http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14802
-----------------------------------
green63
Mer 12 Apr, 2017 10:45

Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
Come accennato ho preferito aprire un post apposito per il Meteoshield, possiamo lasciare l'altro post in maniera più generica per eventuali approfondimenti su Barani

DI seguito una mini recensione iniziale relativa alle prima impressioni, materiali, scelte progettuali etc, seguiranno continui aggiornamenti sui confronti, spero di vostro gradimento  ;) 

Unboxing

Meteoshield mi è arrivato in una robusta scatola rinforzata e adeguatamente sigillata, all'interno lo schermo risulta adeguatamente protetto da eventuali danni derivanti da trasporto.

  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0004.jpg[/img] 

Assieme allo schermo mi è stata fornita la staffa di supporto che si fissa sulla base inferiore dello schermo.

La staffa, in acciaio verniciato bianco,verniciatura apparentemente molto robusta, è percorsa da nervature per una notevole rigidità, secondo me non necessarie grazie ad uno spessore veramente inusuale, sono circa 4mm di acciaio

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0005_1491986440_620297.jpg[/img] 

Lo schermo è composto da 9 piatti anche se la definizione non è corretta, lo schermo è composto da circa 27 sezioni che vanno a formare un'elicoide, risulta difatti difficile lo smontaggio e ancor più il rimontaggio, al fine di ricostruire perfettamente la forma elicoidale, il posizionamento dei piatti sulle barre filettate necessita di grande attenzione e pazienza.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0013.jpg[/img] 

Notare infatti quanto il seppur piccolo sensorpush, che misura circa 4x4x2cm, occupi totalmente in larghezza la camera interna, questo schermo nasce per l'utilizzo per sensori professionali, normalmente inglobati in contenitori cilindrici con diametri mediamente tra i 11 e i 18mm , difatti, osservando la placca inferiore di chiusura notiamo un tappo a chiusura ermetica che permette il corretto posizionamento e fissaggio di tali tipi di sonde

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0014.jpg[/img] 

La qualità generale dei materiali risulta di alto livello, tutta la viteria è in acciaio inox, la verniciatura esterna dei piatti appare visivamente lucida e al tatto priva di qualunque imperfezione.

La verniciatura della parte interna degli schermi, più nello specifico delle alette interne, in nero opaco, risulta altrettanto curata e apparentemente non facilmente scalfibile.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0008.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0009.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0015.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0007.jpg[/img] 

Il montaggio del Sensorpush, grazie al fatto che le alette interne sono in materiale relativamente morbido, avviene comunque  senza grossi traumi e  senza modificare in alcun modo lo schermo originale.
In realtà, il posizionamento ideale sarebbe in verticale e non inclinato come in foto, tale posizionamento è facilmente ottenibile, mettendolo in verticale il sensorpush entra perfettamente tra le alette senza necessità di piegarle, pertanto ho già allo studio un supporto a tubo che sfrutterà la predisposizione originale mantenendo il sensorpush in verticale ed esattamente al centro dello schermo.

La stessa cosa dovrebbe essere fattibile senza grossi problemi anche con un sensore th davis dell'ultima generazione, mi riservo di provare questa modifica a breve.

Ora il Meteoshield andrà in test raffrontato alla vp2 e ad uno schermo davis 10 piatti passivo con un  sensorpush gemello.

Installazione su prato, altezza 2mt, vp2 e meteoshield con identica esposizione
Al più presto la seconda parte della recensione con i dati di confronto.

 :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Mer 12 Apr, 2017 11:59

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
commento a caldo:se lo compro,chiamo mia nipote a rimontarlo:è bravissima con i puzzles ed i lego! :D  :D .
Aspetto i dati e l'eventuale inserimento del TH Davis;non sono così sicuro di un suo facile posizionamento.


-----------------------------------
green63
Mer 12 Apr, 2017 12:53

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="427923"]commento a caldo:se lo compro,chiamo mia nipote a rimontarlo:è bravissima con i puzzles ed i lego! :D  :D .
Aspetto i dati e l'eventuale inserimento del TH Davis;non sono così sicuro di un suo facile posizionamento.[/quote]

Ma credo di si sai? d'altronde la basetta del sensore della vp2 non è più grande del sensorpush e credo quindi ci si possa riuscire facilmente ;) 

al momento 
sensorpush in 10 piatti al sole 18,2
sensorpush in meteoshield al sole 17,6

direi che al momento il risultato appare notevole, discorso diverso merita la vp2
al momento 17,7
sono però sempre più fermamente convinto che la vp2 "ruba" furbamente e lo fa con due indubbi vantaggi voluti rispetto agli altri due schermi

1 - il gruppo pluviometro mantiene costantemente ombreggiati i piatti superiori
2 - il trasmettitore iss, che, sempre volutamente, mantiene costantemente in ombra lo schermo guardacaso proprio dove è posizionato il sensore

la riprova è che il sensorpush che ora è nel 10 piatti, messo nello schermo della vp2, aveva dato gli stessi risultati della vp2, proprio perchè godeva dei medesimi benefici

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_12_12_50_55.jpg[/img] 

sarei proprio curioso di vedere cosa succederebbe se si togliesse il pluvio e si spostasse il trasmettitore iss  :lol:


-----------------------------------
Gab78
Mer 12 Apr, 2017 13:45

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
[quote user="green63" post="427926"]
direi che al momento il risultato appare notevole, discorso diverso merita la vp2
al momento 17,7
sono però sempre più fermamente convinto che la vp2 "ruba" furbamente e lo fa con due indubbi vantaggi voluti rispetto agli altri due schermi

1 - il gruppo pluviometro mantiene costantemente ombreggiati i piatti superiori
2 - il trasmettitore iss, che, sempre volutamente, mantiene costantemente in ombra lo schermo guardacaso proprio dove è posizionato il sensore

[/quote]

Un pò come la Vue che ha lo schermino posizionato a N e ombreggiato dal corpo stazione...  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 12 Apr, 2017 13:55

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="427930"][quote user="green63" post="427926"]
direi che al momento il risultato appare notevole, discorso diverso merita la vp2
al momento 17,7
sono però sempre più fermamente convinto che la vp2 "ruba" furbamente e lo fa con due indubbi vantaggi voluti rispetto agli altri due schermi

1 - il gruppo pluviometro mantiene costantemente ombreggiati i piatti superiori
2 - il trasmettitore iss, che, sempre volutamente, mantiene costantemente in ombra lo schermo guardacaso proprio dove è posizionato il sensore

[/quote]

Un pò come la Vue che ha lo schermino posizionato a N e ombreggiato dal corpo stazione...  ;)[/quote]

Bravissimo Gabriele, per carità, va fatto un plauso a Davis che riesce, grazie ad un'accurata progettazione, a far ottenere prestazioni tutto sommato ottime grazie ad intelligenti artifizi.
Purtroppo tale scelta le preclude un qualunque utilizzo in ambito puramente professionale, schermi e sensori DEVONO essere posizionati come lo sono ora il 10 piatti e il meteoshield, non sono ammessi artifizi in un contesto pro  ;) 

Non fraintendetemi, per favore, reputo davis il top nell'ambito amatoriale, ma solo amatoriale.

divagando, e mi scuserete, paragonerei Davis a quello che un tempo era Bose nei diffusori acustici, ho lavorato in quel settore molti anni, ecco Bose produceva casse con mobili indecenti, altoparlanti "da radiolina" escludendo i top di gamma ma, grazie ad una progettazione accuratissima, le casse suonavano, e bene  ;) 

scusate l'OT


-----------------------------------
il versiliese
Mer 12 Apr, 2017 14:55

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
concordo!Non avevo fatto caso al posizionamento dell'ISS e ritenevo quel grosso cono nero del pluvio responsabile di eventuali sovrastime;in realtà le cose non sono proprio cosi'.Come forse qualcuno sa già ,sto comparando i dati di T di Davis pro 2  5 piatti versus schermo Davis 8 piatti .Mentre fino alle 12 i dati sono più o meno sovrapponibili, dopo e fino alle 17-18 , il 5 piatti sottostima .La causa può essere che  l'ISS è orientato a sud ovest e quindi "ombreggia " lo schermo.******* shield Barani e il Davis 8 piatti in questo senso sono più professionali.

PS. Questi topics sono veramente interessanti:non si finisce mai di imparare.Forse diamo l'impressione di spaccare il capello in quattro ma quanto pressappochismo nei media in fatto di temperature : strombazzano titoli tipo 40 gradi a Vattelapesca e mostrano un display in pieno sole!


-----------------------------------
andrea75
Mer 12 Apr, 2017 15:42

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
Bello! Molto bello davvero, e apparentemente solido e funzionale. Certo direte, a quel prezzo.... però non è sempre così scontato che il costo sia sempre direttamente proporzionale alla qualità.

Ottima anche la recensione... grazie quindi a Mauro per il contributo. Sarà un topic che sicuramente sarà molto consultato, ed è proprio per questo che ti modifico un po' il titolo per contribuire in maniera migliore all'indicizzazione. ;)


-----------------------------------
green63
Mer 12 Apr, 2017 21:54

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="427937"]Bello! Molto bello davvero, e apparentemente solido e funzionale. Certo direte, a quel prezzo.... però non è sempre così scontato che il costo sia sempre direttamente proporzionale alla qualità.

Ottima anche la recensione... grazie quindi a Mauro per il contributo. Sarà un topic che sicuramente sarà molto consultato, ed è proprio per questo che ti modifico un po' il titolo per contribuire in maniera migliore all'indicizzazione. ;)[/quote]

Grazie Andrea, sopratutto per aver editato correttamente il titolo che di certo non era adeguato, e di questo mi scuso con tutti  :inchino: 

Risultati del primo giorno, ricordo che i due sensorpush utilizzati per il raffronto sono stati testati nello stesso schermo e non hanno mai evidenziato differenze superiori a 0,1°

La giornata di oggi non è molto rappresentativa, sole c'è stato ma idem per la ventilazione, sempre piuttosto costante e superiore alla soglia (1 m/s) in grado di mettere in crisi uno schermo passivo.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/chart_1__1492026745_691777.jpeg[/img] 

Comunque di seguito il grafico del raffronto, basato su circa 1200 rilevamenti, e i dati finali, appare evidente la sovrastima del 10 piatti nelle ore centrali della giornata, in assenza di sole i dati tendono ad uniformarsi, vedremo nei prossimi giorni

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_12_21_40_23.png[/img] 

 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Mer 12 Apr, 2017 22:16

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
'Sto topic sta cominciando a crearmi una discreta dipendenza...  :D


-----------------------------------
green63
Mer 12 Apr, 2017 22:22

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="427956"]'Sto topic sta cominciando a crearmi una discreta dipendenza...  :D[/quote]

ah ah  :lol: 
non farti coinvolgere, non entrare nel tunnel, che poi non ne esci più, guarda me come mi sono ridotto  :lol: 
 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Mer 12 Apr, 2017 22:28

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="427958"][quote user="Gab78" post="427956"]'Sto topic sta cominciando a crearmi una discreta dipendenza...  :D[/quote]

ah ah  :lol: 
non farti coinvolgere, non entrare nel tunnel, che poi non ne esci più, guarda me come mi sono ridotto  :lol: 
 :bye:[/quote]

Mi sa che è troppo tardi ormai...  :lol:


-----------------------------------
Poranese457
Gio 13 Apr, 2017 08:01

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
[quote user="green63" post="427931"] 

divagando, e mi scuserete, paragonerei Davis a quello che un tempo era Bose nei diffusori acustici, ho lavorato in quel settore molti anni, ecco Bose produceva casse con mobili indecenti, altoparlanti "da radiolina" escludendo i top di gamma ma, grazie ad una progettazione accuratissima, le casse suonavano, e bene  ;) 

scusate l'OT[/quote]

E' un po' quello che fanno tutti i brand di maggior successo. Oltre a Bose (il cui suono, personalmente, non mi è mai piaciuto perchè è palesemente troppo "software") anche Apple utilizza lo stesso concetto: hardware di media fascia, assemblati ed integrati a software di massimo livello.

Finiti i paragoni extra, la tua recensione è davvero ottima: aggiungerei a fine del primo messaggio un link dove poter acquistare il prodotto ed il suo prezzo.

Inoltre vorrei chiederti, in definitiva, come valuti lo schermo normale Davis rapportato a questo Meteoshield.

Grazie


-----------------------------------
green63
Gio 13 Apr, 2017 09:05

Re: Barani Meteoshield
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="427972"][quote user="green63" post="427931"] 

divagando, e mi scuserete, paragonerei Davis a quello che un tempo era Bose nei diffusori acustici, ho lavorato in quel settore molti anni, ecco Bose produceva casse con mobili indecenti, altoparlanti "da radiolina" escludendo i top di gamma ma, grazie ad una progettazione accuratissima, le casse suonavano, e bene  ;) 

scusate l'OT[/quote]

E' un po' quello che fanno tutti i brand di maggior successo. Oltre a Bose (il cui suono, personalmente, non mi è mai piaciuto perchè è palesemente troppo "software") anche Apple utilizza lo stesso concetto: hardware di media fascia, assemblati ed integrati a software di massimo livello.

Finiti i paragoni extra, la tua recensione è davvero ottima: aggiungerei a fine del primo messaggio un link dove poter acquistare il prodotto ed il suo prezzo.

Inoltre vorrei chiederti, in definitiva, come valuti lo schermo normale Davis rapportato a questo Meteoshield.

Grazie[/quote]

Grazie a te e concordo su quanto hai detto,
tornando in tema ti dico che trovo ancora estremamente prematuro dare un giudizio
Certamente come prima impressione devo dire che il dw7714 di davis rimane un ottimo schermo ed è validissimo anche per la sua versatilità, ci puoi montare quasi tutti i sensori amatoriali con la certezza di un buon risultato.
Il meteoshield è tutt'altra cosa, ci puoi mettere solo sensori professionali e poco altro, un th davis ce lo metti, un sensorpush anche ma non puoi spingerti oltre.
Di primo acchito direi pero che le prestazioni del mereoshield sono superiori, ma aspettiamo prove piu concrete
Mi sembra corretto prima di giudicare
Sono contento di fare da cavia ma prima di consigliare di spendere 200 euro per un solo schermo si richiedono attenzione, precisione e dati concreti.
Ciao


-----------------------------------
green63
Gio 13 Apr, 2017 16:08

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati parziali di oggi, dalla mezzanotte per un totale di circa 940 rilevamenti, si conferma l'ottima sincronia tra i due sensori nelle ore iniziali della giornata, segno che anche il 10 piatti davis protegge correttamente il sensore durante l'irraggiamento notturno,  le differenze si fanno sensibili non appena gli schermi sono al sole, anche oggi giornata copia di ieri, ventilazione sempre presente, quindi, ancora condizioni non critiche per uno schermo passivo, continuo a monitorare...

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/chart_1492092476_998348.jpeg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_13_20_46_51.png[/img] 

In questo momento:

vp2 19,6
sensorpush 10 piatti 19,9
sensorpush meteoshield 19,5

 :bye:
[b]ps - grafico e dati aggiornati alle ore 20,30 ca.[/b]


-----------------------------------
Gab78
Gio 13 Apr, 2017 22:45

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="428007"]
vp2 19,6
sensorpush 10 piatti 19,9
sensorpush meteoshield 19,5

[/quote]

Certo, che con questo fatto dell'ombreggiamento, la VP2 rosicchia proprio dei bei decimini...  ;)


-----------------------------------
green63
Gio 13 Apr, 2017 23:12

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="428022"][quote user="green63" post="428007"]
vp2 19,6
sensorpush 10 piatti 19,9
sensorpush meteoshield 19,5

[/quote]

Certo, che con questo fatto dell'ombreggiamento, la VP2 rosicchia proprio dei bei decimini...  ;)[/quote]

Infatti, alla Davis sono stati veramente bravi!!
ora, che è notte, i "trucchetti" scompaiono, viene fuori la bontà del sensore sht31 e i risultati magicamente si uniformano
vp2 15,4
sensorpush 10 piatti 15,5
sensorpush meteoshield 15,4

ho una gran voglia di fare un test ulteriore, mettere il sensorpush ora nel 10 piatti modificandolo in 5 piatti, cioè esattamente identico allo schermo standard della vp2, identica configurazione e posizionamento del sensore, solo senza protezione pluvio e senza ombreggiatura del trasmettitore iss, penso ci sarebbe da divertirsi  :lol: 
 ;)


-----------------------------------
Poranese457
Ven 14 Apr, 2017 07:30

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
In pratica smonta che ti rismonta, lo schermo standard Davis ed il suo sensore risultano davvero ottimi: mai avuto nessun dubbio a riguardo tra l'altro  :wink:


-----------------------------------
green63
Ven 14 Apr, 2017 08:18

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="428029"]In pratica smonta che ti rismonta, lo schermo standard Davis ed il suo sensore risultano davvero ottimi: mai avuto nessun dubbio a riguardo tra l'altro  :wink:[/quote]

Il sensore di certo si, i dubbi li ho sullo schermo, non il dw7714 ma quello della vp2
Oggi se riesco preparo un 5 piatti identico a quello della vp2, identica configurazione:
1 piatto sopra chiuso
Sensore sotto su pad termico
2 piatti aperti 
2 piatti chiusi
Ci metto il sensorpush che ora è nel 10 piatti e lo installo correttamente come il meteoshield
Scommetto che sovrastima le massime e non di poco, vediamo....
;)


-----------------------------------
Gab78
Ven 14 Apr, 2017 12:30

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Io intanto stamattina, in un'oretta libera...  :wohow: , ho fatto le pulizie pasquali alla Vue: smontati e puliti schermo e pluvio. Tutto ok, c'era solo qualche etto di sabbia nella bascula...  :mrgreen:


-----------------------------------
green63
Ven 14 Apr, 2017 14:48

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornamento:
oggi non posterò alcun raffronto, poco fa ho terminato il lavoro a cui accennavo nell'ultimo messaggio, l'intento è di verificare l'effettiva validità dello schermo 5 piatti della vp2 al  netto di trucchi ed artifizi
Ho pertanto preparato un clone esatto dello schermo originale della vp2, il sensorpush è stato montato al di sotto del primo piatto tramite isolatore termico

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_14_14_43_43.jpg[/img] 

Lo schermo è stato posizionato sul lato opposto del meteoshield, questo dovrebbe comunque favorirlo, in determinate ore godrà dell'ombra del palo di supporto e/o dell'ombra creata dal meteoshield che invece rimane nella posizione più esposta e difficile

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_14_15_14_16.jpg[/img] 

dati attuali
vp2 19,8
sensorpush 5 piatti 19,9
sensorpush meteoshield 19,7

poco rappresentativi grazie all'ottima ventilazione naturale da NNE
 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 15 Apr, 2017 14:36

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
oggi giornata poco indicativa, sole a tratti ed ottima ventilazione da NE, in queste condizioni nessuna  schermatura degna di tale nome soffre particolari problemi
comunque

condizioni attuali:
nuvoloso, vento da NNE 10/12 km/h

temp sensorpush 5 piatti             18,6
temp sensorpush meteoshield    18,3
temp vp2                                          18,3

Dati dalla mezzanotte:
minima sensorpush 5 piatti             13,14
minima sensorpush meteoshield   13,01
minima vp2                                         13,1
massima sensorpush 5 piatti           19,87
massima sensorpush meteoshield  19,53
massima vp2                                        19,7

rimane comunque nonostante le condizioni inadatte la tendenza ad una sovrastima del 5 piatti rispetto sia alla vp2 che al meteoshield, ricordo che il 5 piatti è identico a quello della vp2.

 :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 16 Apr, 2017 09:53

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Riepilogo aggiornato 15 aprile

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_16_09_49_47.png[/img] 

Ancora pochi dati per esprimersi, ancora giornate inadatte a maturare una conclusione, troppo ventilate e con sole incostante, si comincia comunque a delineare una tendenza, quella del 5 piatti a una sovrastima in condizioni di sole, cosa che era prevedibile e che conferma che la davis sfrutta l'ombreggiatura dello schermo per ottenere prestazioni che, per il momento tengono il passo con il Meteoshield di Barani che invece è correttamente esposto.

Attendo giornate soleggiate e con calma di vento, credo che tali differenze verranno ovviamente amplificate.

 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Dom 16 Apr, 2017 10:12

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
:ok:


-----------------------------------
green63
Lun 17 Apr, 2017 08:50

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornato al 16 aprile:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_17_08_45_29.png[/img] 

MInime di oggi:

vp2 11,6
5piatti  11,75
meteoshield 11,5

In questo momento, tutti gli schermi al sole, vento da N velocità media 3,2 km/h
vp2          14,8
5 piatti     14,8  
meteoshield 14,4


 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 17 Apr, 2017 14:23

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati attuali:

vp2                   16,2
5 piatti             16,5
meteoshield    15,9

si conferma la sovrastima del 5 piatti, la vp2 riesce a far meglio grazie all'ombreggiatura del box iss, ombreggiatura evidentissima in questa immagine scattata poco fa

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_17_14_20_49.jpg[/img] 

Nonostante ciò non tiene il passo con il Meteoshield, che invece è perfettamente esposto, è vero, parliamo di 3 decimi mediamente, ma anche oggi abbiamo una buona ventilazione naturale da NNE

 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Lun 17 Apr, 2017 16:49

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="428227"]Dati attuali:

vp2                   16,2
5 piatti             16,5
meteoshield    15,9

si conferma la sovrastima del 5 piatti, la vp2 riesce a far meglio grazie all'ombreggiatura del box iss, ombreggiatura evidentissima in questa immagine scattata poco fa

Nonostante ciò non tiene il passo con il Meteoshield, che invece è perfettamente esposto, è vero, parliamo di 3 decimi mediamente, ma anche oggi abbiamo una buona ventilazione naturale da NNE

 :bye:[/quote]

La stessa ombreggiatura, che qui da me, tranne una parte di mattina e pomeriggio, "protegge" lo schermino della mia Vue, senza considerare la ventilazione più o meno accentuata... 

Certo che il Meteoshield è proprio fatto bene... Sembra quasi ombreggiare se stesso, grazie al design innovativo e alla particolare conformazione delle "alettature" dei piatti...  :inchino: 

 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 17 Apr, 2017 22:03

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="428232"][quote user="green63" post="428227"]Dati attuali:

vp2                   16,2
5 piatti             16,5
meteoshield    15,9

si conferma la sovrastima del 5 piatti, la vp2 riesce a far meglio grazie all'ombreggiatura del box iss, ombreggiatura evidentissima in questa immagine scattata poco fa

Nonostante ciò non tiene il passo con il Meteoshield, che invece è perfettamente esposto, è vero, parliamo di 3 decimi mediamente, ma anche oggi abbiamo una buona ventilazione naturale da NNE

 :bye:[/quote]

La stessa ombreggiatura, che qui da me, tranne una parte di mattina e pomeriggio, "protegge" lo schermino della mia Vue, senza considerare la ventilazione più o meno accentuata... 

Certo che il Meteoshield è proprio fatto bene... Sembra quasi ombreggiare se stesso, grazie al design innovativo e alla particolare conformazione delle "alettature" dei piatti...  :inchino: 

 :bye:[/quote]

Si infatti, il Meteoshield è evidentemente uno schermo professionale ma performante, faccio questa precisazione perchè, sopratutto nel discorso relativo agli schermi, professionale non sempre è sinonimo di maggior qualità e/o migliori performances
ci sono molti schermi professionali, ma di vecchia concezione, che non reggerebbero il passo neanche con il 7714 di davis, e che difatti ad oggi non vengono neanche più utilizzati per i test di confronto nello studio della metrologia di settore.

comunque, domani aggiornamento, intanto le massime di oggi:

vp2                  16,3
5 piatti            16,6
meteoshield  16,1

credo che questo test durerà ancora pochi giorni, le finalità erano di verificare:

1 - l'efficacia non eccelsa del 5 piatti originale della vp2 - [b]confermata[/b]
2 - che l'ottima cura nella progettazione della vp2 riusciva a compensare, seppur parzialmente, tale deficit allineando i valori a quelli di un prodotto professionale [b]confermata[/b]

Il prossimo test sarà probabilmente un confronto non più con il 5 piatti ma con il dw7714 che credo, si porrà a metà tra vp2 e meteoshield, ma staremo a vedere  ;)


-----------------------------------
green63
Mar 18 Apr, 2017 15:04

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_18_14_51_29.png[/img] 

dati di oggi:

minima vp2                  7,9
minima 5 piatti            8,06
minima meteoshield  7,9

massima vp2                   18,2
massima 5 piatti             18,31
massima meteoshield   18,03

Ora mi attendono giornate poco indicative, il calo termico, l'instabilità e la copertura nuvolosa creeranno un ovvio livellamento dei risultati, quanto ottenuto fin'ora mi ha comunque permesso di trarre delle conclusioni, a questo punto sono indeciso se fare un test col 7714 ma temo sia poco rappresentativo o se passare allo step finale:
smontare il th davis dalla vp2 e montarlo nel Meteoshield, in questo modo otterrei il massimo delle prestazioni della vp2 mantenendo, come volevo, una ventilazione naturale.

Ovviamente disaccoppierei l'iss seguendo la seguente impostazione:
anemometro a N
pluviometro a S
meteoshield a O

Attendo eventuali pareri  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 19 Apr, 2017 09:08

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornamento a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_19_09_06_38.png[/img] 

minime di stamattina

vp2                      8,6
5 piatti                9,0
meteoshield      8,48


-----------------------------------
As_Needed
Mer 19 Apr, 2017 10:36

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Insomma, la Davis è stata molto furba eh  8))  Posizionando in quel modo pluvio e il resto


-----------------------------------
green63
Mer 19 Apr, 2017 21:27

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="428402"]Insomma, la Davis è stata molto furba eh  8))  Posizionando in quel modo pluvio e il resto[/quote]

Assolutamente si Eugenio, era quello che volevo verificare e così è  ;) 
ciò non toglie nulla a Davis ne alla vp2 che certamente conferma di essere un gran prodotto, mi pare che i test di questi giorni lo confermino, rimane a ruota del meteoshield e si distacca lievemente quando il sole si fa sentire e il vento no 
Poi ovviamente tali piccole differenze, a volte però anche di 3 decimi, spalmate su un mese di rilevamenti non sono molto importanti per i più, io purtroppo ci faccio caso eccome, ecco perchè il meteoshield ospiterà il th davis al posto dello schermo originale  ;) 

Ho pertanto ordinato un altro meteoshield appositamente, l'altro continuerà ad ospitare il sensorpush solo per avere un secondo riferimento, poi altre cose già frullano in mente..... :( 

Intanto le massime di oggi, altra giornata non particolarmente favorevole al confronto, nuvoloso a tratti e ventoso, non so cosa accadrebbe se vi fossero 25° e calma di vento...

vp2                         13,5
5 piatti                    13,8
meteoshield          13,3

 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Mer 19 Apr, 2017 21:53

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="428449"]
poi altre cose già frullano in mente..... :( 

[/quote]

Mauro, sei un vulcano...  :D


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 19 Apr, 2017 22:07

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
bella recensione Mauro e bello strumento,certo se costasse un po meno....
comunque dovresti fare un video delle tue recensioni e metterle su youtube come va di moda ora per qualunque oggetto :lol:


-----------------------------------
green63
Mer 19 Apr, 2017 22:20

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="428455"]bella recensione Mauro e bello strumento,certo se costasse un po meno....
comunque dovresti fare un video delle tue recensioni e metterle su youtube come va di moda ora per qualunque oggetto :lol:[/quote]

Grazie  :inchino: 
ma, in verità potrei, anche se su questo genere di strumenti non vedo cosa possa fare un video meglio di alcune foto, una dettagliata descrizione e dei test a supporto 
per il costo hai ragione, 200 euro + iva e spedizione per uno schermo sono tantissimi, molti con una cifra simile comprano un intera stazione, purtroppo reputo sia un problema di aspettative, fino a qualche anno fa compravo qualsiasi cosa misurasse temperatura e company senza badare quasi a nulla.

ora sono giunto alla consapevolezza che preferisco non comprare nulla, ma se devo comprare voglio un livello elevato, di prestazioni, di affidabilità e purtroppo di costo, compro meno, spendo uguale ma... ;) 

aggiornamento serale

vp2                         7,1
5 piatti                   7,2
meteoshield         7,0

a quest'ora, ovviamente, sono tutti d'accordo  :lol:


-----------------------------------
green63
Gio 20 Apr, 2017 15:24

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornamento a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_20_15_18_07.png[/img] 

Dopo una settimana di rilevamenti, considerando le temperature massime le differenze di vp2 e 5 piatti rispetto al meteoshield sono:

vp2           [b][color=red]+1,3[/color][/b] decimi
5 piatti     [b][color=red]+4,0[/color][/b] decimi

Dati parziali di oggi:

minime:
vp2                      5,0
5 piatti                5,2
meteoshield      5,1

massime, salvo ritocchi:
vp2                      13,8
5 piatti                13,93
meteoshield      13,61

condizioni odierne cielo irregolarmente nuvoloso, ventilazione sostenuta da NNW

 :bye:


-----------------------------------
stefano gaias
Ven 21 Apr, 2017 10:29

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Che strana forma lo schermo  :D


-----------------------------------
green63
Ven 21 Apr, 2017 14:15

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="stefano gaias" post="428557"]Che strana forma lo schermo  :D[/quote]

Hai ragione, si tratta di uno schermo elicoidale, in pratica i piatti non sono paralleli, vanno a formare un'elicoide

dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_21_14_13_19.png[/img] 

Dati attuali

vp2                         12,0
5 piatti                   12,2
meteoshield         11,8

condizioni, soleggiato, vento sostenuto da NNW


-----------------------------------
stefano gaias
Ven 21 Apr, 2017 18:03

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="428568"][quote user="stefano gaias" post="428557"]Che strana forma lo schermo  :D[/quote]

Hai ragione, si tratta di uno schermo elicoidale, in pratica i piatti non sono paralleli, vanno a formare un'elicoide

dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_21_14_13_19.png[/img] 

Dati attuali

vp2                         12,0
5 piatti                   12,2
meteoshield         11,8

condizioni, soleggiato, vento sostenuto da NNW[/quote]

 :ok:


-----------------------------------
Poranese457
Ven 21 Apr, 2017 18:16

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
Performance assolutamente ottime del Davis, continuo a non vedere motivo alcuno per dover preferire uno schermo che  da solo costa quanto una stazione meteo di medio/bassa fascia.

Grazie ovviamente per i test  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:


-----------------------------------
green63
Ven 21 Apr, 2017 18:56

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="428581"]Performance assolutamente ottime del Davis, continuo a non vedere motivo alcuno per dover preferire uno schermo che  da solo costa quanto una stazione meteo di medio/bassa fascia.

Grazie ovviamente per i test  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:[/quote]

Quoto ovviamentr tutto, anche se nutro ancora dubbi, difatti a giorni rimuovero' il 5 piatti, credo che il confronto sia oramai inutile, ma continuerò a tenere in test vp2 e meteoshield affiancati.
Ora le condizioni meteo non sono critiche per gli schermi ma voglio vedere cosa accadrà quando avremo 25 gradi e vento fermo, temo che ombreggiamento e altro mostreranno i loro limiti 
;(


-----------------------------------
green63
Sab 22 Apr, 2017 09:13

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornamento a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_22_09_07_14.png[/img] 

Su ieri va fatta una considerazione, la temperatura massima ieri è stata toccata alle 17,55 e questo appare anche dai listati, che non posto perchè lunghissimi, pertanto con sole già in fase di tramonto e relativamente basso sull'orizzonte, in queste condizioni la vp2 non gode dell'ombreggiamento del box trasmettitore che è indirizzato a S ne del gruppo pluvio se non limitatamente, in queste condizioni la massima della vp2 è stata di 12,8, guardacaso identica a quella del 5 piatti, 12,81

Il meteoshield ha segnato una massima di 12,3 con una differenza di -0,5°  ;)


-----------------------------------
Gab78
Sab 22 Apr, 2017 14:50

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="428608"]Aggiornamento a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_22_09_07_14.png[/img] 

Su ieri va fatta una considerazione, la temperatura massima ieri è stata toccata alle 17,55 e questo appare anche dai listati, che non posto perchè lunghissimi, pertanto con sole già in fase di tramonto e relativamente basso sull'orizzonte, in queste condizioni la vp2 non gode dell'ombreggiamento del box trasmettitore che è indirizzato a S ne del gruppo pluvio se non limitatamente, in queste condizioni la massima della vp2 è stata di 12,8, guardacaso identica a quella del 5 piatti, 12,81

Il meteoshield ha segnato una massima di 12,3 con una differenza di -0,5°  ;)[/quote]

Impeccabilmente preciso, Mauro...  ;)


-----------------------------------
green63
Sab 22 Apr, 2017 15:05

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="428629"][quote user="green63" post="428608"]Aggiornamento a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_22_09_07_14.png[/img] 

Su ieri va fatta una considerazione, la temperatura massima ieri è stata toccata alle 17,55 e questo appare anche dai listati, che non posto perchè lunghissimi, pertanto con sole già in fase di tramonto e relativamente basso sull'orizzonte, in queste condizioni la vp2 non gode dell'ombreggiamento del box trasmettitore che è indirizzato a S ne del gruppo pluvio se non limitatamente, in queste condizioni la massima della vp2 è stata di 12,8, guardacaso identica a quella del 5 piatti, 12,81

Il meteoshield ha segnato una massima di 12,3 con una differenza di -0,5°  ;)[/quote]

Impeccabilmente preciso, Mauro...  ;)[/quote]

Grazie Gabriele, credo che la precisione sia una condizione necessaria in questo genere di confronti, la precisione porta a risultati veri e ripetibili, l'approssimazione non giova a nessuno.

Al momento:

vp2                   17,3
5 piatti             17,5
meteoshield   17,1

 ;)


-----------------------------------
green63
Sab 22 Apr, 2017 21:59

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Massime registrate oggi:

vp2                          19,1
5 piatti                    [b][color=red]19,3[/color][/b]
meteoshield          [b][color=blue]18,9[/color][/b]

Dati attuali

vp2                          12,5
5 piatti                    12,6
meteoshield          12,6

 :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 23 Apr, 2017 10:42

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornato a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_23_10_16_26.png[/img] 

Anche ieri giornata poco indicativa, ventilazione abbastanza sostenuta e costante tale da non impensierire un buon schermo, resta evidente il gap del 5 piatti esposto al sole rispetto a vp2 e meteoshield, senza l'aiuto del gruppo iss non può essere considerata una schermatura affidabile, difatti probabilmente già da oggi provvederò a rimuoverlo lasciando in test solo vp2 e meteoshield

dati attuali con cielo irregolarmente nuvoloso, sole al momento coperto, vento debole da w

vp2                      17,6
5 piatti                17,6
meteoshield       17,4


-----------------------------------
green63
Lun 24 Apr, 2017 09:01

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri e relativi solo a Meteoshield vs vp2

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_24_08_50_06.png[/img] 

Anche ieri giornata copia della precedente, buona ventilazione, cielo velato, attendiamo giornate più impegnative per le schermature, per il momento la vp2 tiene bene il passo evidenziando per il momento una sovrastima media di 2 decimi sulle massime, minime e medie in sintonia.

dati attuali

vp2            13,4
barani       13,4
 ;)


-----------------------------------
green63
Lun 24 Apr, 2017 09:32

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Intanto sto migliorando il posizionamento del sensorpush all'interno dello schermo Barani, come ricorderete lo stesso era stato fissato in obliquo e quindi non in posizione naturale, inoltre il sensorpush toccava le alette interne a causa delle sue dimensioni

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0014_1493019038_181031.jpg[/img] 

Ho però notato che il sensorpush entrerebbe perfettamente in verticale, e quindi nella sua posizione naturale, senza toccare le alette ma per farlo bisognava studiare un fissaggio, lo schermo è predisposto per una sonda professionale fino a 18mm di larghezza, pertanto ho provveduto a preparare un supporto in pvc che simula una sonda professionale, in testa il sensorpush è tenuto in posizione verticale fissato con una fascetta

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_24_09_22_30.jpg[/img] 

Ora si può procedere a fissare il sensorpush in posizione corretta tramite il connettore predisposto, rendendo facilissimo anche l'eventuale smontaggio per operazioni di manutenzione

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0009_1493019113_384774.jpg[/img] 

 ;)


-----------------------------------
green63
Mar 25 Apr, 2017 13:57

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_25_13_43_46.png[/img] 

nulla cambia, ancora conferme, fintanto che la ventilazione si manterrà così vivace temo non noteremo grandi cambiamenti

intanto è arrivato il nuovo meteoshield, lo so, sono un folle, ora provo ad infilarci il th davis, ma non quello della vp2 che ho in rete, ma uno non funzionante che ho nei miei cassetti, devo solo trovarlo, mi serve giusto per ottimizzarne il posizionamento  :lol: 

Stavolta ho preso la versione top mount, in pratica ha la staffa di fissaggio rovesciata che si fissa sul primo piatto superiore.

se va tutto bene, e dalle misure che ho preso, così dovrebbe essere, la vp2 avrà il suo nuovo schermo probabilmente già nel weekend  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 26 Apr, 2017 09:23

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_26_09_18_59.png[/img] 

Ieri sera ho provato il sensorpush nel meteoshield nuovo con il supporto in pvc che avevo preparato, va bene ma non va bene, nel senso che il tubo in pvc è cavo all'interno e non vorrei che, nonostante da sotto sia chiuso, si possa creare al suo interno un microclima differente che influenzerebbe poi il sensore.

Ho pertanto ordinato un tondino in teflon di diametro opportuno che farà da supporto per il sensoprush al posto del tubo in pvc.

Posterò le foto appena pronto e prima di installarlo

 ;)


-----------------------------------
green63
Mer 26 Apr, 2017 21:30

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Estremi di oggi, giornata caratterizzata da cielo nuvolo con alcuni sprazzi di sole, buona ventilazione

minima vp2                    11,7
minima meteoshield    11,62[color=blue][b] -0,08[/b][/color]

massima vp2                  22,3
massima meteoshield  22,08  [b][color=blue] -0,22[/color][/b]


 ;)


-----------------------------------
green63
Gio 27 Apr, 2017 14:59

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_27_14_55_58.png[/img] 

Dati parziali di oggi:

minima vp2                       14,9
minima meteoshield        14,81

attuale vp2                         18,7
attuale meteoshield         18,7

situazione, cielo coperto, vento debole da NE, condizioni per un ovvio livellamento dei risultati

 ;)


-----------------------------------
green63
Ven 28 Apr, 2017 14:25

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_28_14_20_06.png[/img] 

Come accennavo le condizioni di ieri, caratterizzate da cielo nuvoloso e ventilato hanno uniformato i dati

dati parziali di oggi:

minima vp2                               15,8
minima meteoshield               15,88

attuale vp2                                19,7
attuale meteoshield                19,4

Condizioni attuali, soleggiato, vento sostenuto da SSW


-----------------------------------
nevone_87
Ven 28 Apr, 2017 14:37

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
davis pro 2 il top comunque  :inchino:  :inchino:


-----------------------------------
green63
Ven 28 Apr, 2017 14:46

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="nevone_87" post="428931"]davis pro 2 il top comunque  :inchino:  :inchino:[/quote]

SI Federico, come ho già ampiamente avuto modo di dire la vp2, grazie ad un'attentissima progettazione, riesce a sfoderare prestazioni, termicamente parlando, equiparabili a strumentazione di fascia più elevata, lo fa grazie ad alcune "furbizie" che quindi le precludono applicazioni puramente professionali ma che per noi meteoappassionati si traducono in risultati certamente al  top  ;) 
sono infatti contentissimo della mia vp2, al momento, viste le prove fatte, non potrei sostituirla con niente di meglio, se non sborsando cifre a 8/10x il suo costo  :lol: 

Probabilmente, con l'avanzare della stagione, le differenze in termini di temperature massime potrebbero aumentare a sfavore della vp2, ma questo è risaputo, il kit daytime d'altronde è nato proprio per questo.

Io VOGLIO continuare a perseguire la miglior soluzione possibile a ventilazione naturale, in questa ottica proseguiranno i miei test.
 :bye:


-----------------------------------
nevone_87
Ven 28 Apr, 2017 14:48

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="428935"][quote user="nevone_87" post="428931"]davis pro 2 il top comunque  :inchino:  :inchino:[/quote]

SI Federico, come ho già ampiamente avuto modo di dire la vp2, grazie ad un'attentissima progettazione, riesce a sfoderare prestazioni, termicamente parlando, equiparabili a strumentazione di fascia più elevata, lo fa grazie ad alcune "furbizie" che quindi le precludono applicazioni puramente professionali ma che per noi meteoappassionati si traducono in risultati certamente al  top  ;) 
sono infatti contentissimo della mia vp2, al momento, viste le prove fatte, non potrei sostituirla con niente di meglio, se non sborsando cifre a 8/10x il suo costo  :lol: 

Probabilmente, con l'avanzare della stagione, le differenze in termini di temperature massime potrebbero aumentare a sfavore della vp2, ma questo è risaputo, il kit daytime d'altronde è nato proprio per questo.

Io VOGLIO continuare a perseguire la miglior soluzione possibile a ventilazione naturale, in questa ottica proseguiranno i miei test.
 :bye:[/quote]

stai facendo un ottimo test, complimenti  :inchino:  :ok:


-----------------------------------
green63
Ven 28 Apr, 2017 16:43

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Intanto, come accennavo pochi messaggi prima, ho ricevuto oggi la barra in teflon pieno da 15mm, quindi diametro perfettamente compatibile con la predisposizione del meteoshield

ho provveduto a tagliarla della lunghezza ottimale in modo che il sensorpush venga a trovarsi a metà schermo e a montarla nell'apposita predisposizione

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_28_16_39_18.jpg[/img] 

Ora il sensorpush entra perfettamente in verticale, non tocca le alette interne e si blocca facilmente da sotto, per comodità ho utilizzato dei galletti di bloccaggio simili a quelli del 7714 

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_28_16_39_23.jpg[/img]  

;)


-----------------------------------
green63
Ven 28 Apr, 2017 21:13

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati provvisori di oggi:

minima vp2                      15,1
minima meteoshield      15,15[b][color=red] +0,05[/color][/b]
massima vp2                    19,7
massima meteoshield     19,45  [b][color=blue]-0,25[/color][/b]
 ;)


-----------------------------------
green63
Sab 29 Apr, 2017 15:23

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_29_15_15_29.png[/img] 

Dati attuali, sole, buona ventilazione da N, media 6 km/h, max 17,7 km/h

vp2                       15,5
meteoshield       15,4


-----------------------------------
green63
Dom 30 Apr, 2017 13:47

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_30_13_41_46.png[/img] 

Dati attuali, con condizioni di sole, ventilazione sostenuta da NW

VP2                   16,3
meteoshield    16,1 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 01 Mag, 2017 09:49

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri e, di seguito, un grafico delle massime dei 18 giorni di aprile di osservazioni
 
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_01_09_24_36.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/aprile_massime.jpg[/img] 

Per il mese di Maggio, che dovrebbe, perlomeno sulla carta, essere più difficile per qualunque tipo di schermo passivo, proseguo con medesimo sistema, diventerà un post lunghissimo, spero mi perdonerete, ma credo sia necessario per giungere a valutazioni corrette :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Lun 01 Mag, 2017 20:08

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
scusa green,ma la tua VP2 che sensore ha  o meglio che tipo di SH monta?


-----------------------------------
green63
Lun 01 Mag, 2017 21:15

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="429065"]scusa green,ma la tua VP2 che sensore ha  o meglio che tipo di SH monta?[/quote]

È l'ultima versione, quella che monta l'sht31
;)


-----------------------------------
il versiliese
Mar 02 Mag, 2017 10:44

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
iltop di gamma :inchino2: .Penso di prenderlo anch'io,dovrò ricalibrare la temperatura di - 0,5 sulla consolle.Nel frattempo temo che il mio confronto tra 7714 e VP" 5 piatti se ne sia andato,visto che il mio pc dovrà essere riformattato ed il tecnico non mi ha garantito il totale recupero dei dati,vedremo.Aspettando i mesi con più forte radiazione solare,che conclusioni provvisorie fai sull meteoshield ?Le prestazioni sono ottime ,ma il prezzo......Certo che se fosse possibile costruirci attorno una stazione TH con sensore, data logger e relativo programma per il pc (tipo WL per intenderci) a prezzi accessibili ,forse ne varrebbe la pena.


-----------------------------------
green63
Mar 02 Mag, 2017 14:55

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="429088"]iltop di gamma :inchino2: .Penso di prenderlo anch'io,dovrò ricalibrare la temperatura di - 0,5 sulla consolle.Nel frattempo temo che il mio confronto tra 7714 e VP" 5 piatti se ne sia andato,visto che il mio pc dovrà essere riformattato ed il tecnico non mi ha garantito il totale recupero dei dati,vedremo.Aspettando i mesi con più forte radiazione solare,che conclusioni provvisorie fai sull meteoshield ?Le prestazioni sono ottime ,ma il prezzo......Certo che se fosse possibile costruirci attorno una stazione TH con sensore, data logger e relativo programma per il pc (tipo WL per intenderci) a prezzi accessibili ,forse ne varrebbe la pena.[/quote]

Ciao, per quanto riguarda la tua decisione fai benissimo, l'sht31 è tutt'altra cosa, non tanto per la precisione in assoluto, da quel lato neanche l'11 era male, ma il fatto che l'accuratezza è su tutto il range di funzionamento, non solo su una porzione dello spettro termico che ci interessa, agli estremi l'accuratezza rimane identica e non "schizza" in alto o in basso come avveniva con l'11  ;) 

Per il Meteoshield non traggo ancora conclusioni, di certo sto testando uno schermo innovativo, che sta diventando un riferimento tra gli schermi professionali e che certamente ha grandi carte da giocare, il prezzo è elevato, lo ammetto, ma se solo lo avessi in mano ti accorgeresti di quanta cura e studio vi siano dietro, ammirarne l'interno è appagante, inoltre, a tutt'oggi, viaggia due decimi sotto la vp2 sulle massime e, come ripeto, fino ad oggi non ho avuto una sola giornata con condizioni critiche per uno schermo passivo, complice la costante ventilazione naturale, aspetto le giornate giuste per trarre giudizi finali  ;) 

Intanto i dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_02_14_45_20.png[/img] 

dati parziali di oggi:

minima vp2                     5,9
minima meteoshield     5,98
massima vp2                  16,8
massima meteoshield  16,55
attuale vp2                      16,3
attuale meteoshield      16,1

sole, ventilazione sostenuta da NNE, 18 km/h, ancora condizioni non rilevanti, una scatola da scarpe forata potrebbe fungere da schermo oggi  :lol:


-----------------------------------
green63
Mar 02 Mag, 2017 21:45

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Oggi ottima performance della vp2 che, aiutata da una fortuita situazione, ha eguagliato le prestazioni del meteoshield in termini di temperatura massima.
La stessa oggi non è stata raggiunta nella canonica fascia (13/16), dove ancora la vp2 evidenziava il "solito" distacco di +0,2° ma molto più tardi, attorno alle 18,30, in quell'orario, un vecchio ciliegio, posto a circa 10 mt dalla postazione, proietta un ombra che, guardacaso, va ad ombreggiare perfettamente l'iss fino a metà cono pluvio, il meteoshield rimane invece perfettamente esposto.
Non ho ancora l'analisi dei dati, che avrò solo dopo le 24 ma credo che oggi i risultati saranno pressochè identici  ;) 

Gia avvisato il giardiniere, in settimana potatura di formazione del ciliegio  ;) 

dati attuali
vp2                         13,9
meteoshield          13,9
 ;)


-----------------------------------
green63
Mer 03 Mag, 2017 08:50

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri e confermate le mie impressioni sulle massime

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_03_08_43_58.png[/img]  :bye:


-----------------------------------
green63
Ven 05 Mag, 2017 12:55

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_05_12_51_37.png[/img]  


 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 06 Mag, 2017 09:04

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_06_08_50_34.png[/img] 

Anche ieri ottima ventilazione quindi ancora giornate "facili" da gestire, comunque il Meteoshield ha segnato oltre 2 decimi in meno sulla massima rispetto alla vp2
proseguiamo  ;)


-----------------------------------
green63
Dom 07 Mag, 2017 15:16

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornato ai dai di ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_07_15_10_24.png[/img] 

altra giornata ventosa, con copertura nuvolosa e pioggia in serata, ovvio quindi un certo livellamento dei rilevamenti. ;)


-----------------------------------
green63
Lun 08 Mag, 2017 09:12

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_08_09_05_01.png[/img]


-----------------------------------
green63
Gio 11 Mag, 2017 15:40

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_11_15_36_19.png[/img] 

Dati parziali di oggi

minima vp2                    12,3
minima meteoshield    12,18
massima vp2                  22,4
massima meteoshield  22,25
 ;)


-----------------------------------
green63
Ven 12 Mag, 2017 14:32

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_12_14_29_15.png[/img] 

dati parziali di oggi

minima vp2                        12,3
minima meteoshield        12,18
massima vp2                     23,7
massima meteoshield     23,52 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 13 Mag, 2017 14:55

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_13_14_48_56.png[/img] 

Dati parziali di oggi
minima vp2                          16,9
minima meteoshield           17,0 [b][color=red]+0,1[/color][/b]
massima vp2                         26,3
massima meteoshield         26,1 [b][color=blue]-0,2[/color][/b] :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 14 Mag, 2017 08:29

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, giornata piuttosto calda seppur sempre abbastanza ventilata, ci avviciniamo ma non siamo ancora in condizioni critiche per un buon schermo, confermati comunque i 2 decimi di sovrastima della vp2 rispetto al meteoshield 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_14_08_22_30.png[/img]


-----------------------------------
green63
Lun 15 Mag, 2017 09:14

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, giornata piuttosto calda ma sempre con buona ventilazione come da immagine
 
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_15_09_03_27.png[/img] 

Nonostante ciò meteoshield stacca un bel -0,3 sulla massima  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_15_08_51_51.png[/img]


-----------------------------------
green63
Mar 16 Mag, 2017 16:37

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_16_16_23_42.png[/img] 

Altra giornata ventilata, quasi come oggi, ventilazione che rende facile il compito agli schermi che, in queste condizioni,  non soffrono di ristagni e formazione di bolle di aria calda, attendo, il bello deve ancora venire  ;) 

Dati parziali di oggi:

minima vp2                    15,7
minima meteoshield    15,78 [color=red][b]+0,08[/b][/color]
massima vp2                  22,2
massima meteoshield   22,12 [b][color=blue]-0,08[/color][/b]


-----------------------------------
Poranese457
Mer 17 Mag, 2017 07:29

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
Schermo Davis praticamente perfetto  :inchino:


-----------------------------------
green63
Mer 17 Mag, 2017 08:37

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="429686"]Schermo Davis praticamente perfetto  :inchino:[/quote]

Quoto, anche se correggerei con Vp2 praticamente perfetta!
lo schermo della vp2, preso a se, non è un granchè, io lo provai separato dall'iss quando eravamo ancora a inizio primavera, e già allora sovrastimava se non ricordo male di circa mezzo grado, con giornate più difficili da gestire arriverebbe tranquillamente al grado di sovrastima e forse più.

Il contesto in cui è installato, grazie ad un'attenta progettazione, gli permette di ottenere risultati di assoluto rilievo, barando un pò, ma alla fine contano i risultati  ;) 

dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_17_08_21_10.png[/img]


-----------------------------------
Poranese457
Mer 17 Mag, 2017 09:27

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="429689"][quote user="Poranese457" post="429686"]Schermo Davis praticamente perfetto  :inchino:[/quote]

Quoto, anche se correggerei con Vp2 praticamente perfetta!
lo schermo della vp2, preso a se, non è un granchè, io lo provai separato dall'iss quando eravamo ancora a inizio primavera, e già allora sovrastimava se non ricordo male di circa mezzo grado, con giornate più difficili da gestire arriverebbe tranquillamente al grado di sovrastima e forse più.

Il contesto in cui è installato, grazie ad un'attenta progettazione, gli permette di ottenere risultati di assoluto rilievo, barando un pò, ma alla fine contano i risultati  ;) 

dati aggiornati a ieri
 [/quote]

Ok allora mettiamola così: magari lo schermo è progettato in quel modo, con quei "difetti", proprio perchè poi questi piccoli difetti sarebbero stati corretti dalla progettazione della restante ISS.

In ogni caso io sono molto per "l'importante è il risultato" e quindi ritengo tutto il cucuzzaro assai valido e la spesa per un Meteoshield superflua se non per meri fini sperimentali come quelli onorevoli che stai perseguendo tu.


-----------------------------------
green63
Mer 17 Mag, 2017 10:12

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="429693"][quote user="green63" post="429689"][quote user="Poranese457" post="429686"]Schermo Davis praticamente perfetto  :inchino:[/quote]

Quoto, anche se correggerei con Vp2 praticamente perfetta!
lo schermo della vp2, preso a se, non è un granchè, io lo provai separato dall'iss quando eravamo ancora a inizio primavera, e già allora sovrastimava se non ricordo male di circa mezzo grado, con giornate più difficili da gestire arriverebbe tranquillamente al grado di sovrastima e forse più.

Il contesto in cui è installato, grazie ad un'attenta progettazione, gli permette di ottenere risultati di assoluto rilievo, barando un pò, ma alla fine contano i risultati  ;) 

dati aggiornati a ieri
 [/quote]

Ok allora mettiamola così: magari lo schermo è progettato in quel modo, con quei "difetti", proprio perchè poi questi piccoli difetti sarebbero stati corretti dalla progettazione della restante ISS.

In ogni caso io sono molto per "l'importante è il risultato" e quindi ritengo tutto il cucuzzaro assai valido e la spesa per un Meteoshield superflua se non per meri fini sperimentali come quelli onorevoli che stai perseguendo tu.[/quote]

Infatti ho evidenziato che ciò che conta sono i risultati, e questi, fino ad ora, sono assolutamente incoraggianti  ;) 
resta solo da verificare cosa accadrà in condizioni difficili, che purtroppo fino ad ora non ho potuto sperimentare, cioè notevole irraggiamento abbinato a scarsa o nulla ventilazione, condizioni critiche per qualunque schermatura ventilata naturalmente.
A quel punto, se gli scarti dovessero rimanere quelli attuali, potremo tranquillamente affermare che oggi, la vp2 nella sua ultima versione, con il sensirion sht31 è una stazione in grado di rivaleggiare, parlo di temperatura e umidità, con prodotti professionali senza sfigurare.
 :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Mer 17 Mag, 2017 11:55

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
quoto anche io!finora non sfigura affatto! Del resto è quello che emerge anche dal mio confronto col 7714.Sarebbe interessante anche un confronto tra meteoshield e 7714:sarebbe libero da quel "trucco" del 5 piatti .Che ne dite?
 Io non lo posso fare,ma se green......


-----------------------------------
green63
Mer 17 Mag, 2017 22:06

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="429699"]quoto anche io!finora non sfigura affatto! Del resto è quello che emerge anche dal mio confronto col 7714.Sarebbe interessante anche un confronto tra meteoshield e 7714:sarebbe libero da quel "trucco" del 5 piatti .Che ne dite?
 Io non lo posso fare,ma se green......[/quote]

SI, in effetti può essere interessante, farò così, proseguo il raffronto meteoshield/vp2 fino a fine giugno, a luglio testo per alcuni giorni un altro sensorpush sempre nel meteoshield affinchè possa essere certo del loro allineamento, poi procedo a montare un sensorpush nel 7714 affiancandolo al meteoshield

SI, PUÒ, FARE!!!
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/si_pu_fare.jpg[/img]


-----------------------------------
green63
Ven 19 Mag, 2017 23:01

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_19_21_55_26.png[/img] 

un piccolo grafico relativo alle max di maggio [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_19_21_55_58.png[/img]  :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 21 Mag, 2017 22:18

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_21_22_09_34.png[/img] 

ieri la temperatura massima è stata raggiunta nel tardo pomeriggio, attorno alle 18,25, orario in cui, come già successo, la vp2 NON gode dell'ombreggiamento del gruppo iss, e, anche stavolta, lo scarto rispetto al meteoshield raggiunge quasi i [b][color=red]+0,5°[/color][/b]
e per fortuna che ancora la ventilazione naturale è ampiamente sufficiente ad evitare ristagni di aria calda, vediamo nei prossimi giorni  ;)


-----------------------------------
green63
Lun 22 Mag, 2017 08:18

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri e corretto un piccolo errore del 20/05, avevo riportato una media del giorno del meteoshield di 17,36 errata, il valore esatto era 17,24
l'errore è stato mio, digitando i campi per il calcolo delle medie avevo eliminato le ultime 200 righe dati della sera  ;) 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_22_08_05_49.png[/img]


-----------------------------------
green63
Mer 24 Mag, 2017 08:55

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, giornata soleggiata, la ventilazione non è mancata ma non molto sostenuta, siamo ancora in regime di vento superiore alle condizioni critiche, la davis ha segnato un +0,25 sul meteoshield 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_24_08_46_07.png[/img]


-----------------------------------
green63
Ven 26 Mag, 2017 17:14

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, giornata fresca e ventilata, nessuna particolare segnalazione, si confermano i dati dei giorni precedenti, ottima uniformità dei dati per le t minime, massime sempre tra i +0,15 e i +0,2 per la vp2 rispetto al meteoshield
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_26_17_02_45.png[/img]


-----------------------------------
green63
Sab 27 Mag, 2017 22:30

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_27_15_44_17.png[/img]


-----------------------------------
green63
Dom 28 Mag, 2017 09:38

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_28_09_22_16.png[/img]


-----------------------------------
green63
Dom 28 Mag, 2017 16:32

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="429699"]quoto anche io!finora non sfigura affatto! Del resto è quello che emerge anche dal mio confronto col 7714.Sarebbe interessante anche un confronto tra meteoshield e 7714:sarebbe libero da quel "trucco" del 5 piatti .Che ne dite?
 Io non lo posso fare,ma se green......[/quote]

Ho predisposto il confronto con il 7714 ;) 
installato sensorpush gemello di quello nel meteoshield, installato su medesimo palo, lavoro eseguito pochi minuti fa, quindi devo attendere che lo schermo e il sensore si adattino dopo gli ovvi "smaneggiamenti"
il sensore è montato su supporto termico nel secondo piatto dall'alto, tramite staffa in plastica che lo posiziona esattamente a centro schermo.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_05_28_16_27_44.jpg[/img] 

Io credo che questo test sarà il più interessante, abbiamo oramai capito che la vp2, grazie alla sua progettazione, è una gran stazione dai notevoli risultati, ho una gran paura che il 7714 dimostri una certa inferiorità, questa è per ora una mia semplice impressione, spero venga smentita dai risultati.

Al momento il sensorpush nel 7714 sembra essersi stabilizzato, complice il fatto che partiamo da una temperatura esterna elevata e il fatto di averlo toccato nelle fasi di montaggio non ha stravolto termicamente la sua massa.

vp2                    25,1
meteoshield    25,1
7714                 25,6

da domani affianco i dati del 7714. :bye:

[b]ps,[/b] dimenticavo di dire che negli ultimi 10gg il secondo sensorpush è stato inserito nel barani, al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto all'altro sensorpush, i risultati sono stati pressochè identici, veramente ottimi i sensorpush  ;)


-----------------------------------
green63
Lun 29 Mag, 2017 08:57

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, ovviamente non sono presenti quelli del 7714, lo saranno da oggi, quindi con l'aggiornamento di domani  ;) 
ieri splendida performance della vp2 con massima pressochè identica al meteoshield  ;) 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_29_08_49_12.png[/img]


-----------------------------------
green63
Lun 29 Mag, 2017 13:24

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati attuali

vp2                       24,1
meteoshield       24,0
7714                     24,5

sole ma ventilazione sufficientemente buona, 4,8/6,2 km/h medi
 ;)


-----------------------------------
green63
Lun 29 Mag, 2017 22:03

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati parziali di oggi

minima vp2                   12,8
minima meteoshield    12,88
minima 7714                  13,08
massima vp2                  25,0
massima meteoshield   25,02
massima 7714                 25,43

un grafico di raffronto dalla mezzanotte 7714 vs meteoshield, campionamento a un minuto, circa 1300 rilevamenti, consideriamo che è stata una giornata soleggiata ma sempre ben ventilata, comunque ottima performance della vp2, meno bene, come era lecito aspettarsi, il 7714, ma a domani per i dati reali
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_29_22_02_15.png[/img] 
 :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Mar 30 Mag, 2017 14:33

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Vai Green! Sarà un ottimo lavoro!A breve pubblicherò i dati finali di maggio del test 5 piatti versus 7714.Ho la sensazione anch'io che alla fine il 5 piatti prevarrà sia pur di poco.A giugno ,come ti ho già detto,partirò col test ventilato day time vs 7714 .So già il risultato,ma mi intriga sapere quanto la ventilazione day time influenzi la t.max e quanto influenzi la t. min.
Alla fine dei nostri esperimenti credo che potremo offrire a tutti gli appassionati di linea meteo dati utili per una scelta ragionata dello schermo solare ,visto che stiamo testando ben 4 schermi. :ok:  :ok:  
A proposito ,vorrei acquistare un sensor push da inserire nel 7714;come l'hai posizionato nel 7714?Siccome il campionamento ogni minuto mi sembra eccessivo,è possibile regolarlo sulla mezz'ora o è cosi di default?  :bye:  :bye: 
 ps I vicini cominciano a essere preoccupati:non capiscono come mai un quasi vecchietto sale e scende sul tetto,smonta e rimonta strane cose su un palo controventato arrostendosi al sole.Mi sento osservato :eek:  :eek: 
Anche mia moglie è preoccupata :ohno:


-----------------------------------
green63
Mar 30 Mag, 2017 15:40

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="430121"]Vai Green! Sarà un ottimo lavoro!A breve pubblicherò i dati finali di maggio del test 5 piatti versus 7714.Ho la sensazione anch'io che alla fine il 5 piatti prevarrà sia pur di poco.A giugno ,come ti ho già detto,partirò col test ventilato day time vs 7714 .So già il risultato,ma mi intriga sapere quanto la ventilazione day time influenzi la t.max e quanto influenzi la t. min.
Alla fine dei nostri esperimenti credo che potremo offrire a tutti gli appassionati di linea meteo dati utili per una scelta ragionata dello schermo solare ,visto che stiamo testando ben 4 schermi. :ok:  :ok:  
A proposito ,vorrei acquistare un sensor push da inserire nel 7714;come l'hai posizionato nel 7714?Siccome il campionamento ogni minuto mi sembra eccessivo,è possibile regolarlo sulla mezz'ora o è cosi di default?  :bye:  :bye: 
 ps I vicini cominciano a essere preoccupati:non capiscono come mai un quasi vecchietto sale e scende sul tetto,smonta e rimonta strane cose su un palo controventato arrostendosi al sole.Mi sento osservato :eek:  :eek: 
Anche mia moglie è preoccupata :ohno:[/quote]

Ciao, concordo su tutto!
forse, per la maggior parte degli utenti, si tratta di prove inutili, volte a trovare differenze tutto sommato assolutamente accettabili, spero per alcuni no e proprio per loro, come e sopratutto per noi stessi non facenti parte di quella categoria, perdiamo tempo libero, soldi etc  ;) 

Rileggendo preferisco puntualizzare, per evitare fraintendimenti, che per utenti non intendo quelli di questo forum, ma in generale chi utilizza strumentazione magari non eccessivamente raffinata o non chiede particolari doti di accuratezza.

Il sensorpush è uno scatolino di circa 4x4x2 cm, quindi decisamente più piccolo dello spazio a disposizione nel 7714, io ho agito in vari modi prima di trovare quello per me più adatto, cercherò di spiegarmi:
primo piatto superiore chiuso
secondo piatto superiore chiuso (al di sotto di esso ho fissato tramite i fori già presenti un isolatore termico Davis, ma va benissimo anche un tondo in sughero biondo o naturale con diametro di almeno 8 cm) [b]se possibile senza addensanti chimici[/b]
sotto all'isolatore ho fisssato una clip in plastica, quelle che si utilizzano in campo elettrico per fissare i tubi
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/000240467_fr_628_5x.jpg[/img] 
il sensorpush si incastra alla perfezione in tale clip, mi pare sia la misura per tubi da 30mm
gli altri piatti sono aperti, esclusi ovviamente gli ultimi 2 che sono chiusi
tutto qua

Discorso campionamento:
qui bisogna fare una considerazione importante, il sensorpush è esattamente come un datalogger e non come una vp2, nel senso che quest'ultima registra ogni 2,5 sec i dati e li memorizza, a prescindere dal tempo di campionamento del datalogger, memorizzando pertanto anche gli estremi, che, nel caso il campionamento fosse a mezz'ora, potresti perdere
Con il datalogger, qualunque esso sia, questo non è possibile, quindi è necessario utilizzare tempi di salvataggio dei dati molto frequenti, è pur vero che forse 1 minuto è decisamente troppo poco, 5 minuti andrebbero benissimo, ma a quel punto il rischio di perdere un picco estremo esiste, quindi....
d'altronde la buona capacità di memoria non preoccupa più di tanto, basta una volta a settimana scaricare i dati, inoltre, al fine di salvaguardare la memoria, il sensorpush campiona ogni 2 secondi, salva ogni minuto ma solo se vi sono stati cambiamenti, se il dato è identico a quello precedente, non salva nulla e attende il prossimo minuto.

Comunque a breve l'app verrà aggiornata e verrà inserita la possibilità di variare la frequenza del datalogger su un ampio range di valori standard, poco più in la sarà disponibile, per chi possiede il gateway, un'interfaccia web per la completa gestione e analisi dati di tutti i sensorpush che abbiamo a portata del gateway.

Concludo con il discorso vicini e moglie, per i primi fai come me , non curartene, per la moglie ci sono già passato, questa è la fase in cui sta cercando di capire se sei recuperabile o meno, presto, come la mia, rinuncerà  ;)


-----------------------------------
green63
Mar 30 Mag, 2017 15:43

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, confermo i dati già comunicati ieri sera
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_30_15_18_18.png[/img]


-----------------------------------
green63
Mer 31 Mag, 2017 09:30

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, dati assolutamente coincidenti, ieri la t max è stata raggiunta in tarda serata, con sole già basso sull'orizzonte, in queste condizioni, cosa che mi era già capitata, i valori si allineano in maniera quasi sorprendente
28,4 vp2
28,33 meteoshield
28,34 davis 7714
 ;) 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_31_09_17_24.png[/img]


-----------------------------------
green63
Gio 01 Giu, 2017 16:27

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, medesima solfa, sulle minime tutti abbastanza allineati, sulle massime 7714 sopra la vp2 sempre di un paio di decimi, la vp2 a sua volta un qualcosa sopra il meteoshield, comunque sono molto soddisfatto, sono tutti ottimi sistemi di rilevamento, il meteoshield ti da qualcosa in più per avvicinarti al valore reale nelle t massime, con il 7714 dobbiamo tenere conto che, in giornate come queste, 0,7/0,8° di sovrastima sulla temp reale è probabile  ;) 
( inteso come somma dell'errore del meteoshield, dichiarato di 0,5° in caso di ventilazione assente e i 0,2/0,3° di sovrastima del 7714 rispetto al meteoshield, il che porta ad un totale di circa 0,7/0,8°) ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_01_16_11_19.png[/img]


-----------------------------------
green63
Ven 02 Giu, 2017 11:59

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, altra giornata in cui la T max è stata raggiunta in serata, precisamente alle 18,31 e anche stavolta si conferma l'assoluto allineamento dei dati con sole basso sull'orizzonte  ;) 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_02_11_58_45.png[/img]

Dati attuali
28,9 vp2
29,0 7714 [b][color=red]+0,1[/color][/b] su vp2 -[b][color=red] +0,6 [/color][/b]su meteoshield
28,4 meteoshield


-----------------------------------
green63
Sab 03 Giu, 2017 08:46

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, con tmax raggiunta alle 12,03 e in condizioni di vento molto debole, ottimo il 7714 che stacca un valore quasi identico alla vp2, decisamente meglio il meteoshield  ;) 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_03_08_42_31.png[/img]


-----------------------------------
green63
Dom 04 Giu, 2017 14:03

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_04_14_00_01.png[/img]


-----------------------------------
green63
Lun 05 Giu, 2017 09:19

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri e primi consolidamenti di una tendenza, evidente l'ottimo allineamento meteoshield/vp2, temperature medie pressochè coincidenti, con una lieve sovrastima vp2 sulle massime compensata da un'altrettanto lieve sottostima nelle minime sempre per la vp2.
Diverso il discorso sul 7714, pur confermandosi un ottimo schermo su massime e medie comincia a prendere un pò il largo rispetto ai "due compari"  ;) 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_05_09_03_48.png[/img]


-----------------------------------
il versiliese
Mar 06 Giu, 2017 14:40

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Col consenso dei moderatori,vorrei chiedere a Green quale miglior prezzo può ottenere per il meteoshield ,visto che sto pensando di acquistarne uno. :bye:  :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Mar 06 Giu, 2017 15:25

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="430392"]Col consenso dei moderatori,vorrei chiedere a Green quale miglior prezzo può ottenere per il meteoshield ,visto che sto pensando di acquistarne uno. :bye:  :bye:[/quote]

Solo se ce date la percentuale!  :mrgreen:


-----------------------------------
green63
Mar 06 Giu, 2017 19:17

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="430393"][quote user="il versiliese" post="430392"]Col consenso dei moderatori,vorrei chiedere a Green quale miglior prezzo può ottenere per il meteoshield ,visto che sto pensando di acquistarne uno. :bye:  :bye:[/quote]

Solo se ce date la percentuale!  :mrgreen:[/quote]

Ah ah! Se ne può parlare ;)
Scherzi a parte io provo a chiedere che sconto ci riserva come associazione 
Stasera quando rientro gli scrivo
Ciao a piu tardi per i dati aggiornati


-----------------------------------
green63
Mar 06 Giu, 2017 21:52

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, ancora conferme, non sto a descriverle  ;) 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_06_21_49_00.png[/img]


-----------------------------------
green63
Mar 06 Giu, 2017 22:55

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="430392"]Col consenso dei moderatori,vorrei chiedere a Green quale miglior prezzo può ottenere per il meteoshield ,visto che sto pensando di acquistarne uno. :bye:  :bye:[/quote]

Ho inviato una mail a Barani, il rapporto di collaborazione è oramai consolidato, e mi hanno confermato che, per i soci Lineameteo, riserveranno uno sconto del 20% su tutto il listino.
Non è moltissimo, ma credo sia comunque interessante, bisogna specificare al momento del contatto che si fa parte dell'associazione LineaMeteo
spero possa farvi piacere

 ;)


-----------------------------------
andrea75
Mer 07 Giu, 2017 10:18

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="430424"][quote user="il versiliese" post="430392"]Col consenso dei moderatori,vorrei chiedere a Green quale miglior prezzo può ottenere per il meteoshield ,visto che sto pensando di acquistarne uno. :bye:  :bye:[/quote]

Ho inviato una mail a Barani, il rapporto di collaborazione è oramai consolidato, e mi hanno confermato che, per i soci Lineameteo, riserveranno uno sconto del 20% su tutto il listino.
Non è moltissimo, ma credo sia comunque interessante, bisogna specificare al momento del contatto che si fa parte dell'associazione LineaMeteo
spero possa farvi piacere

 ;)[/quote]

Grazie Mauro. Provvedo ad inserire la convenzione nella pagina dell'Associazione. ;)


-----------------------------------
green63
Mer 07 Giu, 2017 13:48

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Molto bene Andrea, per eventuali contatti si può scrivere direttamente a:
info@barani.biz

dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_07_13_43_15.png[/img] 

di seguito il grafico relativo alle temperature medie che, solitamente, tendono a non tenere conto delle lievi differenze negli estremi, appare però penso abbastanza evidente la tendenza globale del 7714 ad una sovrastima direi apprezzabile
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_07_13_43_38.png[/img]  

Massime parziali di oggi:

28,6     vp2 [b][color=red]+0,49[/color][/b]
28,8     7714 [b][color=red]+0,69[/color][/b]
28,11  meteoshield 

:bye:


-----------------------------------
green63
Gio 08 Giu, 2017 16:30

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_08_16_25_42.png[/img]


-----------------------------------
green63
Sab 10 Giu, 2017 09:24

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, vp2 e meteoshield praticamente identici, 7714 che sovrastima di circa 4 decimi la massima
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_10_08_59_17.png[/img]


-----------------------------------
Gab78
Sab 10 Giu, 2017 10:30

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aspettiamo temperature più estreme, ma a questo punto confermerei proprio che la Pro 2, grazie all'intelligente ombreggiamento, va alla grande...  :ok: 

Posso dire la stessa cosa della mia Vue: grazie alla ventilazione naturale quasi sempre presente e all'ombreggiamento del corpo stazione che è davvero notevole, mi fornisce dei dati assolutamente attendibili...  :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 11 Giu, 2017 15:22

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="430543"]Aspettiamo temperature più estreme, ma a questo punto confermerei proprio che la Pro 2, grazie all'intelligente ombreggiamento, va alla grande...  :ok: 

Posso dire la stessa cosa della mia Vue: grazie alla ventilazione naturale quasi sempre presente e all'ombreggiamento del corpo stazione che è davvero notevole, mi fornisce dei dati assolutamente attendibili...  :bye:[/quote]

Infatti Gabriele, non posso che confermare, la vp2 è decisamente il top in ambito amatoriale, e la Vue si difende bene, speriamo che tutte queste prove siano di aiuto per chi vuole cimentarsi e sapere di poter avere risultati affidabili e sicuri sin da subito evitando magari acquisti frettolosi e/o incauti  ;) 

dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_11_15_14_13.png[/img]


-----------------------------------
green63
Lun 12 Giu, 2017 15:20

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_12_15_13_18.png[/img]


-----------------------------------
green63
Mar 13 Giu, 2017 21:50

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_13_21_44_12.png[/img]


-----------------------------------
andrea75
Mar 13 Giu, 2017 22:04

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
Non centra molto, ma.....

 :hppybtd: [b][size=18][color=red]TANTI AUGURI MAURO!!! :)[/color][/size][/b] :hppybtd:


-----------------------------------
green63
Mar 13 Giu, 2017 22:13

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="430686"]Non centra molto, ma.....

 :hppybtd: [b][size=18][color=red]TANTI AUGURI MAURO!!! :)[/color][/size][/b] :hppybtd:[/quote]


Grazie Andrea, gentilissimo e auguri graditi  ;) 
purtroppo in questi ultimi 2 giorni sono stato meno presente, sia per lavoro, stiamo preparando la stagione estiva dei concerti all'aperto, sia per il compleanno di oggi, le mie figlie mi hanno distrutto, tra aperitivi in riva al mare, ristorante, aperitivo serale etc etc mi sa che non si sono accorte che sono a quota 54 

Grazie ancora  ;)


-----------------------------------
green63
Ven 16 Giu, 2017 18:11

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_16_18_10_18.png[/img]


-----------------------------------
green63
Dom 18 Giu, 2017 10:27

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_18_10_19_30.png[/img]


-----------------------------------
green63
Lun 19 Giu, 2017 08:23

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_19_08_09_50.png[/img] 

Non so ancora per quanto tempo procederò al raffronto, mi pare che la tendenza sia oramai delineata, vp2 che si conferma ottima e perfettamente allineata al meteoshield, minime, massime e medie pressochè coincidenti e differenze talmente lievi da essere inferiori alle tolleranze strumentali.
Si nota la leggera sovrastima del 7714 che, pur confermandosi un'ottima schermatura, evidenzia alcuni limiti, non si tratta di differenze eclatanti ma certamente apprezzabili. :bye:


-----------------------------------
andrea75
Lun 19 Giu, 2017 15:09

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
Del resto penso che giornate più indicative di quelle appena trascorse non ce ne siano... in altre condizioni credo che le differenze potrebbero solo assottigliarsi, ma difficilmente ampliarsi... dico bene?


-----------------------------------
green63
Lun 19 Giu, 2017 15:23

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="430971"]Del resto penso che giornate più indicative di quelle appena trascorse non ce ne siano... in altre condizioni credo che le differenze potrebbero solo assottigliarsi, ma difficilmente ampliarsi... dico bene?[/quote]

Dici perfettamente Andrea, non credo di poter assistere a stravolgimenti particolari, il caldo c'è stato, forse i picchi più estremi non sono ancora stati raggiunti e giornate di assoluta mancanza di ventilazione non ci sono state, ma credo che le differenze non potranno accentuarsi oltre i 0,5 di sovrastima del 7714, vp2 pienamente promossa  ;) 

Credo pertanto di poter affermare che il 7714 possa sovrastimare di circa 04/05 decimi rispetto a vp2 e meteoshield, considerando che quest'ultimo dichiara una sovrastima di 0,5° rispetto alla temperatura reale in caso di sole intenso e ventilazione assente, dobbiamo tener conto che 1° di sovrastima del 7714 si possa ritenere raggiungibile d'estate.

Ciò non ne sminuisce la validità, ma serve solo a porre la giusta attenzione in fase di analisi dei dati.
 ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 19 Giu, 2017 15:26

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Ciao Mauro! Diverso tempo che non scrivo qui ;) Sempre interessante il raffronto e utile !
Ma la VP2 è con schermo passivo giusto?
 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Lun 19 Giu, 2017 22:07

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Certo, un test del genere sarebbe stato (forse) ancor più probante se si fosse svolto dalla nostre parti, dove le T. salgono abbondantemente e allegramente sopra i 30°  :D . Ma credo a 'sto punto che, a prescindere dai valori termici, la bontà degli schermi sia stata davvero accertata e certificata in tutti i modi...  :ok:


-----------------------------------
green63
Mar 20 Giu, 2017 15:46

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="430973"]Ciao Mauro! Diverso tempo che non scrivo qui ;) Sempre interessante il raffronto e utile !
Ma la VP2 è con schermo passivo giusto?
 :bye:[/quote]

Ciao Eugenio, è un piacere rileggerti!
si ti confermo, si tratta della vp2 nell'ultima versione in configurazione 5 piatti.

come va?
 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 20 Giu, 2017 15:51

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="430985"]Certo, un test del genere sarebbe stato (forse) ancor più probante se si fosse svolto dalla nostre parti, dove le T. salgono abbondantemente e allegramente sopra i 30°  :D . Ma credo a 'sto punto che, a prescindere dai valori termici, la bontà degli schermi sia stata davvero accertata e certificata in tutti i modi...  :ok:[/quote]

Vero Gabriele, qui non abbiamo avuto ancora questi estremi, e neanche giornate con assoluta mancanza di vento, quindi mi potrei aspettare che, in condizioni ancora peggiori, il 7714 si stacchi ancora un poco più in alto, ma tutto sommato, considerato che costa la metà del meteoshield, per chi non ha assoluta necessità di estrema precisione in condizioni difficili rimane un buon schermo.

Mi aspetto che la vp2 invece mantenga simili prestazioni, l'ombreggiatura di cui gode, seppur un trucco, le permette risultati sorprendenti!

Per i prossimi giorni cercherò magari di non assillarvi con frequenza giornaliera ma ogni 2/3 giorni, continuerò comunque il monitoraggio presumo anche per luglio.
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Mar 20 Giu, 2017 21:10

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="431011"][quote user="As_Needed" post="430973"]Ciao Mauro! Diverso tempo che non scrivo qui ;) Sempre interessante il raffronto e utile !
Ma la VP2 è con schermo passivo giusto?
 :bye:[/quote]

Ciao Eugenio, è un piacere rileggerti!
si ti confermo, si tratta della vp2 nell'ultima versione in configurazione 5 piatti.

come va?
 :bye:[/quote]

Capito ;)

Comunque tutto bene grazie ;) E tu?

Il forum lo leggo spesso!


-----------------------------------
green63
Mar 20 Giu, 2017 21:53

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="431023"][quote user="green63" post="431011"][quote user="As_Needed" post="430973"]Ciao Mauro! Diverso tempo che non scrivo qui ;) Sempre interessante il raffronto e utile !
Ma la VP2 è con schermo passivo giusto?
 :bye:[/quote]

Ciao Eugenio, è un piacere rileggerti!
si ti confermo, si tratta della vp2 nell'ultima versione in configurazione 5 piatti.

come va?
 :bye:[/quote]

Capito ;)

Comunque tutto bene grazie ;) E tu?

Il forum lo leggo spesso![/quote]

Tutto bene Eugenio, come vedi sempre a fare prove e test, ogni minuto del mio "poco" tempo libero è dedicato a questo
pensa che circa 20gg fa mi sono fatto mandare una carcassa della vp2, ci ho montato 10 piatti della vp2, un cono pluvio che avevo in più e ci ho montato un sensorpush solo per vedere le differenze tra 5 e 10 piatti, non ho postato nulla di tutto ciò perchè differenze non c'erano, il segreto della vp2 non sta nel numero dei piatti  ;) 
cmq per quest'anno basta, ho preso 3 sensorpush, 2 meteoshield etc etc, credo di aver dato fondo al budget per quest'anno  :D


-----------------------------------
green63
Gio 29 Giu, 2017 19:08

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati aggiornati a ieri, sto maturando alcune ipotesi che esporrò dopo la fine del mese, si conferma comunque l'ottima qualità di tutte le schermature, ovviamente un pelino meno bene il 7714 ma tutto sommato assolutamente all'altezza visto il costo.

Scandaloso invece il risultato termico del mese di giugno, non oso neanche calcolare le deviazioni  :( 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_06_29_19_05_45.png[/img]


-----------------------------------
green63
Dom 09 Lug, 2017 14:40

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiorno il post con una news che spero possa far piacere, Barani ha attentamente valutato le necessità di noi meteoappassionati, che spesso non sono coincidenti con chi opera nel settore professionale, dopo innumerevoli scambi di opinione e miei consigli che spero siano stati utili, l'azienda ha deciso di approntare la realizzazione di un nuovo Meteoshield, simile all'attuale, sempre con medesima progettazione elicoidale, semplificato nel layout interno al fine di ottenere una camera interna di maggiori dimensioni.

I materiali utilizzati saranno gli stessi, i test iniziali sembrano dare medesimi risultati del fratello maggiore, al momento non sono purtroppo ancora in grado di fornire maggiori informazioni, certo che sarà facilitato l'utilizzo con sonde anche non professionali, vedi Oregon e probabilmente qualche modello Lacrosse, probabilmente verrà ridimensionata, al fine del contenimento dei costi e vista anche l'eccessiva qualità di quella attuale, la staffa di supporto dello schermo.

Allo studio anche dei sistemi dedicati di fissaggio per sonde del tipo Sensorpush e Netatmo.

Non posso al momento fornire maggior informazioni, mentre penso di potermi sbilanciare sul prezzo del nuovo Meteoshield, che , presumibilmente, potrebbe costare poco più della metà di quello attuale  ;) 

Posso però postare ciò che lo studio tecnico ha partorito riguardo la conformazione delle alette che compongono l'elicoide della nuova versione  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/meteoshield_lite_prototype_section.jpg[/img] 

A presto per aggiornamenti, 

 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 09 Lug, 2017 16:08

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Di sicuro se devo fare una stazione professionale prenderò senza dubbio questo schermo ;) Non serve nemmeno ventilarlo


-----------------------------------
green63
Lun 10 Lug, 2017 08:19

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="432199"]Di sicuro se devo fare una stazione professionale prenderò senza dubbio questo schermo ;) Non serve nemmeno ventilarlo[/quote]

Giusta osservazione, perlomeno in condizioni minime di ventilazione naturale posso confermare il tuo pensiero, ad oggi, complice per me come per Versiliese che sta compiendo simili raffronti, una costante seppur minima ventilazione, il Meteoshield tiene perfettamente il passo con la vp2 anche in configurazione daytime.

Il 7714 che ora non stiamo più testando, ha dimostrato di essere un buon schermo ma di certo non all'altezza del meteoshield, con sovrastime apprezzabili, prima però il meteoshield costava 2 volte e mezzo il 7714, con il nuovo le cose cambiano  ;)


-----------------------------------
green63
Gio 13 Lug, 2017 16:13

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Nel frattempo, grazie al reparto tecnico di Barani, allego qualche immagine relativa al nuovo Meteoshield Lite, dalle immagini appare evidente la maggior disponibilità di spazio all'interno dello schermo rispetto all'attuale  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/img_3175.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/img_3174.jpg[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Gio 13 Lug, 2017 16:24

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Buono ;) anche se nel mio caso non ne ho bisogno :D


-----------------------------------
green63
Gio 13 Lug, 2017 16:45

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="432456"]Buono ;) anche se nel mio caso non ne ho bisogno :D[/quote]

Certo, anche nel mio, ma considera il fatto che, complice la riduzione del costo, potrebbe diventare un'alternativa più performante del Davis 7714 e consentire di inserire sonde un poco più "amatoriali" che nella versione pro non sono assolutamente inseribili  ;) 
 :bye: 

domani altre news e link interessanti  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Gio 13 Lug, 2017 17:08

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Sicuramente è un'ottima cosa ;) Felice di leggere news

:bye:


-----------------------------------
green63
Ven 14 Lug, 2017 15:53

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Intanto il link al nuovo sito web che preannuncia anche il nuovo Meteoshield Lite

[url=https://www.allmeteo.com/]Link

 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 29 Lug, 2017 09:20

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Giornate calde le scorse e le prossime, continuo a monitorare i dati del Meteoshield  vs vp2 passiva, non ci sono grandi stravolgimenti, i dati sono coerenti con quelli già esposti, differenze minime, alcune giornate, particolarmente soleggiate e poco ventilate, mettono un poco in difficoltà la vp2, il meteosheid sembra non essere affatto influenzato dal fattore ventilazione  ;) 

Alla fine però, il risultato della vp2 resta comunque assolutamente coerente

riepilogo ultimi 10gg
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_07_29_09_14_16.jpeg[/img]


-----------------------------------
green63
Lun 04 Set, 2017 11:57

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Meteoshield Lite quasi pronto!
credo che, nell'arco del mese, io sia in grado di testarlo "sul campo" sperando che la cosa possa far piacere.
Con buona probabilità andrà a sostituire momentaneamente il Meteoshield attuale in modo di avere condizioni pressochè identiche ai precedenti test.

Devo pertanto rimandare il passo successivo, perlomeno di qualche settimana, cioè installare il sensore th davis nel meteoshield ed eliminare totalmente il 5 piatti della vp2  ;) 

 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 26 Set, 2017 16:14

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Da qualche giorno, il sensorpush inserito nel Meteoshield mi segnalava batteria scarica ed in effetti perde a volte qualche dato, per carità, si tratta di pochi rilevamenti che su circa 1400 giornalieri sarebbero assolutamente accettabili, ma non mi va, quindi poco fa ho proceduto a smontare il Meteoshield, dico bè, sarà occasione per pulirlo dato che ha fatto parte dell'inverno e tutta l'estate fuori.

Abituato ai 7714 che dopo un'estate avevano bisogno del completo smontaggio, pulizia accurata piatto per piatto e rimozione dei vari nidi, insetti morti etc, mi aspettavo lo stesso e invece, credetemi, come Barani mi aveva accennato, non so se per la sua forma o altro, questo schermo rimane perfettamente pulito all'interno, solo un lieve velo di polvere sulle parti esterne dell'elicoide tolto con un panno umido e in 10 secondi lo schermo era così!

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_09_26_16_07_11.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_09_26_16_07_05.jpg[/img] 

Dentro non ho dovuto far nulla, sensorpush perfettamente pulito, sostituita batterie et voilà!
davvero una altra freccia a favore e di certo non di poca importanza  ;) 

ps, meteoshield lite in lieve ritardo ma è questione di giorni  ;)


-----------------------------------
il versiliese
Mar 26 Set, 2017 17:01

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
concordo al 100 per 100.
Ho posizionato in giardino il meteoshield che da giugno era sul tetto per il test comparativo col davis ventilato.Dopo 3 mesi era presente solo un pò di polvere e niente più,rimossa con una passata di straccio! :ok:  :ok:  :ok: 
A breve posterò i dati di agosto e settembre.
Saluti :bye:  :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 26 Set, 2017 17:12

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="438248"]concordo al 100 per 100.
Ho posizionato in giardino il meteoshield che da giugno era sul tetto per il test comparativo col davis ventilato.Dopo 3 mesi era presente solo un pò di polvere e niente più,rimossa con una passata di straccio! :ok:  :ok:  :ok: 
A breve posterò i dati di agosto e settembre.
Saluti :bye:  :bye:[/quote]

Molto bene, li attendiamo con ansia  ;) 
i miei purtroppo non li posto più, al momento il lavoro mi prende molto tempo e non me ne rimane per modifiche o prove  :( 
continuo a monitorare, meteoshield sempre allineato alla vp2 che a volte sovrastima un poco ma solo in condizioni difficili, per il resto tiene il passo, fuori dalla vp2 non c'è storia per nessuno perlomeno a costi avvicinabili  ;)


-----------------------------------
andrea75
Mar 26 Set, 2017 17:26

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
Sarà la forma strana che spaventa gli insetti! :lol:


-----------------------------------
green63
Mar 26 Set, 2017 17:37

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="438251"]Sarà la forma strana che spaventa gli insetti! :lol:[/quote]

Credimi Andrea, non sono in grado di dare una spiegazione e neanche Barani lo è, dichiarano tale superiorità avvallandola con test sul campo in ambito "road monitoring" e le foto lo dimostrano ma non dicono per quali motivi.
Ragionandoci non ha alcun senso, si, l'interno dell'elicoide è piuttosto complesso ma forse proprio per questo dovrebbe essere più appetibile per "metter su casa" ma, a parte questo, ciò che impressiona è la mancanza di sporco, di quel classico velo nero di spessore variabile in rapporto al tempo di intervento tra una pulizia e l'altra  che si deposita tra i piatti dove la normale pulizia esterna non può arrivare, ecco qui non c'è  :mah: 

comunque meglio così  ;)


-----------------------------------
andrea75
Mar 26 Set, 2017 18:46

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
Beh, la conformazione magari, anzi, sicuramente, aiuta ad evitare l'accumulo di sporco, proprio perché credo che la soluzione elicoidale lo lasci scivolare meglio senza farlo accumulare. 
Per gli insetti però boh... non me lo spiego nemmeno io....


-----------------------------------
green63
Mer 27 Set, 2017 10:21

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="438257"]Beh, la conformazione magari, anzi, sicuramente, aiuta ad evitare l'accumulo di sporco, proprio perché credo che la soluzione elicoidale lo lasci scivolare meglio senza farlo accumulare. 
Per gli insetti però boh... non me lo spiego nemmeno io....[/quote]

Sto cercando di approfondire Andrea e forse una spiegazione potrebbe esserci ma devo studiarci sopra, a scuola in chimica non ero un granchè  ;) 
il materiale di costruzione delle elicoidi del meteoshield è un composto chimico che contiene in alta percentuale sostanze idrofobiche, e questo potrebbe essere la causa principale delle mancanza di sporco, l'acqua scorre agevolmente lungo l'elicoide e non aderendo lava via lo sporco continuamente durante le precipitazioni.

Alcuni dei componenti chimici necessari per ottenere una superficie idrofobica sono utilizzati nei repellenti chimici per insetti, ora non so se il meteoshield li utilizzi o meno ma vedrò di approfondire, certamente si tratta di una notizia per i più non interessante ne importante ma visto che spray e trattamenti idrofobi "fai da te" esistono, visto mai?  ;)


-----------------------------------
green63
Lun 09 Ott, 2017 22:02

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Allora, Meteoshield Lite in arrivo non prima di un paio di settimane, purtroppo al momento lo staff Barani, come peraltro tutti i maggiori produttori di hardware meteo professionale, è impegnato per il Meteorological World Expò che quest'anno si svolge ad Amsterdam.

[url=http://www.meteorologicaltechnologyworldexpo.com/it/]Link

Si tratta di un evento fieristico riservato ai professionisti del settore, sono stato invitato ma purtroppo mi è impossibile allontanarmi dall'attività  :( 

sarà per il prossimo anno, spero  ;) 
a presto per eventuali news


-----------------------------------
green63
Gio 19 Ott, 2017 21:13

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Piccoli aggiornamenti,
ancora qualche giorno di attesa per il Meteoshield Lite, erano pronti ma poi ci siamo sentiti e, dato che mi hanno chiesto un parere,  non ero d'accordo su alcuni aspetti relativi alla modalità di distribuzione del prodotto finito
quindi ancora qualche aggiustamento, poi spero di poterlo testare a breve  ;) 

Intanto, prossima settimana dovrei avere un sensore sht31 originale Davis, questo sensore verrà installato, se compatibile come misure, nel Meteoshield Professional e andrà a sostituire il 5 piatti originale  ;) 
 
L'idea è quella di installare il Meteoshield nella versione bottom mount, quindi con staffa di supporto in basso, a stretto ridosso della base pluvio della vp2, il risultato dovrebbe essere una migliore schermatura, come già dimostrato, abbinata all'ombreggiamento del gruppo Iss

Aggiornerò al più presto  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 15 Nov, 2017 08:51

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornamento:
dopo lunga attesa finalmente il meteoshield Lite è pronto e conto di riceverlo nel giro di pochi giorni, non aprirò un post apposito, penso possiamo proseguire su questo, ovviamente piccola recensione e poi test sul campo anche se di certo non è il miglior periodo dell'anno per questi test, comunque le belle giornate ci saranno e già da li ne potremo valutare la validità e le differenze col fratello maggiore  ;) 

non appena so i prezzi di vendita li comunico immediatamente ma, a parità di configurazione, mi attendo almeno un 35/40% in meno rispetto al Pro

 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 21 Nov, 2017 17:06

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Aggiornamento
Meteoshield arrivato oggi pomeriggio, semplicemente splendido  ;) 
domani, tempo permettendo, una prima recensione con foto e misure 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 21 Nov, 2017 22:09

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
mi sono ritagliato un'ora e ho preparato una piccola recensione alla quale ne seguirà una seconda con le prove sul campo  ;) 
mi auguro possa essere interessante  :inchino: 

Recensione Barani Meteoshield - Standard

Allora, eccoci qui ad analizzare con una prima piccola recensione il nuovo nato dei prodotti Barani, il nuovo schermo Meteoshield - Standard, prima novità il nome, doveva chiamarsi "Lite" ma si è deciso per Meteoshield Standard poco prima della sua commercializzazione.

Partiamo dall’imballaggio, purtroppo, trattandosi di una preserie, non è ancora pronto un imballaggio industriale dedicato, lo sarà con le prime forniture una volta ufficialmente distribuito, credo sia questione al massimo di un paio di settimane.

Comunque lo schermo mi è arrivato in un solido cartone doppio, internamente protetto da pluriball e tubi di poliuretano a prova del peggior corriere.

Lo schermo presenta medesima estetica, verniciatura e materiali del già conosciuto Pro, visivamente  al primo impatto non vi sono differenze

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_11_21_17_29_37.jpg[/img] 

La viteria e la ferramenta utilizzata è la medesima del pro,    idem per quanto riguarda le dimensioni esterne sia per larghezza che altezza.

La verniciatura, relativamente alla parte esterna, è la medesima, medesime le dimensioni delle elicoidi, il loro numero, la loro disposizione di montaggio e le distanze tra loro.

Basta però ribaltare lo schermo per poter immediatamente notare le principali differenze rispetto alla versione Pro

La parte inferiore ora, non è chiusa dal tappo inferiore 
di supporto per le sonde, tale piattello è stato ora
inglobato nella staffa di supporto.

Questo facilita il compito di verifica della
compatibilità o meno del nostro sensore ad
essere ospitato nel Meteoshield

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_11_21_17_29_33.jpg[/img] 

Da questa immagine possiamo inoltre notare
un altra sostanziale differenza rispetto al Pro,
quest’ultimo era costruito con elicoidi a doppia
sezione, delle quali, quella interna, era in materiale
nero opaco.

Al fine di mantenere medesima efficienza e 
contemporaneamente ridurre i costi, le nuove alette
sono in un unico stampo, con feritoie studiate al
fine di ottimizzare il flusso d’aria, la parte interna
di dette elicoidi è verniciata in nero.

La staffa di supporto, sempre di notevole robustezza e 
rigidità, come accennato prima ora incorpora il plattorello che permette installazione e fissaggio di sonde professionali.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_11_21_17_29_19.jpg[/img] 

Tale sistema di fissaggio si presta comunque, con un minimo di ingegno e manualità, all’utilizzo di vari tipi di supporto che permetteranno agevolmente di fissare il nostro sensore.

Altra differenza rispetto alla staffa della versione Pro, ma si
tratta di un puro tecnicismo estetico, il logo Barani grosso
modo al centro della parte dritta della staffa.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_11_21_17_29_12.jpg[/img] 

Non sono forniti a corredo viti o altro utile al fissaggio su
palo, dovremo pertanto reperire esternamente dei cavallotti
di diametro adeguato.
In alternativa, cosa che io sto facendo da tempo, l’utilizzo 
di fascette plastiche di grande robustezza, ben serrate sono in 
grado di reggere agevolmente il peso dell’intero gruppo anche in condizioni di forti venti, l’indubbio vantaggio è dato dalla facilità di smontaggio nel caso si debba procedere a lavori di manutenzione allo schermo o ai sensori.

Per quanto concerne le misure interne, devo dire che sono stati fatti dei passi in avanti rispetto alla versione Pro ove, a causa della doppia conformazione delle elicoidi, internamente il diametro massimo disponibile raggiungeva a malapena i 38mm a fronte dei circa 60 di questa versione.

Probabilmente non potremo inserire sensori molto ingombranti ma a questo punto è sempre bene verificare, possiamo contare su circa 58mm utili in larghezza per ben circa 150mm in altezza

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_11_21_17_29_23.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_11_21_17_29_29.jpg[/img] 

Posso pertanto affermare che ci troviamo di fronte non ad un prodotto più scadente o meno ricercato del Pro, ma semplificato al fine di ottenere un contenimento dei costi.

A livello prestazionale non possiamo al momento dare giudizi, questo periodo dell’anno non è certo quello più indicato per cercare di mettere in difficoltà una schermatura passiva, comunque, nell’arco di 15gg circa, il nuovo Meteoshield-Standard verrà installato nella mia postazione a ridosso della versione Pro, al suo interno verrà collocato un Sensorpush gemello di quello del Pro (deviazione massima in camera climatica 0,1°) con tempo di campionamento di 1 minuto.

Prezzi: non ho ancora in mano un listino ufficiale ma mi è stato concessso di sbilanciarmi, dovremmo attestarci attorno ai 125€ contro i 200€ della versione Pro
come sempre confermato lo sconto del 20% per i soci Lineameteo

[b]devo fare, per correttezza, una correzione alla recensione relativa alle dimensioni del Meteoshield Standard, purtroppo non me ne sono accorto subito ma solo oggi, le elicoidi che compongono lo schermo della versione standard sono 24 e non 27, infatti le dimensioni totali in altezza sono lievemente inferiori al pro.
pur non essendo la cosa fondamentale, ho reputato giusto e corretto segnalarlo[/b]


A disposizione per qualunque necessità
Mauro


-----------------------------------
andrea75
Mer 22 Nov, 2017 21:50

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
Ottimo Mauro... altra bellissima recensione! Certo, il prezzo è sempre "impegnativo", ma di sicuro decisamente più abbordabile del Pro. 

Grazie come sempre per l'offerta soci. ;)


-----------------------------------
green63
Mer 22 Nov, 2017 22:47

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="441999"]Ottimo Mauro... altra bellissima recensione! Certo, il prezzo è sempre "impegnativo", ma di sicuro decisamente più abbordabile del Pro. 

Grazie come sempre per l'offerta soci. ;)[/quote]

Grazie a te Andrea per le parole di apprezzamento  ;) 
l'offerta soci non nasce da me ma da Jan Barani, il titolare, ha molto a cuore i nostri consigli e le nostre critiche, anzi, soprattutto quelle oramai che si è instaurato un rapporto quasi confidenziale.
Purtroppo sono d'accordo con te, il prezzo non è basso ne mai potrà esserlo, questi sono schermi di un certo pregio, vengono oramai testati e utilizzati in ambiti puramente professionali, pertanto capisco la loro posizione, non possono permettersi di fare un prodotto "da battaglia" per il mercato consumer, nel professionale o ci stai o sei fuori  ;) 

Sono schermi che nascono per chi non ha problemi di dimensioni sonda, vuole prestazioni top, è disposto a spendere qualcosa in più e dimenticarsi dello schermo solare, pulizia compresa!

 :bye:


-----------------------------------
green63
Ven 01 Dic, 2017 13:36

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Da oggi il nuovo Meteoshield Standard è in prova sul campo  ;) 
ovviamente sensorpush gemello testato prima del montaggio, inizierà a registrare i dati dalla mezzanotte di oggi.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_12_01_13_25_32.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_12_01_13_25_31.jpg[/img] 

Vi terrò aggiornati sui risultati del test

 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 02 Dic, 2017 10:27

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Primissimi dati di oggi dalla mezzanotte, di nessuna utilità per ora ma, a mio parere, già lievemente indicativi di alcune differenze.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_12_02_10_21_45.jpeg[/img] 

Il meteoshield standard, nelle ore notturne, tende ad essere molto più vicino alla vp2 che al pro, parliamo di differenze ridicole, nell'ordine dei due decimi, uno dei quali tranquillamente imputabile alle tolleranze strumentali, ma secondo me traducibili in una lieve minor efficienza rispetto al pro nella gestione dell'irraggiamento notturno.

È assolutamente prematuro trarre conclusioni, è solo una prima ipotesi, la quale mi farebbe supporre che, in regime di massima e buon irraggiamento solare, la versione standard possa rimanere altrettanto incollata alla vp2, con il pro sempre di 01/02 decimi inferiore ad entrambi.

Ma ora resta solo di registrare dati e aspettare....   ;)


-----------------------------------
green63
Sab 02 Dic, 2017 22:44

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati di oggi aggiornati a poco fa, la giornata non è stata certo quella ideale, nuvolosità costante e ottima ventilazione, comunque la tendenza della versione standard ad "allontanarsi" lievemente dal Pro e avvicinarsi alla vp2 sopratutto nelle ore serali e di primo mattino viene confermata

stiamo a vedere....

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_12_02_22_01_17.jpeg[/img]


-----------------------------------
green63
Lun 04 Dic, 2017 09:39

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Ieri pomeriggio ho effettuato una modifica che credo possa essere la causa della lieve differenza nelle temperature durante le ore notturne, differenza probabilmente causata da un errore di montaggio.
MI spiego meglio, mentre nel meteoshield pro il sensorpush era stato installato su supporto in teflon che lo manteneva ad un altezza di circa mezzo schermo, nello standard, nella foga di montarlo subito, l'avevo installato a stretto ridosso del plattorello inferiore.
Ho pertanto provveduto a montarlo esattamente come nel pro, medesima altezza, il lavoro l'ho fatto nel pomeriggio di ieri, quindi i dati di ieri sono falsati, questi quelli di oggi dalla mezzanotte  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_12_04_09_35_08.jpeg[/img]


-----------------------------------
green63
Mar 05 Dic, 2017 16:00

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Dati di ieri 04 dicembre, direi molto bene, ieri è stata una giornata che, seppur fredda, ha durante la mattinata e primo pomeriggio sfoderato un bel sole e ventilazione debole.
Lieve sovrastima della vp2 e, in misura minore del Meteoshield Standard, versione pro sempre al top  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_12_05_15_57_35.jpeg[/img]


-----------------------------------
green63
Mer 06 Dic, 2017 13:56

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Ieri altra giornata soleggiata soprattutto sopo pranzo, i test di ieri appaiono piuttosto interessanti, nel momento di massimo irraggiamento solare, dalle 14 alle 15 circa per diversi momenti il meteoshield standard ha dato risultati identici alla vp2 con differenze al centesimo di grado  ;) 
nello spesso momento il meteoshield pro viaggiava in media con 0,3/0,4° in meno.
per chi volesse dare un'occhiata a tutto il "pippone" di oltre 1400 dati solo relativi a ieri...
[url=https://www.dropbox.com/s/q8vgbaqeluapy27/Meteoshield%20test%2005dec17.pdf?dl=0]Link

comunque basta concentrarsi nell'orario attorno alle 14 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Ven 08 Dic, 2017 16:41

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Anche i risultati di ieri confermano quelli del giorno precedente, pertanto non vi annoierò con altri grafici e pdf chilometrici, il periodo dell'anno non è il più indicato per questo genere di prove ma, dalla mia minuscola esperienza, credo di poter dire che il prossimo passo sia obbligato.
Provvederò quanto prima a installare il sensore th davis nel meteoshield standard che andrà pertanto a sostituire il 5 piatti originale, tale scelta è dettata dalle seguenti conclusioni nate dalle prove già effettuate nel tempo:

1 - lo schermo della vp2 a 5 piatti installato correttamente disaccoppiato dal gruppo iss ha evidenziato sovrastime importanti in caso di sole e ventilazione debole
2 - lo schermo della vp2 a 5 piatti montato come progettato da davis al di sotto del pluvio, da ottimi risultati grazie al costante ombreggiamento del pluvio/trasmettitore iss
3 - lo schermo meteoshield standard eguaglia il 5 piatti davis al punto 2 pur se correttamente installato

si può pertanto intuire che la miglior schermatura garantita dal meteoshield, abbinata all'ombreggiamento del gruppo pluvio/trasmettitore, non possa che dare risultati ancora migliori e probabilmente vicini a quelli di uno schermo ventilato 24h senza tutte le problematiche di affidabilità che quest'ultimo può dare.

Pertanto, inizio prossima settimana passerò allo studio del supporto di fissaggio che dovrà sorreggere a centro schermo il sensore th davis, utilizzerò un Meteoshield standard in versione bottom mount, quindi con staffa inferiore così da poterlo perfettamente accoppiare alla base del gruppo iss della vp2.

seguiranno ovviamente foto delle fasi di lavoro  ;)


-----------------------------------
green63
Ven 08 Dic, 2017 17:58

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Intanto un timido abbozzo di un possibile supporto,
ho preparato un tubo in pvc di lunghezza sufficiente a posizionare il th davis a centro schermo, sotto il tubo è chiuso, internamente è riempito in sughero naturale, al momento l'idea è di fissarlo con una semplice fascetta, per ora è solo un'idea...weekend impegnatissimo quindi tutto da rimandare a lunedi  :( 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_12_08_17_38_48.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_12_08_17_38_45.jpg[/img]


-----------------------------------
Gab78
Sab 09 Dic, 2017 21:34

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Sempre più interessante, Mauro!  ;) 

Mi sta creando dipendenza...  :lol:


-----------------------------------
green63
Sab 09 Dic, 2017 21:52

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="444499"]Sempre più interessante, Mauro!  ;) 

Mi sta creando dipendenza...  :lol:[/quote]

Grazie Gabriele, mi spiace per le controindicazioni  ;) 
comunque conto, anzi spero,  di riuscire a realizzare la modifica nell'arco della prossima settimana, il supporto che avevo pensato non mi soddisfa affatto, probabilmente andrò di barra in teflon e in testa una basetta di supporto per il th davis, comunque tengo aggiornato il post 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 11 Dic, 2017 22:01

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
In fase di studio dell'installazione del th davis nel meteoshield standard, mi sono imbattuto in un problemino di cui non avevo tenuto conto.
La staffa di supporto del Meteoshield è molto più lunga della carcassa del pluvio davis, pertanto non è possibile installarlo con la sua staffa originale al di sotto del gruppo iss così com'è, il risultato sarebbe che il meteoshield non sarebbe più allineato con il cono del pluvio perdendo pertanto l'ombreggiamento sia di quest'ultimo che del box trasmettitore, ho cercato di spiegarlo con un disegno del quale mi vergogno  :( 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_12_11_21_54_07.jpeg[/img] 

Potrei montare un tubo distanziatore a L sul palo della vp2 che mi allontani a sufficienza, ma correrei il rischio di appesantire la struttura andando ad inficiare la messa in bolla del pluvio

credo pertanto che la soluzione migliore e esente da controindicazioni sia quella di aggiungere un palo con esposizione S, più basso dello schermo attuale della vp2 in modo che non vada in alcun modo ad interferire, e a quello attaccare la staffa di supporto del meteoshield in maniera di "accoppiarlo" perfettamente alla base dell'iss

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_12_11_21_54_19.jpeg[/img] 

accetto critiche e pareri, ma non vedo una soluzione migliore, la moglie sarà contentissima del nuovo palo  :D 

ps, piccola notizia che non interessa nessuno ma per me fonte di orgoglio, ho ricevuto contatti da istituzioni a carattere europeo del settore e collegate al WMO interessate alle mie prove e alle mie metodologie di confronto, contatti dai quali potrebbe scaturire qualcosa di interessante anche per la nostra rete, ma per ora ssssss... ;)


-----------------------------------
Gab78
Lun 11 Dic, 2017 22:35

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="444886"]
la moglie sarà contentissima del nuovo palo  :D [/quote]
Stavo pensando la stessa cosa...  :mrgreen: 

[quote user="green63 post=]
ps, piccola notizia che non interessa nessuno ma per me fonte di orgoglio, ho ricevuto contatti da istituzioni a carattere europeo del settore e collegate al WMO interessate alle mie prove e alle mie metodologie di confronto, contatti dai quali potrebbe scaturire qualcosa di interessante anche per la nostra rete, ma per ora ssssss... ;)[/quote]

Mooolto bene!  :inchino:


-----------------------------------
andrea75
Mar 12 Dic, 2017 14:26

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: unboxing e test
-----------------------------------
[quote user="green63" post="444886"]ps, piccola notizia che non interessa nessuno ma per me fonte di orgoglio, ho ricevuto contatti da istituzioni a carattere europeo del settore e collegate al WMO interessate alle mie prove e alle mie metodologie di confronto, contatti dai quali potrebbe scaturire qualcosa di interessante anche per la nostra rete, ma per ora ssssss... ;)[/quote]

WOW! Notiziona! :) Tienimi informato... e cmq qualcosa tutto questo lavoro merita necessariamente! Complimenti davvero! :inchino:


-----------------------------------
il versiliese
Mar 12 Dic, 2017 15:43

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Mogli e pali :Questo topic sta prendendo una deriva decisamente hard! :D  :D  :D 
Scherzi a parte mi complimento con Green;la sua continua ricerca della posizione ottimale dei sensori th ,il suo testare schermi d'ogni tipo meritano l'attenzione ricevuta.
Per quanto mi riguarda ,ordinerò un nuovo sensore TH Davis ,perchè l'attuale dopo il nubifragio di settembre ha ricevuto ieri un'altra "mazzata" e mi segna valori di umidità rel.troppo bassi. :ohno:  
Ecco un altro punto a favore del Meteo shield:il sensore è più protetto,specie in condizioni estreme,che ormai estreme non sono più :bye:  :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 12 Dic, 2017 16:50

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="444974"][quote user="green63" post="444886"]ps, piccola notizia che non interessa nessuno ma per me fonte di orgoglio, ho ricevuto contatti da istituzioni a carattere europeo del settore e collegate al WMO interessate alle mie prove e alle mie metodologie di confronto, contatti dai quali potrebbe scaturire qualcosa di interessante anche per la nostra rete, ma per ora ssssss... ;)[/quote]

WOW! Notiziona! :) Tienimi informato... e cmq qualcosa tutto questo lavoro merita necessariamente! Complimenti davvero! :inchino:[/quote]

Grazie Andrea, si la notizia è interessante e mi scuso con tutto il forum ma non posso al momento dare nessun approfondimento, ma prometto lo farò appena possibile  ;) 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 12 Dic, 2017 16:53

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="444986"]Mogli e pali :Questo topic sta prendendo una deriva decisamente hard! :D  :D  :D 
Scherzi a parte mi complimento con Green;la sua continua ricerca della posizione ottimale dei sensori th ,il suo testare schermi d'ogni tipo meritano l'attenzione ricevuta.
Per quanto mi riguarda ,ordinerò un nuovo sensore TH Davis ,perchè l'attuale dopo il nubifragio di settembre ha ricevuto ieri un'altra "mazzata" e mi segna valori di umidità rel.troppo bassi. :ohno:  
Ecco un altro punto a favore del Meteo shield:il sensore è più protetto,specie in condizioni estreme,che ormai estreme non sono più :bye:  :bye:[/quote]

MI hai fatto fare una sana risata  :lol: 
grazie per i complimenti assolutamente immeritati, e mi spiace per il tuo sensore, si può tentare un qualche ripristino ma purtroppo, per esperienza, quando iniziano a dare questo genere di problemi, son tutti palliativi temporanei, la sostituzione è l'unica strada  :( 
che sensore monta il nuovo sht31?
fammi sapere
 :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Mer 13 Dic, 2017 19:25

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
si,ho ordinato il nuovo sensore th che monta  sensirion 31.
Vi terrò informati
Intanto buone feste a tutto il forum :xmas:  :xmas:


-----------------------------------
green63
Mar 30 Gen, 2018 20:36

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Ciao a tutti, aggiorno per comunicare che sto collaborando con lo staff tecnico Barani per progettare un sistema di fissaggio che permetta un'agevole installazione del sensore th Davis della vp2 nel Meteoshield Standard.
Mi auguro si possa riuscire, consentirebbe un upgrade un poco meno dispendioso del kit daytime ma con performances  superiori, senza contare che in tal caso ai possessori di vp2 avanzerebbe uno schermo 5 piatti che comunque può tornare utile ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_04_14_15_14_16_1517340883_673908.jpg[/img] 


Non appena avrò maggiori info aggiornerò questo post  ;) 

 :bye:


-----------------------------------
green63
Gio 01 Feb, 2018 21:17

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Primi aggiornamenti:
il supporto inferiore sarà quasi sicuramente una barra in teflon, tale barra avrà una lunghezza sufficiente a poter regolare a piacimento l'altezza del t/h davis all'interno del meteoshield, consentendo pertanto di ottimizzare le prestazioni in base alle singole necessità, tenendo in considerazione un aspetto fondamentale:

- la regolazione probabilmente migliore sarà quella che consentirà di avere il sensore posizionato ad altezza simile a quella originale del 5 piatti standard, e quindi, anche in questo caso, in maniera tale da sfruttare l'ombreggiamento del box trasmettitore Iss, l'obbiettivo primario rimane di ottenere prestazioni almeno paragonabili allo schermo a ventilazione forzata 24h nella peggiore delle ipotesi

I tempi di progettazione e realizzazione non saranno rapidissimi, bisogna studiare e far costruire il "vassoio" che, solidale alla barra in teflon, accoglierà la basetta del th davis bloccandolo in posizione corretta e un sistema di fissaggio per il cavo di connessione al box Iss

Aggiornerò man mano 

 :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Ven 02 Feb, 2018 16:35

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
ottimo green.Purtroppo non è possibile inserire il th Davis nella versione meteoshield pro ,ma non si sa mai.
Attualmente ho in funzione tre stazioni  2 a 2 metri di altezza  una  composta da 7714 + th davis "vecchio" che ,dopo averlo tenuto al "caldo"  rifunziona alla grande  (era andato in tilt dopo il terribile nubifragio di settembre) ,l'altra da meteoshield pro +sensorpush  ed una sul tetto Davis pro2  5 piatti con th col nuovo sensirion sth31 e del meteoshield sono molto soddisfatto.Spero che la versione standard mantenga la stessa qualità costruttiva.
L'unica cosa che finora ha fallito è stato l'inverno con minime risibili :evil:  :evil:  :wall: ,ma questo è un altro discorso


-----------------------------------
green63
Ven 02 Feb, 2018 21:11

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="450378"]ottimo green.Purtroppo non è possibile inserire il th Davis nella versione meteoshield pro ,ma non si sa mai.
Attualmente ho in funzione tre stazioni  2 a 2 metri di altezza  una  composta da 7714 + th davis "vecchio" che ,dopo averlo tenuto al "caldo"  rifunziona alla grande  (era andato in tilt dopo il terribile nubifragio di settembre) ,l'altra da meteoshield pro +sensorpush  ed una sul tetto Davis pro2  5 piatti con th col nuovo sensirion sth31 e del meteoshield sono molto soddisfatto.Spero che la versione standard mantenga la stessa qualità costruttiva.
L'unica cosa che finora ha fallito è stato l'inverno con minime risibili :evil:  :evil:  :wall: ,ma questo è un altro discorso[/quote]

Partendo dall'ultimo passaggio eviterei commenti ulteriori, sono speranzoso che Febbraio ci regali qualche soddisfazione, non chiedo la neve sulla costa, ci mancherebbe, ma una dose abbondante di precipitazioni e un rientro in media temperature, tutto qui  ;) 

Felice che tu sia contento del Meteoshield e del Sensorpush, ti confermo che purtroppo il th davis non entra nel Pro, per farcelo entrare bisognerebbe posizionarlo in maniera innaturale (verticale) cosa assolutamente da evitare con questo come con qualunque altro sensore montato su pcb  ;) 

Credimi, non è facile neanche nella versione standard ma ci stiamo lavorando, ci vorrà un poco, si deve fornire un sistema di montaggio industrializzato e ripetibile, comunque aggiornerò il post.

Ciao


-----------------------------------
green63
Lun 05 Feb, 2018 21:54

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Piccolo aggiornamento, ho provato ad ideare una possibile soluzione di fissaggio per il t/h davis all'interno del meteoshield standard, ovviamente si tratta di una prima bozza, realizzata con materiali di recupero e in malo modo, ma per ora va bene così

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_05_21_43_04.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_05_21_43_11.jpg[/img] 

La barra è in teflon D15mm, il supporto rettangolare ha le esatte dimensioni della basetta del t/h davis, è preforato per permetterne il fissaggio che avviene con viti e distanziatori in gomma

La lunghezza della barra permette un'agevole regolazione dell'altezza del sensore all'interno dello schermo senza dover aprire nulla, semplicemente agendo da sotto lo schermo  ;) 

 :bye:


-----------------------------------
Freddoforever
Mar 06 Feb, 2018 09:52

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
In seguito potresti anche brevettare la cosa :mrgreen: 

Scherzi a parte sempre intetessanti le tue sperimentazioni  ;)


-----------------------------------
Gab78
Mar 06 Feb, 2018 13:03

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
Mauro sei una miniera di invenzioni...  :D


-----------------------------------
green63
Mar 06 Feb, 2018 16:27

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="450848"]In seguito potresti anche brevettare la cosa :mrgreen: 

Scherzi a parte sempre intetessanti le tue sperimentazioni  ;)[/quote]

Grazie  ;)


-----------------------------------
green63
Mar 06 Feb, 2018 16:32

Re: Recensione Schermo Solare Barani Meteoshield: Unboxing E Test
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="450870"]Mauro sei una miniera di invenzioni...  :D[/quote]

esagerato  :lol: 
non invento nulla, capirai, comunque l'idea è stata approvata, logicamente il prodotto finito avrà aspetto ben diverso nelle finiture trattandosi di un supporto realizzato in maniera industriale

a breve, conto entro 15 giorni, la mia vp2 avrà il meteoshield al posto del 5 piatti, posterò ovviamente le foto della nuova installazione

 :bye:


