http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15092
-----------------------------------
Fili
Dom 10 Set, 2017 20:31

Conversione inches-mm su Davis VP2
-----------------------------------
Ciao a tutti,

non so onestamente se sia già stato affrontato l'argomento in passato, ma ve lo espongo rapidamente.

Ho acquistato un nuovo sensore pluvio per la mia Davis a La Franca (quello precedente funzionava  a tratti), ed installandolo ho notato che, a differenza del vecchio, aveva già montato l'adattatore metrico sulla bascula.

Ho provveduto a settare la consolle da 0.01 inches a 0.2mm, e con la pioggia odierna ho notato che gli accumuli visualizzati sul display segnano 28mm giornalieri e 436 annuali.

Andando a vedere il report NOAA, invece, risultano 35.6 giornalieri e 554 annuali. La stessa cosa su WDL che manda online i dati su Folignometeo.it.

...come funziona? Come mai sulla consolle vedo valori diversi rispetto a quelli reali ed effettivamente (e correttamente) visualizzati sul NOAA oltre che su Wheater Display Live? Come devo fare per avere anche sulla consolle i dati corretti?  :mah:


-----------------------------------
andrea75
Dom 10 Set, 2017 20:48

Re: Conversione inches-mm su Davis VP2
-----------------------------------
L'hai fato da consolle o da WeatherLink? Prova da WL a reimpostare prima inch, e poi mm, e vedi se funziona...


-----------------------------------
Fili
Dom 10 Set, 2017 21:27

Re: Conversione inches-mm su Davis VP2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="437121"]L'hai fato da consolle o da WeatherLink? Prova da WL a reimpostare prima inch, e poi mm, e vedi se funziona...[/quote]

Ma i dati su WL sono giusti... è sulla consolle che sono sbagliati :mah:


-----------------------------------
andrea75
Dom 10 Set, 2017 23:05

Re: Conversione inches-mm su Davis VP2
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="437127"][quote user="andrea75" post="437121"]L'hai fato da consolle o da WeatherLink? Prova da WL a reimpostare prima inch, e poi mm, e vedi se funziona...[/quote]

Ma i dati su WL sono giusti... è sulla consolle che sono sbagliati :mah:[/quote]

Boh... tante le volte non ti avesse preso bene l'impostazione... non lo so.. onestamente non mi è mai capitato di avere valori discordanti tra consolle e WL.


-----------------------------------
Fili
Lun 11 Set, 2017 08:56

Re: Conversione inches-mm su Davis VP2
-----------------------------------
Sono discordanti ma sempre "in proporzione", quindi suppongo non siano valori del tutto casuali. 

Tra 28 e 35 c'è rapporto 1,27, stessa cosa tra 436 e 554. Deve esserci qualcosa di settato male ma non capisco cosa... :mah: vabeh alla fine a me importa il dato che viene registrato dal software, però vorrei sistemare questa cosa ;)


-----------------------------------
andrea75
Lun 11 Set, 2017 09:08

Re: Conversione inches-mm su Davis VP2
-----------------------------------
Un reset? :roll:


-----------------------------------
Fili
Lun 11 Set, 2017 12:24

Re: Conversione inches-mm su Davis VP2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="437181"]Un reset? :roll:[/quote]

mmm boh, intanto lascio così, tanto la consolle sta su a La Franca e non la guardo quasi mai...  ;) semmai quando ci torno provo di nuovo a resettare  :roll:


-----------------------------------
Fili
Gio 14 Set, 2017 12:27

Re: Conversione inches-mm su Davis VP2
-----------------------------------
ieri sono tornato a La Franca ed ho sostituito l'adattatore 0.2mm con quello 0.01 inch, ripristinando praticamente la situazione precedente  :wink: ho oltretutto tarato le vitine, in modo da avere 4.8mm per 0.1litri di acqua. 

Quel che continuo a chiedermi è: 100 scatti della bascula col pesetto 0.2mm, la consolle segna 20mm. 100 scatti col pesetto 0.01inch, la consolle segna 25mm. Qual è l'accumulo reale? Come funziona questa "storia"?  :blink:  :blink:


