http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15463
-----------------------------------
green63
Mar 13 Feb, 2018 20:36

Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
Ho trovato in rete uno strumentino che potrebbe essere interessante, si tratta di un pluviometro con bocca da circa 110 mm con risoluzione 0,2mm e, integrato nel pluviometro, sensore di temperatura schermato

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_02_13_20_21_09.jpeg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_02_13_20_28_05.jpeg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_02_13_20_28_22.jpeg[/img] 

La consolle ricevente consente di visualizzare rain rate, accumulo giornaliero, settimanale, mensile ed annuo, la portata di trasmissione è dichiarata per 150mt.

Non so ovviamente quanto tale schermatura possa essere valida, ne conosco il sensore di temperatura utilizzato, ma certamente si tratta di un prodotto economicissimo, anche se dichiara un'accuratezza di 0,5°.

Dispone anche di un datalogger interno in grado di memorizzare precipitazioni, temperatura esterna massima e minima per circa 30 gg.

La schermatura potrebbe anche essere valida, considerando che la parte superiore è ben protetta dal cono del pluvio e potrebbe dare risultati discreti, i piatti dello schermo sembrano ben fatti e distanziati correttamente, purtroppo ho girovagato un poco sui forum anche esteri al fine di trovare qualche parere ma per ora non ho trovato granchè.

Lo produce, ovviamente in CIna, un'azienda che realizza stazioni meteo e ammenicoli vari che possiamo trovare sul mercato rimarcati da vari nomi più o meno conosciuti

il prezzo è allettante, credo si possa trovare entro i 60 €, mi ero ripromesso che non avrei mai più acquistato prodotti meteo economici cinesi, ma magari potrebbe trovare un posticino in giardino  ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 14 Feb, 2018 10:32

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Interessante,ma mi sembra qualcosa di troppo economico,la classica cinesata,poi sull' accuratezza del termometro ho seri dubbi.


-----------------------------------
green63
Mer 14 Feb, 2018 13:18

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="451681"]Interessante,ma mi sembra qualcosa di troppo economico,la classica cinesata,poi sull' accuratezza del termometro ho seri dubbi.[/quote]

Certo Luciano, i dubbi li ho anch'io, ma dato che non si possono solo postare segnalazioni di prodotti professionali o dai costi elevati, mi sembrava interessante per chi magari non ha necessità di mandare dati in rete e ha bisogno di un monitoraggio di t e precipitazioni semplice e relativamente facile da posizionare e installare.

Sulla qualità non posso esprimermi, ma ho notato che viene anche distribuito marchiato Bresser, non è un'Azienda di spicco nel settore, ma solitamente evita di commercializzare "porcate" e la cosa mi fa piacere.

Credo che ne ordinerò uno, se va bene rimarrà come pluvio aggiuntivo, se va male lo scatolone dei residuati è sempre pronto  :lol:


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 14 Feb, 2018 16:01

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
[quote user="green63" post="451710"][quote user="Freddoforever" post="451681"]Interessante,ma mi sembra qualcosa di troppo economico,la classica cinesata,poi sull' accuratezza del termometro ho seri dubbi.[/quote]

Certo Luciano, i dubbi li ho anch'io, ma dato che non si possono solo postare segnalazioni di prodotti professionali o dai costi elevati, mi sembrava interessante per chi magari non ha necessità di mandare dati in rete e ha bisogno di un monitoraggio di t e precipitazioni semplice e relativamente facile da posizionare e installare.

Sulla qualità non posso esprimermi, ma ho notato che viene anche distribuito marchiato Bresser, non è un'Azienda di spicco nel settore, ma solitamente evita di commercializzare "porcate" e la cosa mi fa piacere.

Credo che ne ordinerò uno, se va bene rimarrà come pluvio aggiuntivo, se va male lo scatolone dei residuati è sempre pronto  :lol:[/quote]

Meglio del mio pluvio manuale da 5 euro va sicuramente  :lol: 

Se lo prendi fai una bella recensione,magari é  utile a chi non può o non vuole strumenti più costosi  ;)


-----------------------------------
Poranese457
Mer 14 Feb, 2018 16:08

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
A me interesserebbe [b][size=18]tantissimo[/size][/b]!!

Non tanto per il termo/igro ma per il pluvio: a quella cifra potrei decisamente installarlo qui in ufficio così finalmente avremo una rilevazione accettabile da Orvieto Scalo!

Se lo provi Mauro fammi sapere come va  :inchino:  :inchino:  :inchino:


-----------------------------------
green63
Mer 14 Feb, 2018 16:37

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="451722"]A me interesserebbe [b][size=18]tantissimo[/size][/b]!!

Non tanto per il termo/igro ma per il pluvio: a quella cifra potrei decisamente installarlo qui in ufficio così finalmente avremo una rilevazione accettabile da Orvieto Scalo!

Se lo provi Mauro fammi sapere come va  :inchino:  :inchino:  :inchino:[/quote]


certo! 
Conto di ordinarlo domani e penso di riceverlo per lunedi 
Lo installo a 2mt di altezza e a circa 4 mt dal gruppo vp2 meteoshield
Ovviamente recensione, come sempre, nel bene e nel male ;)


-----------------------------------
il versiliese
Mer 14 Feb, 2018 18:34

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
vai green e facci sapere: per me potrebbe essere utile come seconda stazione .


-----------------------------------
green63
Mer 14 Feb, 2018 21:19

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="451739"]vai green e facci sapere: per me potrebbe essere utile come seconda stazione .[/quote]

Infatti, anche per quello potrebbe essere utile, una volta verificati il buon funzionamento del pluvio e gli scostamenti dal manuale nelle varie condizioni, potrebbe diventare un secondo riferimento, sopratutto per chi, come me, ha la vp2, di certo non eccelsa su questo fronte  :lol: 

Poi per il termo vedremo, ma non mi stupirebbe un buon risultato, tutto sommato, a meno che il sensore sia una schifezza, la costruzione lo pone ben protetto sia sopra che sotto presumo che il sensore sia posizionato a stretto ridosso della base superiore, per capirci quella dove vi sono le bascule

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_02_13_20_28_05_1518639551_583359.jpeg[/img] 

 se i piattini sono minimamente decenti...visto mai??

 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 19 Feb, 2018 22:12

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Il pluviometro è arrivato oggi, ma sono rientrato solo ora, quindi per stasera una breve descrizione, montaggio e prime prove non prima di mercoledi mattino 

L'imballo è compatto ma curato, all'interno ogni componente è adeguatamente protetto da pluriball, il manuale di istruzioni, peraltro non indispensabile, è ben realizzato, di dimensioni leggibili senza dover utilizzare aiuti per chi come me ha una certa età, le istruzioni sono solo in tedesco ed inglese

Il tutto è ovviamente in plastica, sebbene di buona fattura, non si notano imperfezioni ne difetti estetici al rivestimento sia del sensore pluvio che della base ricevente.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_19_21_48_42.jpg[/img] 

Quest'ultima dispone di un supporto che ne permette il montaggio in verticale su un piano di appoggio, è comunque prevista la possibilità di montaggio a parete.

È alimentata da 2 batteria AA da 1,5 volt, stranamente le batterie non vengono date in dotazione, non che la cosa sia importante, non ho mai usato le batterie in dotazione preferendo utilizzare batterie al litio per l'unità esterna e alcaline di buona qualità per la base interna

retro della base ricevente
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_19_21_48_25.jpg[/img] 

Passando al pluviometro, questo è un corpo unico, non disassemblabile, l'unica parte facilmente accessibile è quella delle bascule interne, vi si accede ruotando il cono superiore che ovviamente deve essere facilmente rimovibile per le necessarie operazioni di pulizia ordinaria

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_19_21_48_38.jpg[/img] 

Per quanto riguarda l'area di raccolta, il pluvio ha un diametro esatto di 10cm, condivido la scelta del bordo a lamina, pericoloso perchè, in caso di cadute o brutti colpi può tendere a rompersi, ma ottimo dal lato prestazioni perchè rende molto improbabile il fastidioso fenomeno del rimbalzo delle gocce.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_19_21_48_16.jpg[/img] 

A conti fatti l'area di raccolta è di 78,5 cm2 con fattore di correzione 127,4, non male, e comunque decisamente all'altezza dei migliori pluviometri manuali commerciali.

Osservando più attentamente il sistema delle bascule notiamo anche qui l'utilizzo della plastica in ogni componente, ma questa è una cosa ovvia considerando il livello di prezzo dello strumento, interessante la possibilità di agire sulla taratura delle bascule tramite opportune viti, al momento fissate con una goccia di colla a caldo ma facilmente rimuovibile, il bordo a lamina del pluvio e quindi la facilità a calcolare la correzione, rende una eventuale taratura abbastanza semplice con l'ausilio di una calcolatrice ed una siringa  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_19_21_48_34.jpg[/img] 

Il sensore esterno è alimentato da 4 batterie AA da 1,5 volt non in dotazione, il vano batterie è posizionato nella parte inferiore del pluviometro, quindi direi abbastanza protetto da possibili infiltrazioni, comunque il comparto batterie prevede una guarnizione di sicurezza pertanto credo che, da questo lato, si possa stare tranquilli.

Il pluviometro ha una basetta di fissaggio predisposta per un tubo ad occhio attorno ai 30/35mm, sicuramente sarà possibile utilizzare anche tubi leggermente più grandi, ma sarà necessario sostituire le viti di fissaggio in dotazione perchè potrebbero non arrivare a stringere sufficientemente.

Per il momento non sono riuscito ad accedere alla parte del sensore termometrico, i piatti sono in materiale plastico, nulla di nobile ne ricercato, e hanno diametro appena inferiore al bordo del pluvio, qui non posso esprimere giudizi, vedremo i test sul campo, mi aspetto prestazioni a metà tra uno schermo standard (dovremmo chiamarlo salvapioggia) del genere pce, oregon etc ed un vero schermo solare, ma forse sono troppo ottimista  ;) 

Conto di posizionarlo mercoledi mattino, penso lo affiancherò al Tfa manuale, a pochi cm da quest'ultimo, e a circa 4 mt dal gruppo vp2/meteoshield

 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 20 Feb, 2018 18:19

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Aggiorno,
rimuovendo il copribatterie mi sono accorto della presenza di 4 piccole vitine, rimuovendole sono riuscito ad accedere alla parte inferiore, contenente il piccolo pcb e i cavi di collegamento al reed del pluvio e al sensore termometrico.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_20_18_15_01.jpg[/img] 

Rimuovendo le ulteriori 3 viti leggermente più grandi si può procedere allo smontaggio, seppur parziale della parte dello schermo, dico parziale perchè i sottili cavi che proseguono verso il reed del pluvio appaiono delicati e non mi sembrava il caso di forzare più di tanto.

Ebbene il sensore di temperatura è un normale termistore, lo stesso che viene utilizzato su tutti i sensori esterni del livello Oregon Scientific, Lacrosse etc, ciò che mi ha stupito positivamente è che i piatti non sono finti, ma sono realmente dei piatti separati uno dall'altro, il sensore è stato posizionato al centro dello schermo, manco lo avessi fatto io  ;) 
Inoltre, ma non credo che dalla foto si possa capire facilmente, il sensore è intubato.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_20_18_09_49.jpg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Mar 20 Feb, 2018 19:02

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
A me tutto sommato sembra un discreto strumento... se non altro il rapporto qualità prezzo mi sembra più che accettabile. Quest a prima vista... ora servirà vederne le prestazioni sul campo. ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Mar 20 Feb, 2018 20:38

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Bella recensione Mauro  ;)  vediamolo all'opera


-----------------------------------
green63
Mar 20 Feb, 2018 20:52

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Certamente, non resta che provarlo, purtroppo il tempo di questi giorni, fortunatamente, non mi aiuta, domattina ho un paio di ore libere, spero di riuscire, più che altro ad evitare le ire della moglie perchè infango il salotto facendo avanti e dietro dal giardino  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 21 Feb, 2018 09:12

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Montato stamattina, lavoro non perfetto e da rivedere ma pioveva e non ho potuto far meglio, per ora  ;) 
spero poi i prossimi giorni di posare i piedi su ben altro tipo di precipitazione  :lol: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_21_09_09_56.jpg[/img]


-----------------------------------
Poranese457
Mer 21 Feb, 2018 10:22

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Facci sapere, sono interessatissimo  :inchino:


-----------------------------------
green63
Mer 21 Feb, 2018 10:33

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="452831"]Facci sapere, sono interessatissimo  :inchino:[/quote]

Certo, l'accoppiamento tra sensore esterno e la consolle interna è ben studiato, vanno inserite per prima le pile nel sensore esterno, questo per far si che eventuali scatti della bascula durante il montaggio non vengano registrati, dopo pochi secondi dall'inserimento delle batterie nella consolle questa si connette al sensore estero.

Installato poco fa, al momento dell'installazione la vp2 segnava un accumulo di 3,4mm, ora la vp2 segna 5,6mm, il bresser segna 2,4 mm che sommati ai teorici 3,4 precedenti fa un totale di 5,8, ovviamente per la pioggia bisognerà attendere i prossimi giorni per avere una stima più accurata.

Discorso temperatura, oramai il sensore dovrebbe essersi acclimatato, dati attuali:

vp2 5,7
sensorpush 5,6
bresser 5,7

Per quanto riguarda il manuale, devo notare che quello dato in dotazione da Bresser è molto scarno, molte funzioni quali come verificare i record del datalogger, cancellazione di valori etc non sono riportati nel manuale, fortunatamente ho trovato il manuale originale del produttore, decisamente più completo ed utile  ;)


-----------------------------------
green63
Mer 21 Feb, 2018 21:12

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Sono rientrato da poco e devo confermare che il pluvio ha funzionato bene, sommando il residuo di stamane a quanto registrato nel pomeriggio siamo ad un totale di giornata di 23,8 mm risultato pressochè identico alla vp2  ;) 
se riesce a passare indenne queste giornate per la parte pluvio direi che ci siamo decisamente, per quanto riguarda i dati termometrici credo di dover attendere parecchio prima di sbilanciarmi, comunque, il fatto che, in queste condizioni, sia allineato ai riferimenti, ci fà già intuire che il sensore è ben piazzato, vedremo con i primi raggi di sole  ;) 

temperature attuali
vp2  6,1
sensorpush 6,0
bresser 6,1

 ;)


-----------------------------------
green63
Gio 22 Feb, 2018 14:43

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Aggiornamento,
stanotte ha piovuto con bora, e stamattina il pluviometro Bresser ha sottostimato di circa il 10% rispetto alla vp2 e al pluvio manuale tfa
premetto che la vp2 è stata da me tarata e dà risultati assolutamente sovrapponibili al manuale

Ho pensato che il montaggio, eseguito velocemente e sotto la pioggia, potesse non essere corretto, e questo lo avevo già segnalato, pertanto approfittando che al momento non piove, l'ho installato nuovamente sul palo del meteoshield, stavolta è stato correttamente montato e perfettamente in bolla.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_22_14_39_15.jpg[/img] 

Valutazione pertanto rimandata alla prossima pioggia (non credo di dover attendere molto)  ;)


-----------------------------------
Poranese457
Gio 22 Feb, 2018 15:24

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
Grandissimo Mauro  :inchino:


-----------------------------------
green63
Ven 23 Feb, 2018 14:23

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="453335"]Grandissimo Mauro  :inchino:[/quote]

Grazie, troppo buono  ;) 

Allora, nonostante l'accurata messa in bolla si conferma la sottostima del 10% esatto, anche oggi, vp2 a 16,0 mm, Bresser 14,6 mm

Posso già trarre delle conclucsoni, che peraltro sono positive, lo scarto del 10% è assolutamente accettabile in uno strumento di questo livello, e anzi, a volte anche a livelli superiori, la mia vp2 prima della taratura sottostimava del 9%  ;) 

Il lato positivo è che pare che questa sottostima sia sistematica, in questi 2 giorni ho avuto pioggia debole e costante senza vento, pioggia intensa senza vento, pioggia con bora, ebbene l'errore del 10% rimane costante, questa è buona cosa che aprirebbe le strade a due possibili scenari:

- si considera l'errore del 10% come standard, a questo punto è sufficiente applicare un'offset in fase di registrazione dei dati per avere un dato finale plausibile *
- si procede ad un tentativo di taratura delle bascule, estremamente periglioso visto che abbiamo a che fare con parti totalmente plastiche e quindi possibili rischi di danneggiamenti irreparabili

Dato che oramai mi conoscete, sapete già quale sarà la mia scelta  :lol: 
[b]
*ovviamente tale offset riguarda in particolare il mio esemplare, in altri casi lo strumento potrebbe avere differente precisione, pertanto andrà sempre raffrontato ad un pluviometro manuale di riferimento, strumento che non dovrebbe mai mancare in ogni stazione, di qualunque qualità essa sia
[/b]

I miei raffronti sono stati eseguiti con un Tfa che ritengo affidabile dopo che anche questo è stato a lungo confrontato con il mio pluvio di riferimento, vi prego di non ridere ma è questo in foto  :lol: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_23_14_22_16.jpg[/img] 

Per quanto riguarda il sensore di temperatura discorso da rimandare, il periodo attuale non si presta assolutamente a simili valutazioni, in questi giorni un sensore in una scatola da scarpe è affidabile, quindi si rimanda ai primi soli primaverili

 ;)


-----------------------------------
Fili
Ven 23 Feb, 2018 15:35

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
[quote user="green63" post="453716"]
I miei raffronti sono stati eseguiti con un Tfa che ritengo affidabile dopo che anche questo è stato a lungo confrontato con il mio pluvio di riferimento, vi prego di non ridere ma è questo in foto  :lol: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_23_14_22_16.jpg[/img] 

[/quote]

se lo brevetti ci fai i milioni  :mrgreen: 

comunque interessante 'sto aggeggio e al solito ottime le tue prove... anche qui, ti cambio il nome al topic così da poterlo ritrovare facilmente anche da Google  :ok:  :ok:


-----------------------------------
green63
Ven 23 Feb, 2018 17:22

Re: Pluviometro Economico
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="453750"][quote user="green63" post="453716"]
I miei raffronti sono stati eseguiti con un Tfa che ritengo affidabile dopo che anche questo è stato a lungo confrontato con il mio pluvio di riferimento, vi prego di non ridere ma è questo in foto  :lol: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_02_23_14_22_16.jpg[/img] 

[/quote]

se lo brevetti ci fai i milioni  :mrgreen: 

comunque interessante 'sto aggeggio e al solito ottime le tue prove... anche qui, ti cambio il nome al topic così da poterlo ritrovare facilmente anche da Google  :ok:  :ok:[/quote]

Grazie Filippo per aver editato il post in maniera corretta, per quanto riguarda i milioni temo di dovermi inventare qualcosa di meglio  :lol: 
Comunque si aggeggio interessante, anche se non ho ancora capito appieno come risponda alle differenti modalità di pioggia, il primo giorno sembrava allineato, ieri e stamattina si è perso un 10%, oggi pomeriggio,  con pioggia costante  fino a pochi minuti fa, ha sottostimato di un 5% circa, credo che proseguirò a tenerlo d'occhio qualche giorno prima di procedere ad una eventuale taratura, operazione che voglio gestire al meglio.

Intanto, le mie evidenti devianze di natura mentale, stanno già elaborando le modifiche da applicare allo schermo qualora, come sarà certamente, si rivelasse inefficace con radiazione solare normale  :(


-----------------------------------
green63
Gio 01 Mar, 2018 15:49

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
L'aggeggino ha passato indenne questa ondata, stamattina l'ho vuotato della neve, una pulita esterna e ha subito iniziato a registrare le preciptazioni di oggi

al momento segna 6,0 mm
la vp2 5,6 mm

temp bresser 1,2
temp davis 1,1
meteoshield 1,0

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_03_01_15_45_54.jpg[/img]


-----------------------------------
Poranese457
Gio 01 Mar, 2018 15:52

Re: Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
Beh, siamo sempre a circa il 10% di sovrastima della pioggia no? Invece termicamente ottimo

Confermi le buone impressioni Mauro a fronte di una spesa contenuta?


-----------------------------------
green63
Gio 01 Mar, 2018 15:56

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="456276"]Beh, siamo sempre a circa il 10% di sovrastima della pioggia no? Invece termicamente ottimo

Confermi le buone impressioni Mauro a fronte di una spesa contenuta?[/quote]

Beh no, oggi non posso giudicare la sovrastima o sottostima, tra la pulizia del bresser fatta per prima, e quella della vp2 sono passati una ventina di minuti e in quei venti minuti nevicava con neve pesante, purtroppo non ho potuto pulirle contemporaneamente causa chiamata urgente della moglie che non riusciva ad uscire dal garage per la neve  :evil:  :evil: 

cmq, fino ad oggi, devo dire che per 49€ circa mi pare, non credo si possa chiedere di più  ;)


-----------------------------------
green63
Ven 02 Mar, 2018 08:20

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
Stanotte lievissima precipitazione

davis 0,2mm
bresser 0,2mm

temp davis attuale 0,6
temp bresser attuale 0,6

 ;)


-----------------------------------
green63
Ven 02 Mar, 2018 08:40

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
Dimenticavo, a titolo di completezza dei dati relativi a questo strumento, il link al reale produttore che ovviamente non è Bresser ma un'azienda cinese, la Chung's Electronic che vanta nel suo catalogo altre cosine interessanti

[url=http://cclel.com/product-category/weather-station/]Stazioni meteo

Link specifico del pluviometro

[url=http://cclel.com/product/c8437c3101-images/]Pluviometro

Manuale di istruzioni del pluvio, molto più completo rispetto a quello fornito da Bresser

[url=https://usermanual.wiki/Chung-s-Electronic/000000-15-001/pdf]Manuale pluvio

 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 03 Mar, 2018 13:01

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
Tutto bene anche oggi, al momento pausa della pioggia

accumulo vp2 3,8 mm
accumulo Bresser 4,0 mm

temperatura vp2 6,7
temperatura bresser 6,6
temperatura meteoshield 6,6

 ;)


-----------------------------------
green63
Lun 05 Mar, 2018 13:13

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
Temo di dover riconsiderare le prestazioni del pluvio
risultati di oggi dalla mezzanotte

pluvio manuale tfa 8,0 mm
pluvio manuale di riferimento 8,2 mm
pluvio bresser 8,0 mm
vp2 6,8 mm

ciò sta a significare che la vp2 ha nuovamente bisogno di essere tarata, mi dispiace, amo la davis, ma il pluviometro è decisamente l'anello debole di questa stazione  :( 

temperatura vp2 4,2
temperatura meteoshield 4,2
temperatura bresser 4,3

 ;)


-----------------------------------
Poranese457
Lun 05 Mar, 2018 15:06

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="green63" post="456809"]Temo di dover riconsiderare le prestazioni del pluvio
risultati di oggi dalla mezzanotte

pluvio manuale tfa 8,0 mm
pluvio manuale di riferimento 8,2 mm
pluvio bresser 8,0 mm
vp2 6,8 mm
[b]
ciò sta a significare che la vp2 ha nuovamente bisogno di essere tarata, mi dispiace, amo la davis, ma il pluviometro è decisamente l'anello debole di questa stazione  :( [/b]

temperatura vp2 4,2
temperatura meteoshield 4,2
temperatura bresser 4,3

 ;)[/quote]

Assolutamente d'accordo!

confermi dunque le ottime prestazioni del Bresser?

Sai indicarmi un link da dove acquistare la stazione?

Grazie


-----------------------------------
giantod
Lun 05 Mar, 2018 15:28

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
Interessante, troverebbe subito posto nel terrazzo dei miei, peraltro in zona poco coperta dalla rete e lì avrei la possibilità di metterla


-----------------------------------
green63
Lun 05 Mar, 2018 17:04

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="456823"][quote user="green63" post="456809"]Temo di dover riconsiderare le prestazioni del pluvio
risultati di oggi dalla mezzanotte

pluvio manuale tfa 8,0 mm
pluvio manuale di riferimento 8,2 mm
pluvio bresser 8,0 mm
vp2 6,8 mm
[b]
ciò sta a significare che la vp2 ha nuovamente bisogno di essere tarata, mi dispiace, amo la davis, ma il pluviometro è decisamente l'anello debole di questa stazione  :( [/b]

temperatura vp2 4,2
temperatura meteoshield 4,2
temperatura bresser 4,3

 ;)[/quote]

Assolutamente d'accordo!

confermi dunque le ottime prestazioni del Bresser?

Sai indicarmi un link da dove acquistare la stazione?

Grazie[/quote]

certo ora sono al lavoro, stasera ci guardo, cmq si confermo le prestazioni, ovviamente rimangono le dovute riserve sullas chernatura ma al momento non ho modo di provarne l'efficacia
Cmq ho gia studiato come migliorare questo aspetto, il supporto si presta bene alla modifica che ho in mente
Ciao


-----------------------------------
andrea75
Lun 05 Mar, 2018 19:24

Re: Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
[quote user="Mat" post="456828"]Interessante, troverebbe subito posto nel terrazzo dei miei, peraltro in zona poco coperta dalla rete e lì avrei la possibilità di metterla[/quote]

E' che temo che in rete non potrà andare... non credo sia interfacciabile, giusto Mauro?


-----------------------------------
green63
Lun 05 Mar, 2018 21:00

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="456853"][quote user="Mat" post="456828"]Interessante, troverebbe subito posto nel terrazzo dei miei, peraltro in zona poco coperta dalla rete e lì avrei la possibilità di metterla[/quote]

E' che temo che in rete non potrà andare... non credo sia interfacciabile, giusto Mauro?[/quote]

No Andrea, ti confermo, purtroppo non ha possibilità di essere interfacciata, e onestamente a quel prezzo sarebbe stato difficile, è un ottimo strumento per chi vuole avvicinarsi a questa passione spendendo poco e avendo un buon pluvio, un sensore di temperatura di buona qualità semprechè la schermatura si rilevi all'altezza, ottima distanza di trasmissione, consolle completa e ben leggibile.

Ovviamente si tratta di annotare a mano gli estremi della giornata.

 ;)


-----------------------------------
Poranese457
Lun 05 Mar, 2018 21:14

Re: Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
Mauro, esci il link :D


-----------------------------------
green63
Lun 05 Mar, 2018 21:31

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="456863"]Mauro, esci il link :D[/quote]

si, scusami hai ragione ma appena arrivo a casa la sera mi "assalgono" con centinaia di richieste, sai, moglie e 4 figlie  :( 
inoltre stavo smanovrando sul pluvio davis, mi sa che ho trovato l'inghippo, quel cacchio di adattatore metrico, subito buttato e settato correttamente su consolle e wl, ora sta segnando esattamente come il manuale e il bresser, scusate la divagazione  ;) 

il fatto è che io l'avevo preso su amazon a 49 e ora me lo ritrovo a 58  :eek: 

[url=https://www.amazon.it/Bresser-Optics-7002530-Black-White/dp/B0758FSGB4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1520281842&sr=8-2&keywords=bresser+pluviometro&dpID=41sejQsI3AL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch]Link

per carità, sono 9 euro, rimane comunque valido ma mi spiace...


-----------------------------------
giantod
Mar 06 Mar, 2018 00:23

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="green63" post="456862"][quote user="andrea75" post="456853"][quote user="Mat" post="456828"]Interessante, troverebbe subito posto nel terrazzo dei miei, peraltro in zona poco coperta dalla rete e lì avrei la possibilità di metterla[/quote]

E' che temo che in rete non potrà andare... non credo sia interfacciabile, giusto Mauro?[/quote]

No Andrea, ti confermo, purtroppo non ha possibilità di essere interfacciata, e onestamente a quel prezzo sarebbe stato difficile, è un ottimo strumento per chi vuole avvicinarsi a questa passione spendendo poco e avendo un buon pluvio, un sensore di temperatura di buona qualità semprechè la schermatura si rilevi all'altezza, ottima distanza di trasmissione, consolle completa e ben leggibile.

Ovviamente si tratta di annotare a mano gli estremi della giornata.

 ;)[/quote]

Schiavizzerò mio fratello :mrgreen:
:D


-----------------------------------
green63
Gio 08 Mar, 2018 14:34

Re: Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
Oggi prima giornata di sole e quindi primo test sul rilevamento della temperatura di questo apparecchio che devo dire, in termini di pluviometria, si è rivelato preciso ed affidabile

Ovviamente mi aspettavo una sovrastima, era ovvio e sarebbe stato assurdo il contrario, sovrastima che in una giornata come quella odierna, con radiazione solare attorno ai 680W/mq, si attesta su +0,7° rispetto al meteoshield.

Posso pertanto supporre una sovrastima di +1,5/+2,0° nel proseguo della stagione e con radiazione solare superiore ai 1000/1200 W/mq, ma ovviamente al momento si tratta di una semplice previsione, la sovrastima potrebbe spingersi anche oltre, anche se credo rimarrà decisamente inferiore a quella dei "parapioggia" normalmente in dotazione alle stazioni meteo entry level.

Da oggi quindi inizio a studiare la soluzione per ridurre tale sovrastima partendo da un presupposto fondamentale, dato il costo modesto di questo strumento altrettanto modesta dovrà essere la spesa per tentare di migliorarlo, il supporto di fissaggio si presta bene a studiare una possibile palpebra ombreggiante, penso che tenterò questa strada come primi tentativi.

A presto per aggiornamenti  ;)


-----------------------------------
Poranese457
Gio 08 Mar, 2018 15:03

Re: Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
Mauro una cosa volevo chiederti (ricorda che ora sono il tuo 'superiore :D) :

La console memorizza i dati pluviometrici giornalieri o li cancella a fine giornata aggiornando solo il cumulato mensile?

Grazie


-----------------------------------
green63
Gio 08 Mar, 2018 15:10

Re: Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="457120"]Mauro una cosa volevo chiederti (ricorda che ora sono il tuo 'superiore :D) :

La console memorizza i dati pluviometrici giornalieri o li cancella a fine giornata aggiornando solo il cumulato mensile?

Grazie[/quote]

Certo CAPO  :lol: 
la consolle dispone di datalogger e memorizza le precipitazioni dei giorni precedenti, è possibile richiamare dall'archivio l'accumulo delle ultime 24 ore, ultima settimana, ultime mese, ultimo anno....

non ho ancora provato a smanettare sull'archivio ma dal manuale pare archivi fino a 5 anni di precipitazioni  :eek: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_03_08_15_09_25.jpeg[/img] 

 :inchino:  :inchino:


-----------------------------------
Poranese457
Gio 08 Mar, 2018 15:18

Re: Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
[quote user="green63" post="457121"][quote user="Poranese457" post="457120"]Mauro una cosa volevo chiederti (ricorda che ora sono il tuo 'superiore :D) :

La console memorizza i dati pluviometrici giornalieri o li cancella a fine giornata aggiornando solo il cumulato mensile?

Grazie[/quote]

Certo CAPO  :lol: 
la consolle dispone di datalogger e memorizza le precipitazioni dei giorni precedenti, è possibile richiamare dall'archivio l'accumulo delle ultime 24 ore, ultima settimana, ultime mese, ultimo anno....

non ho ancora provato a smanettare sull'archivio ma dal manuale pare archivi fino a 5 anni di precipitazioni  :eek: 

  

 :inchino:  :inchino:[/quote]

Tantissimissima roba, settimana prossima ordino

Grazie  :inchino:


-----------------------------------
green63
Gio 08 Mar, 2018 15:28

Re: Termo-pluvio economico Bresser: test e recensioni
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="457122"][quote user="green63" post="457121"][quote user="Poranese457" post="457120"]Mauro una cosa volevo chiederti (ricorda che ora sono il tuo 'superiore :D) :

La console memorizza i dati pluviometrici giornalieri o li cancella a fine giornata aggiornando solo il cumulato mensile?

Grazie[/quote]

Certo CAPO  :lol: 
la consolle dispone di datalogger e memorizza le precipitazioni dei giorni precedenti, è possibile richiamare dall'archivio l'accumulo delle ultime 24 ore, ultima settimana, ultime mese, ultimo anno....

non ho ancora provato a smanettare sull'archivio ma dal manuale pare archivi fino a 5 anni di precipitazioni  :eek: 

  

 :inchino:  :inchino:[/quote]

Tantissimissima roba, settimana prossima ordino

Grazie  :inchino:[/quote]

Ok, però fammi sapere prima di procedere, non vorrei fosse di nuovo disponibile al vecchio prezzo e, prima si studi bene il manuale capo  ;) 

[url=https://usermanual.wiki/Chung-s-Electronic/000000-15-001/pdf]Link


-----------------------------------
il versiliese
Mar 15 Mag, 2018 19:01

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
sono proseguiti i test?


-----------------------------------
green63
Mar 15 Mag, 2018 21:58

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="460942"]sono proseguiti i test?[/quote]

si, scusatemi tutti, non ho più aggiornato questo post, un po per colpa del tempo libero sempre più esiguo, un pò perchè ultimamente il deltaohm mi ha decisamente distratto  ;) 
cmq devo confermare le ottime prestazioni del pluviometro, lo continuo a monitorare e a tenerlo pulito e in ordine ed è assolutamente allineato alla vp2 e al tfa manuale.
meno bene sul lato temperature, sovrastime nell'ordine di 1,5° nelle precedenti giornate di sole, ma cmq prestazione assolutamente degna, io non ho il tempo al momento ma se si crea una piccola palpebra ombreggiante sulla porzione dello schermo di certo si può ridurre sensibilmente l'errore, anche perchè nelle minime e con cielo coperto è piuttosto allineato ai miei riferimenti  ;)


-----------------------------------
Fili
Lun 02 Lug, 2018 23:51

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
Vorrei acquistarlo per metterlo su all'osteria.. Dove mi consigli di prenderlo?


-----------------------------------
green63
Mar 03 Lug, 2018 14:57

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="463172"]Vorrei acquistarlo per metterlo su all'osteria.. Dove mi consigli di prenderlo?[/quote]

ciao Filippo, dando un'occhiata al momento ti direi qui

[url=https://www.amazon.it/Bresser-Optics-7002530-Black-White/dp/B0758FSGB4]Link

cerco se si trova qualche prezzo più interessante  ;)


-----------------------------------
Fili
Mar 03 Lug, 2018 16:02

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="green63" post="463209"][quote user="Fili" post="463172"]Vorrei acquistarlo per metterlo su all'osteria.. Dove mi consigli di prenderlo?[/quote]

ciao Filippo, dando un'occhiata al momento ti direi qui

[url=https://www.amazon.it/Bresser-Optics-7002530-Black-White/dp/B0758FSGB4]Link

cerco se si trova qualche prezzo più interessante  ;)[/quote]

grazie ;) consigli di installarlo in pieno sole o in ombra?


-----------------------------------
green63
Mar 03 Lug, 2018 17:53

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="463211"][quote user="green63" post="463209"][quote user="Fili" post="463172"]Vorrei acquistarlo per metterlo su all'osteria.. Dove mi consigli di prenderlo?[/quote]

ciao Filippo, dando un'occhiata al momento ti direi qui

[url=https://www.amazon.it/Bresser-Optics-7002530-Black-White/dp/B0758FSGB4]Link

cerco se si trova qualche prezzo più interessante  ;)[/quote]

grazie ;) consigli di installarlo in pieno sole o in ombra?[/quote]

wow, domandona  ;) 
lo schermo è efficace al pari dei parapioggia in dotazione alle stazioni meteo economiche, forse qualcosa meglio, in pieno sole puoi tranquillamente aspettarti un paio di gradi di sovrastima nelle giornate estive più calde e senza vento, valuta tu  ;)


-----------------------------------
Fili
Mer 04 Lug, 2018 00:53

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="green63" post="463217"][quote user="Fili" post="463211"][quote user="green63" post="463209"][quote user="Fili" post="463172"]Vorrei acquistarlo per metterlo su all'osteria.. Dove mi consigli di prenderlo?[/quote]

ciao Filippo, dando un'occhiata al momento ti direi qui

[url=https://www.amazon.it/Bresser-Optics-7002530-Black-White/dp/B0758FSGB4]Link

cerco se si trova qualche prezzo più interessante  ;)[/quote]

grazie ;) consigli di installarlo in pieno sole o in ombra?[/quote]

wow, domandona  ;) 
lo schermo è efficace al pari dei parapioggia in dotazione alle stazioni meteo economiche, forse qualcosa meglio, in pieno sole puoi tranquillamente aspettarti un paio di gradi di sovrastima nelle giornate estive più calde e senza vento, valuta tu  ;)[/quote]

Tutto sta a capire dove sarebbe l'errore maggiore.. Se lo mettessi in ombra? ;) quanta sottostima potrei avere?


-----------------------------------
As_Needed
Mer 04 Lug, 2018 03:08

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
Vedo questo post solo ora, questo pluviometro è molto interessante, ed è facilmente interfacciabile con Arduino o altre schede. Se ero in Italia cambiavo finalmente il pluvio la crosse con questo :D


-----------------------------------
green63
Mer 04 Lug, 2018 08:34

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="463241"][quote user="green63" post="463217"][quote user="Fili" post="463211"][quote user="green63" post="463209"][quote user="Fili" post="463172"]Vorrei acquistarlo per metterlo su all'osteria.. Dove mi consigli di prenderlo?[/quote]

ciao Filippo, dando un'occhiata al momento ti direi qui

[url=https://www.amazon.it/Bresser-Optics-7002530-Black-White/dp/B0758FSGB4]Link

cerco se si trova qualche prezzo più interessante  ;)[/quote]

grazie ;) consigli di installarlo in pieno sole o in ombra?[/quote]

wow, domandona  ;) 
lo schermo è efficace al pari dei parapioggia in dotazione alle stazioni meteo economiche, forse qualcosa meglio, in pieno sole puoi tranquillamente aspettarti un paio di gradi di sovrastima nelle giornate estive più calde e senza vento, valuta tu  ;)[/quote]

Tutto sta a capire dove sarebbe l'errore maggiore.. Se lo mettessi in ombra? ;) quanta sottostima potrei avere?[/quote]

certamente la sottostima potrebbe essere decisamente maggiore della sovrastima se correttamente esposto  ;)


-----------------------------------
Poranese457
Mer 04 Lug, 2018 09:05

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="green63" post="463252"] 

certamente la sottostima potrebbe essere decisamente maggiore della sovrastima se correttamente esposto  ;)[/quote]

:book: :book:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/197/42362844_vista_posteriore_di_una_donna_pensosa_che_cerca_di_risolvere_problemi_di_matematica_calcoli_matemati.jpg[/img]


-----------------------------------
green63
Mer 04 Lug, 2018 09:20

Re: Termo-pluvio Economico Bresser: Test E Recensioni
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="463254"][quote user="green63" post="463252"] 

certamente la sottostima potrebbe essere decisamente maggiore della sovrastima se correttamente esposto  ;)[/quote]

:book: :book:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/197/42362844_vista_posteriore_di_una_donna_pensosa_che_cerca_di_risolvere_problemi_di_matematica_calcoli_matemati.jpg[/img][/quote]

[youtube]U9Kq95CQfF8[/youtube]


