http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=14836
-----------------------------------
green63
Gio 27 Apr, 2017 20:43

Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
Sempre alla ricerca di novità, tanto oramai mi conoscete, penso di aver individuato un possibile antagonista al sensorpush, prodotto di cui sono contentissimo grazie alle ottime prestazioni e affidabilità, ma avevo voglia di provare a testare un nuovo sensore, e il Tempo disc di Blue Maestro mi pare una possibile alternativa

Si presenta sotto forma di un bottone circolare, con dimensioni di 33x9,5 mm, quindi più piccolo rispetto al sensorpush

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/bluetooth_data_logger_front.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/bluetooth_data_logger_side_view.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/bluetooth_low_energy_data_logger_back.jpg[/img] 

Anche lui dispone di connessione bluetooth a basso consumo con portata dichiarata di 75 mt, a differenza del sensorpush, la cui app è ancora in fase di miglioramento, la sua, sia per Ios che Android, consente di settare la frequenza del datalogger, limitata a 4000 dati, circa un paio di settimane con campionamento a 5 minuti

Utilizza un sensore SIlicon Labs Si7020, sensore dalle buone prestazioni, potremmo collocarlo nella fascia del sht31 di sensirion, quello utilizzato nelle nuove vp2, il datasheet non sembrerebbe male

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_04_27_20_25_59.png[/img] 

Anche Tempodisc consente di mandare i dati in rete grazie ad un gateway e ad un servizio cloud dedicato

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/range_of_tempo_anywhere_bluetooth_low_energy_gateway.jpg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/bluetooth_sensor_cloud_over_the_internet.jpg[/img] 

Ovviamente ho già ordinato un Tempo disc che probabilmente installerò nel nuovo Meteoshield per un pò di tempo affiancandolo al Meteoshield con il sensorpush  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Ven 28 Apr, 2017 15:33

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
Carino ;)
Io conosco il 7051 della silicon labs che é ottimo, meglio di questo
Ha una precisione tra lo 0.1 allo 0.25 ;)
Quanto vorrei provare l sht 35 :(
Ha dei datasheet da paura
Oscilla tra 0.1 e 0.2 quando la temperatura va sotto zero
:bye:


-----------------------------------
il versiliese
Ven 28 Apr, 2017 16:21

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
green o as needed,o altri vi chiedo cosa mi necessita per visualizzare i dati ottenuti tramite il sensor push o l'ultima trovata di green.Attualmente possiedo un  Davis 7714 con stazione davis di temperatura aggiuntiva  e sto (meglio stavo) confrontando tale schermo con il davis 5 piatti.Dico stavo perchè il mio pc si è preso un virus ransomewhere :evil:  :evil:  e spero di non aver perso i dati.Un limite al confronto è dovuto al fatto che la temp. della stazione aggiuntiva va di 0,5 0,6 gradi.Ecco perchè ,senza spendere un capitale in una nuova consolle e relativo data logger,pensavo di posizionare un sensor push o similare nel 7714.Fatto questo ,di cosa ho bisogno per visualizzare e campionare i dati nel mio pc (attualmente ricoverato in clinica specializzata in v irus per computer)?    
Saluti


-----------------------------------
green63
Ven 28 Apr, 2017 16:37

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="428954"]green o as needed,o altri vi chiedo cosa mi necessita per visualizzare i dati ottenuti tramite il sensor push o l'ultima trovata di green.Attualmente possiedo un  Davis 7714 con stazione davis di temperatura aggiuntiva  e sto (meglio stavo) confrontando tale schermo con il davis 5 piatti.Dico stavo perchè il mio pc si è preso un virus ransomewhere :evil:  :evil:  e spero di non aver perso i dati.Un limite al confronto è dovuto al fatto che la temp. della stazione aggiuntiva va di 0,5 0,6 gradi.Ecco perchè ,senza spendere un capitale in una nuova consolle e relativo data logger,pensavo di posizionare un sensor push o similare nel 7714.Fatto questo ,di cosa ho bisogno per visualizzare e campionare i dati nel mio pc (attualmente ricoverato in clinica specializzata in v irus per computer)?    
Saluti[/quote]

Per quanto riguarda il sensorpush hai bisogno solo del sensore, di uno smartphone con ios o android, il sensorpush campiona ogni minuto e salva nel datalogger interno, a prescindere se vi è connessione o meno con lo smartphone, quando lo smartphone e il sensorpush sono nel raggio di copertura, l'app del telefono scarica tutti i dati che possono essere esportati in csv per poter poi essere analizzati ed elaborati con foglio di calcolo.

volendo ampliare l'utilizzo, è disponibile un gateway, il gateway si connette alla tua rete, riceve i dati del o dei sensorpush in portata e li trasmette in rete su un servizio cloud gratuito, in tal modo puoi visualizzare i dati in real time e i grafici da qualunque smartphone o tablet purchè connesso ad una rete wifi, 3g o 4g

A breve sarà disponibile un'interfaccia web per il servizio cloud che permetterà di accedere ai dati da qualunque pc tramite browser e con possibilità ben maggiori di analisi dati, possibilità di variare il tempo di campionamento, gestione dei vari sensori etc

IL sensorpush costa attorno ai 59€, il gateway circa 110

spero sia una spiegazione esauriente ma chiedi pure  ;)


-----------------------------------
green63
Ven 28 Apr, 2017 21:20

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="428941"]Carino ;)
Io conosco il 7051 della silicon labs che é ottimo, meglio di questo
Ha una precisione tra lo 0.1 allo 0.25 ;)
Quanto vorrei provare l sht 35 :(
Ha dei datasheet da paura
Oscilla tra 0.1 e 0.2 quando la temperatura va sotto zero
:bye:[/quote]

Lo so Eugenio, è solo un'alternativa al sht20 del sensorpush, mi andava di provare un sensore che non ho mai utilizzato per valutare velocità di risposta etc, in termini di accuratezza non guadagno nulla ma rimaniamo su livelli direi più che accettabili e superiori a qualunque soluzione "commerciale"
Sull'sht35 non posso che concordare, il fatto è che è poi difficile per me capire come materialmente utilizzarlo, nei miei sogni c'è:

datalogger con sht35
campionamento variabile
almeno 32000 valori in memoria
connessione bluetooth e wifi
sonda esterna incapsulata con dimensioni compatibili a sensori professionali
app per smartphone
servizio cloud
 ecco, per un cosino del genere, con sonda inserita in un bel meteoshield  potrei fare carte false  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 29 Apr, 2017 00:39

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
Con un po di lavoro potrei farlo..
Ho dubbi solo sull app perche non ne ho mai create! Ma per fare un lavoro fatto bene andrebbe creato un bel pcb con EAGLE e mandato a stampare in Cina. Ovviamente é neccessaria la programmazione... L unica cosa che puoi fare é chiedere a qualche compagnia, tipo questi di sensor push, se magari potessero implementarlo..
Peccato non poterci lavorare :(
Per essere un sensore alla portata di tutti l sht 35 é il top sul serio, sia come temperatura che come umidità.
Di sicuro la prossima stazione meteo che faró, lo avrà ;) dubito che con quel prezzo faranno qualcosa di meglio in futuro
Con un sht35 la stazione veramente sarebbe di alto alto livello
Se avessi conosciuto prima questi sensori, la mia stazione già li monterebbe :censored:
:bye:


-----------------------------------
green63
Sab 29 Apr, 2017 15:38

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
[b]L unica cosa che puoi fare é chiedere a qualche compagnia, tipo questi di sensor push, se magari potessero implementarlo..[/b]

Eh Eugenio, questo l'ho già fatto, il problema è che si tratta di aziende piuttosto grandi e, nonostante abbiano accettato di buon grado, viste anche le esigue differenze di costo, hanno tempistiche esecutive un po lunghe per le nostre aspettative  :( 
Comunque continuo a battere tutte le strade, poter avere un sensorpush con sht35 anche fosse a 80€ significherebbe , aggiungendo un centinaio di € per uno schermo, avere una stazione t/rh al top con meno di 200€   ;) 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Mer 03 Mag, 2017 09:06

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
Purtroppo le festività hanno allungato i tempi di spedizione, conto di ricevere il tempodisc entro un paio di giorni, seguirà una mini recensione, poi verrà posizionato in schermo, i suoi dati saranno visibili nel post del Meteoshield assieme a quelli della vp2 così da avere un quadro generale  ;)


-----------------------------------
green63
Dom 07 Mag, 2017 22:13

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
Evidentemente il corriere, di cui per correttezza non faccio per ora il nome, se la sta prendendo molto comoda, tracking fermo a MIlano dal 3, poi il nulla
ho provato a contattare la sede inglese e sono stati molto premurosi a rispondermi e mi dicono che domani avrò certamente aggiornamenti, stiamo a vedere....
 :evil:


-----------------------------------
green63
Dom 07 Mag, 2017 22:23

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="429005"][b]L unica cosa che puoi fare é chiedere a qualche compagnia, tipo questi di sensor push, se magari potessero implementarlo..[/b]

Eh Eugenio, questo l'ho già fatto, il problema è che si tratta di aziende piuttosto grandi e, nonostante abbiano accettato di buon grado, viste anche le esigue differenze di costo, hanno tempistiche esecutive un po lunghe per le nostre aspettative  :( 
Comunque continuo a battere tutte le strade, poter avere un sensorpush con sht35 anche fosse a 80€ significherebbe , aggiungendo un centinaio di € per uno schermo, avere una stazione t/rh al top con meno di 200€   ;) 
 :bye:[/quote]

Allora, un piccolo successo l'ho ottenuto, pare già in preparazione una nuova versione del sensorpush, dovrebbe montare l'sht25, la versione high end della serie 20, lo so Eugenio, non è il 35 ma credimi che è stata tosta ;) 
comunque sto continuando ad insistere con il 35, vediamo, per quando sarà disponibile la versione con il 25 non so, i tempi non mi paiono istantanei ma è comprensibile per un'azienda che opera a livello mondiale.
Le prestazioni sono migliori del sht20 attuale, nulla che faccia gridare al miracolo ma direi che qualche piccolo passo in avanti c'è

temperatura sht 20
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht20temp.png[/img] 

temperatura sht25
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht25temp.png[/img] 

umidità sht20 
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht25temp.png[/img] 

umidità sht25 
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht25rh.png[/img] 


 :bye:


-----------------------------------
green63
Dom 07 Mag, 2017 22:25

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="429005"][b]L unica cosa che puoi fare é chiedere a qualche compagnia, tipo questi di sensor push, se magari potessero implementarlo..[/b]

Eh Eugenio, questo l'ho già fatto, il problema è che si tratta di aziende piuttosto grandi e, nonostante abbiano accettato di buon grado, viste anche le esigue differenze di costo, hanno tempistiche esecutive un po lunghe per le nostre aspettative  :( 
Comunque continuo a battere tutte le strade, poter avere un sensorpush con sht35 anche fosse a 80€ significherebbe , aggiungendo un centinaio di € per uno schermo, avere una stazione t/rh al top con meno di 200€   ;) 
 :bye:[/quote]

Allora, un piccolo successo l'ho ottenuto, pare già in preparazione una nuova versione del sensorpush, dovrebbe montare l'sht25, la versione high end della serie 20, lo so Eugenio, non è il 35 ma credimi che è stata tosta ;) 
comunque sto continuando ad insistere con il 35, vediamo, per quando sarà disponibile la versione con il 25 non so, i tempi non mi paiono istantanei ma è comprensibile per un'azienda che opera a livello mondiale.
Le prestazioni sono migliori del sht20 attuale, nulla che faccia gridare al miracolo ma direi che qualche piccolo passo in avanti c'è

temperatura sht 20
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht20temp.png[/img] 

temperatura sht25
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht25temp.png[/img] 

umidità sht20 
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht25temp.png[/img] 

umidità sht25 
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/sht25rh.png[/img] 


 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 08 Mag, 2017 10:49

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
Bene bene ! 8))
:bye:


-----------------------------------
green63
Lun 08 Mag, 2017 22:12

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
Tornando in tema, il topic riguarda il Tempodisc, aggiornerò sulle news del sensorpush nell'apposito post, credo a questo punto di poter condividere pubblicamente lo scandaloso servizio di consegna da parte di Skynet Worldwide express, corriere che millanta tempi e servizi da primato, consegne con droni e tante altre fantameraviglie  :lol: 
[url=http://www.skynetitalia.com/index.php]Link
di seguito le loro tabelle delle tempistiche di spedizione, i numeri indicano i giorni, per le spedizioni internazionali in italia 1/2 giorni lavorativi door to door  :lol: 

[url=http://www.skynetworldwide.com/wp-content/uploads/2011/10/TransitGuide2011.pdf]Link

ora, di seguito, il tracking del mio tempodisc  :lol:  

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_05_08_21_35_07.png[/img] 

su fb rispondono con un italiano pressapoco comprensibile se si ha una cultura di medio/alto livello ma senza dire granchè, "aggiorneremo"  :lol:  :lol:  :lol: 

L'avventura tempodisc inizia male.... :(


-----------------------------------
andrea75
Mar 09 Mag, 2017 09:02

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
Forse il drone avrà bucato.....  :mah:  :D  :lol:


-----------------------------------
green63
Mar 09 Mag, 2017 13:10

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="429423"]Forse il drone avrà bucato.....  :mah:  :D  :lol:[/quote]

Ah ah :lol: 
Cmq dopo l'intervento ieri della sede centrale hanno fatto il miracolo, arrivato in ancona poco fa, cons primo pomeriggio;)
Stasera prima piccola recensione e foto, spero


-----------------------------------
green63
Mar 09 Mag, 2017 16:15

Re: Alternativa Al Sensorpush?
-----------------------------------
Allora, Tempodisc arrivato, di seguito alcune immagini e le prime impressioni:

arrivato in busta protettiva classica, all'interno una busta simile a quelle che si usano per i regalini a mogli e fidanzate  ;) 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0019.jpg[/img] 

Il Tempodisc è all'interno di una minuscola scatolina in alluminio chiusa a pressione, decisamente carina come idea  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0020.jpg[/img] 

Foto del retro del Tempodisc e qui iniziano le note dolenti
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/dscn0021.jpg[/img] 

Ottima l'aereazione per il sensore SIlicon Lab, il primo problema è il vano batterie, tenuto da delle minuscole viti che aggrappano sulla plastica, il fatto è che la batteria all'interno non è ad incastro, ma è tenuta in sede e fa contatto solo avvitando le viti, non so cosa accadrà quando le viti non faranno più presa  :( 

Nulla a che vedere con il Sensorpush che invece alloggia la batteria all'interno, perfettamente integrata nella piccola motherboard e saldamente fissata

[youtube]X20BvPge1Aw[/youtube]

I materiali di costruzione sono ovviamente plastici, purtroppo l'impressione, rispetto al sensorpush, è di un'estrema fragilità, anche il pulsante di accensione, assente nel sensorpush, che è la parte colorata del Tempodisc, richiede una tale pressione che sembra di romperlo  :( 

L'applicazione è piuttosto completa, permette di settare in maniera molto completa il sensore, dai tempi di campionamento, frequenza datalogger, allarmi vari, calibrazione di umidità e temperatura con l'impostazione di un offset etc, più di quanto faccia ora l'app del sensorpush che però è in imminente fase di aggiornamento, dopo il quale ritroveremo praticamente le medesime funzioni del Tempodisc 

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_05_09_16_06_00.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_05_09_16_05_50.jpg[/img] 

Ovviamente è possibile scaricare i dati salvati in qualunque momento, visualizzarli in forma grafica [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_05_09_16_08_59.jpg[/img] 

oppure in formato tabellare ed esportarli in formato csv
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2017_05_09_16_08_55.jpg[/img] 

Per il momento mi fermo qui in attesa che smetta di piovere e di installarlo, non so ancora dove, molto probabilmente in un 8 piatti realizzato con i piatti della vp2 che ho utilizzato tempo fa con molte soddisfazioni e che ha la seguente configurazione:

primo piatto superiore chiuso
isolatore in sughero naturale spessore 0,5 cm, larghezza circa 16cm  ([b]senza addensanti chimici, difficilissimo da trovare[/b])
secondo piatto chiuso
isolatore termico per sensore
4 piatti aperti
2 piatti inferiori chiusi

 :bye:


