore termico ed il display senza avere cadute di segnale significative.
Grazie anticipatemente a quanti voessero rispondermi
Nino


-----------------------------------
andrea75
Ven 15 Dic, 2006 16:38

Re: WS 2300
-----------------------------------
Ciao Enneo! Innanzitutto benvenuto! :bye:

In realtà non c'è una lunghezza massima per quanto riguarda il cavo di cablaggio dalla consolle ai sensori, ma è ovvio che più questa cresce più il segnale potrebbe risentirne. C'è poi da considerare anche dove questo andrà fatto passare: è ovviamente sconsigliato farlo passare in canaline dove sono già presenti cavi elettrici, e la soluzione migliore, indipendentemente da ciò,  sarebbe comunque quella di schermarlo. In molti hanno ottenuto buoni riusultati anche semplicemente rivestendo il cavo con della carta d'alluminio (stagnola).
Dacci altre indicazioni più precise e vedremo di darti ulteriori consigli.

CIAO e ancora benvenuto! ;) :bye:


-----------------------------------
klaus81
Ven 15 Dic, 2006 18:37

Re: WS 2300
-----------------------------------
Io ho allungato il tutto fino a 30 mt ...ancora funziona :D 
PS: collega subito il "case" del PC direttamente allo scarica terra dell'impianto elettrico di casa...Ti eviterà molti difetti  :wink:


-----------------------------------
burjan
Sab 16 Dic, 2006 09:32

Re: WS 2300
-----------------------------------
Questa è bellissima... le registrazioni si allungano ora fino alle 19 di OGGI sabato...  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: 

Che esaurimento! :cry:


-----------------------------------
andrea75
Sab 16 Dic, 2006 09:44

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="burjan" post="27220"]Questa è bellissima... le registrazioni si allungano ora fino alle 19 di OGGI sabato...  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: 

Che esaurimento! :cry:[/quote]

E' di sicuro un errore dell'aggiornamento dell'orario della stazione Luisito.... controlla bene ora e data sulla consolle...


-----------------------------------
klaus81
Sab 16 Dic, 2006 09:54

Re: WS 2300
-----------------------------------
A me ieri invece heavy wheather mi ha riportato una raffica di vento con ben 172 kmh  :shock:  :shock:  :D !!!!!!!!!! Questo è successo quando ho acceso il PC , non capisco il perchè :|


-----------------------------------
burjan
Sab 16 Dic, 2006 09:57

Re: WS 2300
-----------------------------------
Va bene, si è sconfigurato tutto. Andrea, diamoci un appuntamento Messenger perché qui è un gran casino. Ciao


-----------------------------------
andrea75
Sab 16 Dic, 2006 10:13

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="27228"]A me ieri invece heavy wheather mi ha riportato una raffica di vento con ben 172 kmh  :shock:  :shock:  :D !!!!!!!!!! Questo è successo quando ho acceso il PC , non capisco il perchè :|[/quote]

Interferenze di segnale Klaus... di solito con il cablaggio si risolver il problema delle mancanze, ma si prensenta quello dei disturbi...

[quote user="burjan" post="27230"]Va bene, si è sconfigurato tutto. Andrea, diamoci un appuntamento Messenger perché qui è un gran casino. Ciao[/quote]

Luis, purtoppo oggi è una giornataccia... tra poco esco a fare spesa e tornerò all'ora di pranzo... nel pomeriggio avrò invece un compleanno... :( Oggi non riesco di sicuro.........  :urted:


-----------------------------------
burjan
Sab 16 Dic, 2006 10:27

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="27232"][quote user="klaus81" post="27228"]A me ieri invece heavy wheather mi ha riportato una raffica di vento con ben 172 kmh  :shock:  :shock:  :D !!!!!!!!!! Questo è successo quando ho acceso il PC , non capisco il perchè :|[/quote]

Interferenze di segnale Klaus... di solito con il cablaggio si risolver il problema delle mancanze, ma si prensenta quello dei disturbi...

[quote user="burjan" post="27230"]Va bene, si è sconfigurato tutto. Andrea, diamoci un appuntamento Messenger perché qui è un gran casino. Ciao[/quote]

Luis, purtoppo oggi è una giornataccia... tra poco esco a fare spesa e tornerò all'ora di pranzo... nel pomeriggio avrò invece un compleanno... :( Oggi non riesco di sicuro.........  :urted:[/quote]

Dimmi te, non è questione di vita o di morte :D


-----------------------------------
enneo65
Sab 16 Dic, 2006 16:24

Re: WS 2300
-----------------------------------
Grazie ad Andrea ed a Klaus per i consigli e le dritte riguardo la lunghezza del cavo di cablaggio. Devo dire che mi ero un pò scoraggiato, perché proprio oggi ho controllato l'impianto del condominio per vedere da dove far scendere i fili, e mi sono accorto che non c'era un tubo che scendeva dritto ma tutti andavano per traverso. A questo punto considerando che Klaus è arrivato a 30 mt, spingersi fino a 40 mt non dovrebbe comportare problemi. Vi aggiorno quando sistemerò tutto. Grazie anche per il benvenuto.
Nino


-----------------------------------
Conte
Sab 16 Dic, 2006 21:57

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="enneo65" post="27250"]Grazie ad Andrea ed a Klaus per i consigli e le dritte riguardo la lunghezza del cavo di cablaggio. Devo dire che mi ero un pò scoraggiato, perché proprio oggi ho controllato l'impianto del condominio per vedere da dove far scendere i fili, e mi sono accorto che non c'era un tubo che scendeva dritto ma tutti andavano per traverso. A questo punto considerando che Klaus è arrivato a 30 mt, spingersi fino a 40 mt non dovrebbe comportare problemi. Vi aggiorno quando sistemerò tutto. Grazie anche per il benvenuto.
Nino[/quote]
So che qualcuno si è spinto fino a 50 mt riuscendo ancora a ricevere segnale. :?


-----------------------------------
burjan
Mer 20 Dic, 2006 16:57

Re: WS 2300
-----------------------------------
La mia stazione è tornata on line, ma lo storico purtroppo è andato. Andrea, quando puoi sentiamoci per cercare di recuperare qualcosa.


-----------------------------------
andrea75
Mer 20 Dic, 2006 17:09

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="burjan" post="27615"]La mia stazione è tornata on line, ma lo storico purtroppo è andato. Andrea, quando puoi sentiamoci per cercare di recuperare qualcosa.[/quote]

Ci possiamo vedere su MSN dopo le 18:30, ma non oltre le 20:00....


-----------------------------------
klaus81
Sab 20 Gen, 2007 12:51

Re: WS 2300
-----------------------------------
Utilizzo sempre questo topic che ormai è di mia proprietà  :lol: per chiedere alcune cose riguardo allo schermo autoventilato che stò costruendo. La difficoltà maggiore per me, dato che di ellettricità non ci capisco nà mazza, è il problema del cablaggio della ventolina: Come la devo collegare alla presa di casa 220 v ? La ventolina che ho comprato è da 12v, 0,12amp, poi mi hanno dato anche un potenziometro...Ma non sò come va collegato il tutto... :blink: 
Grazie per chi vuole collaborare


-----------------------------------
Conte
Dom 21 Gen, 2007 22:07

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="30179"]Utilizzo sempre questo topic che ormai è di mia proprietà  :lol: per chiedere alcune cose riguardo allo schermo autoventilato che stò costruendo. La difficoltà maggiore per me, dato che di ellettricità non ci capisco nà mazza, è il problema del cablaggio della ventolina: Come la devo collegare alla presa di casa 220 v ? La ventolina che ho comprato è da 12v, 0,12amp, poi mi hanno dato anche un potenziometro...Ma non sò come va collegato il tutto... :blink: 
Grazie per chi vuole collaborare[/quote]
Io ho acquistato un piccolo alimentatore a tensione variabile dai 1,5 ai 12 V. Costo sui 6 euro. L'unica cosa da controllare è che l'assorbinento della ventolina sia inferiore alla potenza erogata dall'alimentatorino. La cosa è semplice, basta leggere questi dato espresso in Watts sulla ventolina e poi si va nel negozio di elettronica e si chiede il modello giusto. Portati dietro anche la ventolina così puoi spiegare al negoziante cosa vuoi fare. Magari ti farà il lavoretto lui tagliando l'estremità del cavetto bipolare inserendoci la giusta connessione con lo spinottino dell'alimentatore (hanno cma prese multiple). E' infatti necessario collegare correttamente le polarità della ventolina a quelle dell'alimentatore. Nulla di stratosferico ma se ti dà una mano qualche praticone o anche il negoziante tanto meglio (vai in orari in cui presumi che ci siano pochi clienti così è più disponibile). Acquista anche cavetto bipolare sufficiente per coprire la distanza che separa lo schermo dall'alimentatore.


-----------------------------------
burjan
Dom 21 Gen, 2007 22:30

Re: WS 2300
-----------------------------------
Vi ricordate il problema avuto qualche settimana fa, consistente nella perdita del flusso dati dai sensori alla stazione e per diverse ore? Ho tentato di risolverlo modificando il file di storaggio dei dati, ed in effetti non mi ha più creato problemi da allora. Ho salvato i dati vecchi, chiaramente, prima, e poi cambiato il nome del file; adesso sono arrivat a WS8, e spero di continuare per molto. Possibile che il problema fosse davvero quello di una stringa di dati testo troppo grande? Sono anche io il primo ad essere perplesso.


-----------------------------------
andrea75
Lun 22 Gen, 2007 08:43

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="burjan" post="30366"]Vi ricordate il problema avuto qualche settimana fa, consistente nella perdita del flusso dati dai sensori alla stazione e per diverse ore? Ho tentato di risolverlo modificando il file di storaggio dei dati, ed in effetti non mi ha più creato problemi da allora. Ho salvato i dati vecchi, chiaramente, prima, e poi cambiato il nome del file; adesso sono arrivat a WS8, e spero di continuare per molto. Possibile che il problema fosse davvero quello di una stringa di dati testo troppo grande? Sono anche io il primo ad essere perplesso.[/quote]

L'unico problema di un file troppo grande è che si frammenti. e questo può causare rallentamenti nella scrittura dei dati e in taluni casi la mancata scrittura e il file, troppo frammentato, si corrompa.
Ma sincermente che questo influisca sul segnale la vedo molto improbabile. Certo. se da quel momento è andato tutto bene lascia il mondo come si trova, ma forse è stata solo una fortunata coincidenza.


-----------------------------------
klaus81
Mer 22 Lug, 2009 18:34

Re: WS 2300
-----------------------------------
>Rieccomi sul mio topic personale... Mi si è spenta all'improvviso la ws2300 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uffaaaaaaaaa!!!! non funziona più ne a corrente ne con le batterie!!!.....Qualche idea!?!??! :?


-----------------------------------
Fili
Mer 22 Lug, 2009 19:44

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="124911"]>Rieccomi sul mio topic personale... Mi si è spenta all'improvviso la ws2300 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uffaaaaaaaaa!!!! non funziona più ne a corrente ne con le batterie!!!.....Qualche idea!?!??! :?[/quote]

Si...buttela via  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:


-----------------------------------
Poranese457
Mer 22 Lug, 2009 20:43

Re: WS 2300
-----------------------------------
Beh ma i dati al computer li trasmette???

Perchè se trasmette dati al computer potrebbe essere solo KO lo schermo della consolle, i cristalli liquidi con un pò di sole cadono come mosche!!!

Altrimenti non saprei proprio cosa dirti  :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
Fili
Mer 22 Lug, 2009 20:57

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="124922"]Beh ma i dati al computer li trasmette???

Perchè se trasmette dati al computer potrebbe essere solo KO lo schermo della consolle, i cristalli liquidi con un pò di sole cadono come mosche!!!

Altrimenti non saprei proprio cosa dirti  :bye:  :bye:  :bye:[/quote]

Non penso che Claudio sia cosi stupido... cioè un po si ma...  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:


-----------------------------------
klaus81
Mer 22 Lug, 2009 21:24

Re: WS 2300
-----------------------------------
mmmmmmmmmmmmmmm..tanto te rivedo folignate sà !!!!  :evil: ...comunque Leo no non trasmette nulla è proprio andata, morta e sepolta, Kaput!!...


-----------------------------------
Poranese457
Gio 23 Lug, 2009 07:48

Re: WS 2300
-----------------------------------
Ma tu ancora stai a sentì Filippo??? Guarda ti do un nome di una TUA amica caro Klaus che se vuole può fargli fare qualsiasi cosa a quel folignate lì  :P  :P  :P 

Comunque prima di buttarla nell'inceneritore prova a portarla da qualche tuo amico elettricista, magari è solo un problema di contatti perchè per essersi abbuiata così all'improvviso... è proprio una cosa strana ecco.....  :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
Fili
Gio 23 Lug, 2009 08:23

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="124937"]Ma tu ancora stai a sentì Filippo??? Guarda ti do un nome di una TUA amica caro Klaus che se vuole può fargli fare qualsiasi cosa a quel folignate lì  :P  :P  :P [/quote]

chi...la Pamela?  :lol:

Comunque per quello che penso io, hai una Davis... lascia perdere la WS2300 e sviluppa meglio i dati della Davis, che da sicuramente migliori soddisfazioni!  ;)  :bye:


-----------------------------------
klaus81
Gio 23 Lug, 2009 10:36

Re: WS 2300
-----------------------------------
Non tiriamo fuori tanti nomi per cortesiaaaa!!!  :D  :D  :P  :P  :P 

Comunque la manderò in riparazione in garanzia...almeno ci provo prima di buttarla
 :bye:


-----------------------------------
Fili
Gio 23 Lug, 2009 10:58

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="124957"]Comunque la manderò in riparazione in garanzia...almeno ci provo prima di buttarla
 :bye:[/quote]

Garanzia? quanto ha di garanzia?

Provaci...io ho sentito un po in giro, mi han detto che l'assistenza LaCrosse è pessima! Fossi in te non ci perderei troppo tempo davvero Clà  ;)


-----------------------------------
Francesco
Gio 23 Lug, 2009 11:24

Re: WS 2300
-----------------------------------
Come ho risposto in privato a Klaus la possiamo mandare in assistenza. E' chiaro che i tempi potrebbero essere abbastanza lunghi... Quello dipende dalla casa madre.


-----------------------------------
andrea75
Gio 23 Lug, 2009 11:27

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="124958"]Provaci...io ho sentito un po in giro, mi han detto che l'assistenza LaCrosse è pessima! Fossi in te non ci perderei troppo tempo davvero Clà  ;)[/quote]

Dipende da chi compri. ;) Se è in garanzia è in garanzia... poi i tempi come dice Francesco dipendono dalla casa e dal periodo (di certo questo non è dei migliori).


-----------------------------------
Fili
Gio 23 Lug, 2009 11:40

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="124960"][quote user="Fili" post="124958"]Provaci...io ho sentito un po in giro, mi han detto che l'assistenza LaCrosse è pessima! Fossi in te non ci perderei troppo tempo davvero Clà  ;)[/quote]

Dipende da chi compri. ;) Se è in garanzia è in garanzia... poi i tempi come dice Francesco dipendono dalla casa e dal periodo (di certo questo non è dei migliori).[/quote]

Io parlavo proprio della Casa, non mi riferisco al negozio!  ;)


-----------------------------------
andrea75
Gio 23 Lug, 2009 12:02

Re: WS 2300
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="124963"][quote user="andrea75" post="124960"][quote user="Fili" post="124958"]Provaci...io ho sentito un po in giro, mi han detto che l'assistenza LaCrosse è pessima! Fossi in te non ci perderei troppo tempo davvero Clà  ;)[/quote]

Dipende da chi compri. ;) Se è in garanzia è in garanzia... poi i tempi come dice Francesco dipendono dalla casa e dal periodo (di certo questo non è dei migliori).[/quote]

Io parlavo proprio della Casa, non mi riferisco al negozio!  ;)[/quote]

Lavori in LaCrosse? ;) O hai avuto esperienze in merito? Lo sai che esistono trafile infinite con qualche rivenditore e che spesso sono gli stessi distributori ad allungare i tempi in modo assurdo?


