http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15560
-----------------------------------
il versiliese
Gio 08 Mar, 2018 17:21

Settaggio offset sensori su weatherlink
-----------------------------------
qualcuno sa spiegarmi bene il significato di questo screenshot che allego?
Si tratta del menu set up di WL alla voce set up e calibration th sensor.Da notare che ho montato sulla davis il nuovo sensore sth 31 e che quindi ho corretto sulla consolle Temp. out di - 0,5.Ma non capisco il significato di adjusted reading


-----------------------------------
Poranese457
Gio 08 Mar, 2018 17:36

Re: Set Up WL
-----------------------------------
Ah, sti americani....

E' l'opposto: invece di chiederti, 2+2 fa 4? ti chiedono.... se a 4 togli due, ti da 2?

E' un offset al contrario  :D  Se dai ok introduci un adjustment di -0.1°C nella lettura della T interna similmente al -0.5°C che hai fatto per la T esterna


-----------------------------------
green63
Gio 08 Mar, 2018 17:45

Re: Set Up WL
-----------------------------------
La cosa è un poco più complessa secondo me:
primo - perchè il raw data è diverso dal dato reale?
ok che ci siano i -0,5 sulla temperatura esterna come da te settati in consolle, e a questo punto ti chiedo, se la consolle ti da una t esterna di 13,7 quale valore ti da e registra weatherlink?
secondo - perchè vi è differenza anche tra il raw data e la lettura consolle dell'umidità? hai impostato un offset anche sull'umidità?

facci sapere
Mauro


-----------------------------------
Poranese457
Gio 08 Mar, 2018 17:51

Re: Set Up WL
-----------------------------------
[quote user="green63" post="457143"]La cosa è un poco più complessa secondo me:
primo - perchè il raw data è diverso dal dato reale?
ok che ci siano i -0,5 sulla temperatura esterna come da te settati in consolle, e a questo punto ti chiedo, se la consolle ti da una t esterna di 13,7 quale valore ti da e registra weatherlink?
secondo - perchè vi è differenza anche tra il raw data e la lettura consolle dell'umidità? hai impostato un offset anche sull'umidità?

facci sapere
Mauro[/quote]

Non conosco il menù per inserire l'offset di temperatura ma credo che sia simile a questo (o proprio questo)

A me pare tutto piuttosto semplice: RAW reading 10, ADJUSTED reading 2, CONSOLE READING 8... è solo messo al contrario ma tutto quaglia, o no? :book:

PS: a occhio il RAW reading è il dato reale letto dai sensori senza calcolo di offset


-----------------------------------
green63
Gio 08 Mar, 2018 18:05

Re: Set Up WL
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="457144"][quote user="green63" post="457143"]La cosa è un poco più complessa secondo me:
primo - perchè il raw data è diverso dal dato reale?
ok che ci siano i -0,5 sulla temperatura esterna come da te settati in consolle, e a questo punto ti chiedo, se la consolle ti da una t esterna di 13,7 quale valore ti da e registra weatherlink?
secondo - perchè vi è differenza anche tra il raw data e la lettura consolle dell'umidità? hai impostato un offset anche sull'umidità?

facci sapere
Mauro[/quote]

Non conosco il menù per inserire l'offset di temperatura ma credo che sia simile a questo (o proprio questo)

A me pare tutto piuttosto semplice: RAW reading 10, ADJUSTED reading 2, CONSOLE READING 8... è solo messo al contrario ma tutto quaglia, o no? :book:

PS: a occhio il RAW reading è il dato reale letto dai sensori senza calcolo di offset[/quote]

Fondamentalmente hai ragione, ciò che non è normale è che vi siano differenze tra il raw data e il console reading, i dati devono essere identici tranne, nel suo caso, per ciò che riguarda la t esterna che lui ha già corretto di -0,5 da consolle
la stessa schermata, a titolo di esempio, del mio wl riporta esattamente gli stessi valori tra raw e consolle reading proprio perchè non ho impostato alcun offset
non so se sono stato chiaro ma temo di no  :(


-----------------------------------
il versiliese
Gio 08 Mar, 2018 18:58

Re: Set Up WL
-----------------------------------
WL mi legge il valore della consolle e non ho mai corretto i dati relativi all'umidità.


-----------------------------------
il versiliese
Gio 08 Mar, 2018 19:03

Re: Set Up WL
-----------------------------------
Mi viene il dubbio che qualcuno in azienda abbia "smanettato" sulla consolle prima di venderla :confuso:  :confuso:


-----------------------------------
green63
Gio 08 Mar, 2018 20:39

Re: Set Up WL
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="457149"]Mi viene il dubbio che qualcuno in azienda abbia "smanettato" sulla consolle prima di venderla :confuso:  :confuso:[/quote]

Ok, prima di tutto non mi preoccuperei, la prima cosa è andare sulla consolle e verificare che non vi siano impostati offset per quanto riguarda:
temp interna
umidità interna
umidità esterna
pressione barometrica
ecc

lascia ovviamente attivo l'offset da te impostato sulla temperatura esterna dovuto al cambio di sensore, a quel punto la stessa finestra da te postata deve riportare, secondo me, valori identici, l'unica differenza, di 0,5° deve riguardare solo ed esclusivamente il dato di temperatura esterna

 ;)


-----------------------------------
il versiliese
Ven 09 Mar, 2018 12:11

Re: Set Up WL
-----------------------------------
ho controllato le calibrazioni ed in effetti l'offset di calibrazione per l'umidità esterna era di -1 e quello per l'interna +1l la temperatura interna + 2 l'esterna -5 .l'unico valore da me modificato era quest'ultimo ,visto che avevo montato sth 31.Sono sicuro di non aver toccato gli altri.Evidentemente la consolle  è uscita cosi dalla Davis .
Un consiglio perciò per tutti i possessori di Davis:verificate gli offset di calibrazione dei vari parametri,perchè non è detto che siano tutti a 0


-----------------------------------
il versiliese
Ven 09 Mar, 2018 12:16

Re: Set Up WL
-----------------------------------
dimenticavo:ora non vi è più differenza tra consolle reading e raw reading eccetto che per la temp. ext.,come previsto da Green :inchino:  :inchino: 1


-----------------------------------
green63
Ven 09 Mar, 2018 14:50

Re: Set Up WL
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="457196"]dimenticavo:ora non vi è più differenza tra consolle reading e raw reading eccetto che per la temp. ext.,come previsto da Green :inchino:  :inchino: 1[/quote]

Sono contento tu abbia risolto, mi pare strano che in Davis abbiano "ritoccato" gli offset, non ne vedo l'utilità, comunque meglio così.
Giustissimo il consiglio di una verifica da parte dei possessori di vp2 e vue, non è neanche necessario agire sulla consolle, basta verificarlo da wl come hai fatto tu  ;) 

ti chiederei, se sei daccordo, di correggere il titolo del post, magari con "Settaggio offset sensori su weatherlink" in maniera che possa essere più facilmente accessibile per chi ne dovesse aver bisogno

 :bye:


-----------------------------------
il versiliese
Ven 09 Mar, 2018 15:31

Re: Set Up WL
-----------------------------------
Anche a me sembra strano,ma non vedo altre spiegazioni.Sicuramente non ho mai toccato gli offset relativi a temp. ed umidità interna visto che sono valori che personalmente non mi hanno mai interessato.Ok per modificare il titolo del topic ,ma come si fa?


-----------------------------------
green63
Ven 09 Mar, 2018 15:42

Re: Set Up WL
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="457214"]Anche a me sembra strano,ma non vedo altre spiegazioni.Sicuramente non ho mai toccato gli offset relativi a temp. ed umidità interna visto che sono valori che personalmente non mi hanno mai interessato.Ok per modificare il titolo del topic ,ma come si fa?[/quote]

Basta editare il tuo primo messaggio cambiando il titolo del topic, comunque ho già provveduto io a correggerlo.
Tornando in tema, sono sicuro che tu non abbia toccato nulla, ma mi pare strano sia uscita così da davis, so che davis, nelle vecchie versioni della vp2 utilizzava una correzione software al fine di ottimizzare gli errori di lettura di temperatura del sht11, ma era un offset a livello software, non visualizzabile ne modificabile dall'utente, pratica che, dalle informazioni che ho, da un paio d'anni è stata dismessa.

cmq visto che il problema è risolto, direi che puoi stare tranquillo ora  ;)


-----------------------------------
il versiliese
Ven 09 Mar, 2018 15:52

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
ok grazie Green ,ne sai una più del diavolo!


-----------------------------------
secoundout
Sab 10 Mar, 2018 07:07

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
Salve, 
a quel tempo ho seguito una guida tradotta in italiano, poi non l'ho più toccata per paura di combinare guai, tra l'altro con il poco d'inglese che conosco... secondo voi i parametri impostati in questione sono corretti? 


[url=https://postimg.org/image/c53tykiir/][img]https://s13.postimg.org/c53tykiir/Schizzo_3.png[/img]

[url=https://postimg.org/image/mrxn3zydv/][img]https://s13.postimg.org/mrxn3zydv/Schizzo_4.png[/img]

[url=https://postimg.org/image/bscfsefoj/][img]https://s13.postimg.org/bscfsefoj/Schizzo_5.png[/img]

[url=https://postimg.org/image/8y9aeyl83/][img]https://s13.postimg.org/8y9aeyl83/Schizzo_6.png[/img]


-----------------------------------
green63
Sab 10 Mar, 2018 13:24

Re: Settaggio offset sensori su weatherlink
-----------------------------------
Ciao Stefano,
mi sembra di si ma credo ci sia impostato un offset di -0,1° sulla temperatura esterna, non so se è voluto e se lo hai impostato tu

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_03_10_13_21_45.jpeg[/img] 

 ;)


-----------------------------------
secoundout
Dom 11 Mar, 2018 09:33

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
Ho ricontrollato quello che dici, non ho mai toccato nulla (almeno credo),  ho riallineato la temperatura esterna a 10,7° riavviato WeatherLink
[url=https://postimg.org/image/vhd9ogzlf/][img]https://s13.postimg.org/vhd9ogzlf/Schizzo_4.png[/img]
ma subito dopo è cambiata quella interna
[url=https://postimg.org/image/46rygmwpf/][img]https://s13.postimg.org/46rygmwpf/Schizzo_5.png[/img]
ho di nuovo riallineato anche quella interna ma subito dopo è cambiata quella esterna
[url=https://postimg.org/image/lwtn1rpqr/][img]https://s13.postimg.org/lwtn1rpqr/Schizzo_6.png[/img]
ora mentre scrivo il messaggio sono di nuovo tutti riallineati  :wall: 
Lancio un'ipotesi ma può essere benissimo una... :cesso: 
WeatherLink riceve dalla stazione esterna il cambio della temperatura, ma non effettua il cambio  nella schermata, il software stesso si prende un po di tempo per decidere su quella temperatura, per evitare sali e scendi continui? 
[url=https://postimg.org/image/lwtn1rpqr/][img]https://s13.postimg.org/lwtn1rpqr/Schizzo_6.png[/img]


-----------------------------------
green63
Dom 11 Mar, 2018 09:42

Re: Settaggio offset sensori su weatherlink
-----------------------------------
Stefano, verifica i settaggi degli offset sulla consolle, non su weatherlink, agisci sulla consolle 
fammi sapere


-----------------------------------
secoundout
Dom 11 Mar, 2018 09:54

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
dovrebbero essere questi?

[url=https://postimg.org/image/7ucb08jxv/][img]https://s13.postimg.org/7ucb08jxv/Schizzo_3.png[/img]


-----------------------------------
green63
Dom 11 Mar, 2018 09:58

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
[quote user="secoundout" post="457305"]dovrebbero essere questi?

[url=https://postimg.org/image/7ucb08jxv/][img]https://s13.postimg.org/7ucb08jxv/Schizzo_3.png[/img][/quote]

NO NO
allora vai sulla consolle, ora non ho la vue sottomano e spero di ricordare bene
schiaccia "temp"
premi il tasto 2nd
premi e tieni premuto il tasto set (mi sembra sia il tasto graph/set)
la temperatura inizierà a lampeggiare
NON lasciare il tasto set fino a che non compare offset calibration
a quel punto il display deve indicare 0.0 se non è impostata nessuna calibrazione, se c'è un offset correggilo

effettua questa operazione per tutti i parametri
 ;)


-----------------------------------
secoundout
Dom 11 Mar, 2018 10:14

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
Eseguito con tutti i settaggi, risultavano 0
[youtube]https://youtu.be/J88hSn22GrY[/youtube]

subito dopo 
[url=https://postimg.org/image/6gko53d0j/][img]https://s13.postimg.org/6gko53d0j/Schizzo_7.png[/img]

anche nel web non trovo nulla, anche traducendo la guida tasto  "Help" non dice nulla a riguardo.


-----------------------------------
green63
Dom 11 Mar, 2018 11:36

Re: Settaggio offset sensori su weatherlink
-----------------------------------
Strano Stefano, la cosa importante è che consolle e weatherlink visualizzino medesimi valori, procedo ad approfondire, teoricamente, se non vi sono offset impostati, i dati che appaioni in quella finestra devono essere uguali

di seguito ti posto la mia schermata di pochi istanti fa

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_03_11_11_35_13.jpg[/img]


-----------------------------------
il versiliese
Dom 11 Mar, 2018 12:21

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
ora ho riprovato la modalità set up th calibration su wl e mi sono accorto che raw reading segnava 13,2 e consolle reading 12,8 .Dato che avevo calibrato la temp .est a -0,5 per il cambio del sensore ,mi sarei atteso 12,7.Agendo sulla consolle ho visto che in realtà l'offset era di - 0,4.L'ho riportato a -0,5 ed ho cliccato su done per uscire dalla modalità e la .temp è salita automaticamente da 12,7 a 12,8.
Ho dovuto impostare la calibrazione a -0,6 per ottenere STABILMENTE i-0,5 previsti.
In altre parole ,premendo done per l'exit il settaggio automaticamente si riduce di -o,1.
Va bene sono solo 0,1 ma la cosa mi secca :evil:  :evil:


-----------------------------------
secoundout
Dom 11 Mar, 2018 12:41

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
[quote user="green63" post="457320"]Strano Stefano, la cosa importante è che consolle e weatherlink visualizzino medesimi valori, procedo ad approfondire, teoricamente, se non vi sono offset impostati, i dati che appaioni in quella finestra devono essere uguali

di seguito ti posto la mia schermata di pochi istanti fa

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/photo_2018_03_11_11_35_13.jpg[/img][/quote]

Non ho idea del perchè si comporti in quel modo, sono riuscito a beccare con un video un'altra variazione. Nella consolle segnava 10,2 in quel momento. Se non si vede imposta HD
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=M--0bimoy2A[/youtube]


-----------------------------------
green63
Dom 11 Mar, 2018 13:36

Re: Settaggio offset sensori su weatherlink
-----------------------------------
Ok, rispondo ad entrambi, facciamo sempre attenzione a fare queste verifiche in condizioni di temperatura stabile, ricordiamoci che le eventuali variazioni rapide, e 0,1° lo sono, possono avvenire in tempi lievemente diversi, l'iss li rileva subito, li manda alla consolle alcuni secondi dopo, il software li elabora alcuni secondi dopo ancora, quindi gli 0,1° di differenza possono starci se sono saltuari e non continuativi

credo quindi che serva un monitoraggio ma senza crearsi situazioni di panico inutili e deleterie, assicuriamoci che a livello consolle NON via siano offset a meno che non siano voluti, tipo Versiliese  ;) 

 :bye:


-----------------------------------
secoundout
Dom 11 Mar, 2018 13:55

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
No, nessun panico,  :ok:  quando comprai la consolle ci ho "giocato" un pochino, una volta installata visto che non mi dava  problemi non ho toccato più nulla, solo oggi ho scoperto che nella consolle è possibile visualizzare anche i decimi di temperatura.  :lol:


-----------------------------------
green63
Dom 11 Mar, 2018 14:07

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
[quote user="secoundout" post="457336"]No, nessun panico,  :ok:  quando comprai la consolle ci ho "giocato" un pochino, una volta installata visto che non mi dava  problemi non ho toccato più nulla, solo oggi ho scoperto che nella consolle è possibile visualizzare anche i decimi di temperatura.  :lol:[/quote]

GIusto approccio  ;) 
d'altronde, purtroppo, l'offset o calibrazione che dir si voglia, è uno strumento tanto utile quanto pericoloso, per poterlo applicare bisognerebbe essere matematicamente certi della linearità dell'errore e avere la possibilità di assegnare offset variabili in funzione di detta linearità, cosa fattibile solo su strumentazione altamente professionale e comunque, spesso, anche li non si segue questa strada, si preferisce duplicare o triplicare i sensori e fare una media dei risultati.

Quando tempo fai eseguii la calibrazione dei miei sensorpush mi accorsi di quanto era difficile, testati nel fermalievita della mia pizzeria, che può essere utilizzato come camera climatica dato l'utilizzo di sensori pt100 a 1/10din, incontrai i miei problemi, se a +30° avevo una sovrastima di +0,2° a 0° la sovrastima era di +0,1° e a -10° era di nuovo +0,2°, a quel punto quale offset assegnare?

 ;)


-----------------------------------
secoundout
Dom 11 Mar, 2018 14:47

Re: Settaggio Offset Sensori Su Weatherlink
-----------------------------------
o.t.
Come ti capisco...una mia creatura....

[url=https://postimg.org/image/uv1bvivv7/][img]https://s13.postimg.org/uv1bvivv7/13268593_1305965792751308_7236166824399470329_o.jpg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Dom 11 Mar, 2018 17:17

Re: Settaggio offset sensori su weatherlink
-----------------------------------
[ot user="secoundout" post="457344"]Al prossimo meteopranzo mi pare di aver capito che chi potrebbe cucinare ce l'abbiamo  :lol: [/ot]


-----------------------------------
green63
Dom 11 Mar, 2018 17:47

Re: Settaggio offset sensori su weatherlink
-----------------------------------
[ot user="andrea75" post="457362"][ot user="secoundout" post="457344"]Al prossimo meteopranzo mi pare di aver capito che chi potrebbe cucinare ce l'abbiamo  :lol: 


e no eh?? se ti rivolgi a me scordatelo, io al meteopranzo ci vengo se magno e bevo ma senza lavorà  :lol:[/ot][/ot]


