https://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15903
-----------------------------------
As_Needed
Dom 26 Ago, 2018 02:00

Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ciao a tutti quelli che leggeranno!  Come da titolo voglio aprire un topic per parlare un po' di questo progetto che ho in mente da un po' di tempo, di installare anche qui in Australia una stazione meteo ([b]Wifi questa volta[/b]) e di poi inserirla nella rete meteo. 
A riguardo ho già in casa una [url=https://www.ebay.com.au/i/282177324875?chn=ps]NodeMcu v1.0, in pratica è una scheda che monta il modulo Wifi ESP 8266, e garantisce una decente connessione wifi per lo scopo. La stazione meteo sarà molto semplice, per via dell impossibilità per ora di installare pluviometro e anemometro e quindi fornirà solo i seguenti dati:

[i]Temperatura attuale ed estremi
Umidità e estremi
Pressione[/i]

[b][size=14][u]Lo scopo del progetto non è di fare un sito web, ma semplicemente di creare il file che Linea meteo richiede con i dati dentro[/u][/size][/b]

Per la temperatura e l'umidità il sensore stavolta utilizzato sarà uno dei più accurati, ed è l SHT35

https://www.tindie.com/products/closedcube/sht35-d-digital-humidity-and-temperature-sensor/

Quindi in poche parole sarà una piccola stazione meteo ma molto accurata :D

Intanto ho già fatto il test per mettere i dati online, con il sensore BMP180

Il link per accedere è il seguente:

http://weatherclayton.ddns.net:4700/

Ecco una foto pure del modulo con il sensore in allegato.

Un saluto a tutti! Spiegherò più dettagli più avanti.
:bye:


-----------------------------------
green63
Dom 26 Ago, 2018 08:08

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Splendido Eugenio  ;) 
chissà che stavolta non riesca a metterci mano anch'io e a realizzarlo, mi piacerebbe proprio riuscirci magari anche in forma un poco più evoluta, ad esempio dotandola anche di datalogger e migliori possibilità di visione/analisi dei dati  ;) 

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Dom 26 Ago, 2018 10:36

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Si potrebbe pure fare, io perché adesso non ho proprio pure tempo per fare qualcosa di complesso, nel caso di datalogger, la mia stazione a Gualdo Tadino ne ha uno , usando una microSD
Pure qui si potrebbe mettere un adattatore esterno microSD.
:bye:


-----------------------------------
green63
Dom 26 Ago, 2018 11:02

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="465651"]Si potrebbe pure fare, io perché adesso non ho proprio pure tempo per fare qualcosa di complesso, nel caso di datalogger, la mia stazione a Gualdo Tadino ne ha uno , usando una microSD
Pure qui si potrebbe mettere un adattatore esterno microSD.
:bye:[/quote]

comprensibilissimo! cmq proverò a seguire le tue spiegazioni e a realizzare intanto la versione base, poi si vedrà  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Dom 26 Ago, 2018 11:19

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ti volevo chiedere Mauro : il link attuale della stazione meteo lo visualizzi bene e veloce ? ;)

http://weatherclayton.ddns.net:4700/

Comunque poi quando ho tempo ed hai tempo ti volevo chiedere alcune domande riguardo all installazione della stazione meteo, farò qualche foto di dove potrei installarla 

:bye:


-----------------------------------
green63
Dom 26 Ago, 2018 11:35

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="465657"]Ti volevo chiedere Mauro : il link attuale della stazione meteo lo visualizzi bene e veloce ? ;)

http://149.167.185.170

Comunque poi quando ho tempo ed hai tempo ti volevo chiedere alcune domande riguardo all installazione della stazione meteo, farò qualche foto di dove potrei installarla 

:bye:[/quote]

direi di si, si apre subito, mi pare tutto ok  ;) 
per l'installazione lo sai, sono sempre a disposizione anche se in questi ultimi giorni sono stato spesso assente causa lavori di ristrutturazione dell'attività  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Dom 26 Ago, 2018 12:25

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie Mauro ;)


-----------------------------------
andrea75
Dom 26 Ago, 2018 19:04

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grande Eugenio!!! :inchino:


-----------------------------------
As_Needed
Mar 28 Ago, 2018 15:01

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie Andrea ;)

Comunque gli ho dato un DNS adesso al sito ;)

http://weatherclayton.ddns.net:4700/

[strike]In ogni caso, poi il sito che adesso ho linkato, diventerà semplicemente quelle righe che servono a lineameteo per caricare i dati che mi avevi detto una volta
Una cosa di questo genere:

DATA ORA&v0=LATITUDINE=LONGITUDINE&v0=CLAYTON SOUTH&v0=52m s.l.m.&v0=TEMPERATURA&v0=UMIDITà&v0=PRESSIONE&  etc...

Corretto ?[/strike]

P.S. 
Ho già modificato il sito come richiesto per lineameteo, puoi darci un'occhiata se vuoi Andrea e dirmi se è okay ;)

 :bye:


-----------------------------------
andrea75
Mar 28 Ago, 2018 16:48

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Sì dovrebbe essere OK Eugenio... almeno ad una prima occhiata. ;)


-----------------------------------
Gab78
Mar 28 Ago, 2018 16:59

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Noto solo adesso: grande Eugenio!  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mer 29 Ago, 2018 00:15

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="465762"]Sì dovrebbe essere OK Eugenio... almeno ad una prima occhiata. ;)[/quote]

Ho messo ND dove non ho data ;)




Gabriele grazie mille ;)
:bye:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 02 Set, 2018 03:14

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Okay intanto ho aggiornato il codice dopo diversi problemi, e ho inserito nella stringa dei dati richiesti la data e l'orario, richiesti tramite un server NTP

Questo è il nuovo link

http://weatherclayton.ddns.net:4700/

Adesso manca di acquistare il preciso SHT35 e testarlo ;)

Questo per il momento è il brutto codice che uso :D Lo devo ordinare molto molto meglio

[spoiler]#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WifiUDP.h>
#include <String.h>
#include <Wire.h>
#include <NTPClient.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
#include <Timezone.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>

// Define NTP properties
#define NTP_OFFSET   60 * 60      // In seconds
#define NTP_INTERVAL 60 * 1000    // In miliseconds
#define NTP_ADDRESS "209.115.181.107" // "ca.pool.ntp.org"  // change this to whatever pool is closest (see ntp.org)
#define CALIBRATION 850

// Set up the NTP UDP client
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, NTP_ADDRESS , NTP_OFFSET, NTP_INTERVAL);
WiFiServer server(80);
IPAddress ip(10, 0, 0, 140);
IPAddress gateway(10, 0, 0, 138);
IPAddress subnet (255 , 255, 255, 0);
const char* ssid     = "Internet Name"; // Your ssid
const char* password = "Internet Password"; // Your Password
String date;
String t;
const char * days[] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"} ;
const char * months[] = {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "June", "July", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"} ;
Adafruit_BMP085 bmp;
byte giornoSalvato; // variabile per memorizzare lo stato del giorno attuale

float minTemp;
float maxTemp;
void setup ()
{
  Serial.begin(115200); // most ESP-01's use 115200 but this could vary
  timeClient.begin();   // Start the NTP UDP client
  server.begin();

  maxTemp = -100;
  minTemp = 100;

  // Connect to wifi
  Serial.println("");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.print(ssid);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to WiFi at ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("");
  delay(1000);
  giornoSalvato = 0;

  Wire.pins(4, 5); // NodeMCU v1.0  SDA=>D2  SCL=>D1
  Wire.begin();

  // Initialize the sensor (it is important to get calibration values stored on the device).
  bmp.begin();
}

void loop()
{
  float pressure = bmp.readPressure() + CALIBRATION;
  float pressurehpa = pressure / 100;
  float tp = bmp.readTemperature();
  if (minTemp < tp) {

    minTemp = tp;

  }

  if (maxTemp > tp) {

    maxTemp = tp;

  }

  

  date = "";  // clear the variables
  t = "";

  // update the NTP client and get the UNIX UTC timestamp
  timeClient.update();
  unsigned long epochTime =  timeClient.getEpochTime();

  // convert received time stamp to time_t object
  time_t local, utc;
  utc = epochTime;

  // Then convert the UTC UNIX timestamp to local time
  TimeChangeRule usEDT = {"EDT", First, Sun, Apr, 2, +540};  //UTC - 5 hours - change this as needed
  TimeChangeRule usEST = {"EST", First, Sun, Oct, 2, +600};   //UTC - 6 hours - change this as needed
  Timezone usEastern(usEDT, usEST);
  local = usEastern.toLocal(utc);


  /*date += days[weekday(local)-1];
    date += ", ";*/
  if (day(local) < 10) // add a zero if minute is under 10
    date += "0";
  date += day(local);
  date += "/";
  if (month(local) < 10) // add a zero if minute is under 10
    date += "0";
  date += month(local);
  date += "/";
  date += year(local);


  if (hour(local) < 10) // add a zero if minute is under 10
    t += "0";
  t += hour(local);
  t += ":";
  if (minute(local) < 10) // add a zero if minute is under 10
    t += "0";
  t += minute(local);
  t += ":";
  if (second(local) < 10) // add a zero if minute is under 10
    t += "0";
  t += second(local);/*
    t += " ";
    t += ampm[isPM(local)];*/
if (giornoSalvato != day(local))
  {
    giornoSalvato = day(local);
    Serial.println(giornoSalvato);
    maxTemp = tp;
    minTemp = tp;
  }
  // Display the date and time
 /* Serial.println("");
  Serial.print("Local date: ");
  Serial.print(date);
  Serial.println("");
  Serial.print("Local time: ");
  Serial.print(t);*/
  WiFiClient client = server.available();

  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.print(date);
  client.print("  ");
  client.print(t);
  client.print("&v0=-37.938906&v0=145.129615&v0=Clayton South(VIC)&v0=52m s.l.m.&v0=");
  client.print(tp, 1);
  client.print("&v0=");
  client.print("UMIDITA");
  client.print("&v0=");
  client.print(pressurehpa, 1);
  client.print("&v0=");
  client.print("ND");
  client.print("&v0=");
  client.print("ND");
  client.print("&v0=");
  client.print("ND");
  client.print("&v0=");
  client.print(minTemp, 1);
  client.print("&v0=");
  client.print(maxTemp, 1);
  client.print("&v0=");
  client.print("ND");
  client.print("&v0=");
  client.print("ND");
  client.println("</html>");

}[/spoiler]


-----------------------------------
As_Needed
Ven 14 Set, 2018 08:06

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ragazzi, ciao a tutti ;) 
Aggiorno questo topic per dire che anche l'SHT35 è stato testato con il BMP180 e lavorano in questo momento tutti e due. Ecco alcune foto.

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/41713473_873800679484096_3782584522290233344_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/41790466_291816121643419_8046850953971761152_n.jpg[/img]

 :bye:


-----------------------------------
andrea75
Ven 14 Set, 2018 08:39

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ottimo lavoro!!! :inchino:


-----------------------------------
As_Needed
Ven 14 Set, 2018 10:16

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie mille Andrea! A presto quindi metterò anche il link di test della stazione inserita nella rete ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 18 Set, 2018 10:00

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Allora ragazzi intanto sono in test su lineameteo ;)

http://www.lineameteo.it/stazioni.php?id=1857

Approfitto per chiedere alcune domande riguardo all istallazione. Purtroppo ho solo un piccolo guardinetto qui dove poter installarla in caso, mi chiedevo, quale posizione mi consigliereste ?


-----------------------------------
Gab78
Mar 18 Set, 2018 22:41

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Credo che fissata sul palo dello stendino vicino alla porta metallica possa andar bene. D'altra parte non hai molte alternative, giusto? :smile:


-----------------------------------
As_Needed
Mer 19 Set, 2018 00:33

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie Gabriele per il suggerimento ;) Farò pure un'altra foto da un'altra angolazione, ma penso di non avere molta scelta.
:bye:

In caso quale schermo mi consigliereste ? Io pensavo al Davis , perché altri schermi sono cifre troppo alte. 
Pensate che vada messo ventilato ?


-----------------------------------
il versiliese
Mer 19 Set, 2018 12:11

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
potresti postare altre foto?Suppongo che dietro la staccionata ci sia un a strada con asfalto.E' corretto?
Nel qual caso la posizionerei ad 1 metro di distanza dalla staccionata se si può.
Per lo schermo un davis 7714 è il requisito minimo per aver dati attendibili ma affanna un pò con forte soleggiamento.Nella sezione strumentazione  trovi diverse prove fatte da Green e me.
Sulla ventilazione sono categorico:sì  solo se la ventilazione naturale è scarsa o assente  ,altrimenti è meglio impiegare i soldi in uno schermo più performante.
L'estate scorsa ho testato il ventilato day time davis  ed il meteoshield pro:quest'ultimo è risultato pari al ventilato.

saluti


-----------------------------------
green63
Mer 19 Set, 2018 13:59

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ciao e scusate se non ho risposto prima, ma sono mancato 2 giorni e la colpa è tutta di Fili  :lol: 
concordo con Versiliese, non so quanto è alta quella staccionata perimetrale ma certamente devi salire oltre, anche se, facendolo, non rispetterai le canoniche altezze da terra.
In caso contrario lo schermo verrebbe a trovarsi soffocato e in assenza di ventilazione naturale, sali almeno 50 cm oltre la staccionata, in quel caso 7714 ok  ;) 

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Gio 20 Set, 2018 00:49

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie a tutti Delle risposte e dei consigli :)

Comunque la staccionata è alta piu o meno sui 1.6/1.7m e dietro la staccionata c'è un piccolo spazio con l'erba non l'asfalto. Ecco la foto :
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/42130572_335155950387890_1119565500095922176_n.jpg[/img] [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/42112674_680944952273205_7784664739811950592_n.jpg[/img]  

A quanto ho capito posso andare pure di schermo Davis non ventilato, qui in zona la ventilazione è sempre presente.

Un tubo come [url=https://www.ebay.com.au/p/Aluminium-Round-Tube-50mm-X-1-6mm-X-1000mm-Long/13013677907?iid=122021152104&chn=ps&ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F705-139619-5960-0%252F2%253Fmpre%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.com.au%25252Fp%25252FAluminium-Round-Tube-50mm-X-1-6mm-X-1000mm-Long%25252F13013677907%25253Fiid%25253D122021152104%252526chn%25253Dps%2526itemid%253D122021152104%2526targetid%253D469489740458%2526device%253Dm%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D9071454%2526poi%253D%2526campaignid%253D1465511217%2526adgroupid%253D57993907358%2526rlsatarget%253Dpla-469489740458%2526abcId%253D1139226%2526merchantid%253D116475859%2526gclid%253DCjwKCAjw54fdBRBbEiwAW28S9p_buZutqk-emLDX6BQAFHvj_ZGWbIZaCijfXiHd3YfhzmgdiBpgYxoCu1MQAvD_BwE%2526srcrot%253D705-139619-5960-0%2526rvr_id%253D1674286732573%2526rvr_ts%253Df3eab34e1650ad4a7ca34daafff8f4e4]questo di diametro di 5 cm , andrebbe bene secondo voi ?
Dite che se lo fisso con delle fascette metalicche al palo dello stendino, reggerà ?
Poi dopo il Davis in questo caso, lo fisserò al palo con le varie cose che danno in dotazione. 
In caso lo schermo, non lo metterò verso la staccionata, ma penso di metterlo verso il piccolo giardinetto. Perché la staccionata è a nord e si prenderebbe tutto il sole diretto lo schermo.


-----------------------------------
green63
Gio 20 Set, 2018 15:40

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="466748"]Grazie a tutti Delle risposte e dei consigli :)

Comunque la staccionata è alta piu o meno sui 1.6/1.7m e dietro la staccionata c'è un piccolo spazio con l'erba non l'asfalto. Ecco la foto :
[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/42130572_335155950387890_1119565500095922176_n.jpg[/img] [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/42112674_680944952273205_7784664739811950592_n.jpg[/img]  

A quanto ho capito posso andare pure di schermo Davis non ventilato, qui in zona la ventilazione è sempre presente.

Un tubo come [url=https://www.ebay.com.au/p/Aluminium-Round-Tube-50mm-X-1-6mm-X-1000mm-Long/13013677907?iid=122021152104&chn=ps&ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F705-139619-5960-0%252F2%253Fmpre%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.com.au%25252Fp%25252FAluminium-Round-Tube-50mm-X-1-6mm-X-1000mm-Long%25252F13013677907%25253Fiid%25253D122021152104%252526chn%25253Dps%2526itemid%253D122021152104%2526targetid%253D469489740458%2526device%253Dm%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D9071454%2526poi%253D%2526campaignid%253D1465511217%2526adgroupid%253D57993907358%2526rlsatarget%253Dpla-469489740458%2526abcId%253D1139226%2526merchantid%253D116475859%2526gclid%253DCjwKCAjw54fdBRBbEiwAW28S9p_buZutqk-emLDX6BQAFHvj_ZGWbIZaCijfXiHd3YfhzmgdiBpgYxoCu1MQAvD_BwE%2526srcrot%253D705-139619-5960-0%2526rvr_id%253D1674286732573%2526rvr_ts%253Df3eab34e1650ad4a7ca34daafff8f4e4]questo di diametro di 5 cm , andrebbe bene secondo voi ?
Dite che se lo fisso con delle fascette metalicche al palo dello stendino, reggerà ?
Poi dopo il Davis in questo caso, lo fisserò al palo con le varie cose che danno in dotazione. 
In caso lo schermo, non lo metterò verso la staccionata, ma penso di metterlo verso il piccolo giardinetto. Perché la staccionata è a nord e si prenderebbe tutto il sole diretto lo schermo.[/quote]

Ok Eugenio, il palo direi che va bene, d'altronde parliamo del solo schermo, niente pluvio e anemometro, per cui non è necessaria l'assoluta stabilità strutturale, eventuali lievi oscillazioni non sono nocive
L'esposizione da norma sarebbe a Nord, ma personalmente, in installazioni aperte e se non si vengono a creare ombreggiamenti importanti, non ho mai notato differenze apprezzabili cambiando esposizione, scegli quella che credi abbia minori influenze.
L'asfalto non è nelle immediate vicinanze, è vero, ma metti in conto che con vento proveniente dal lato strada si porta dietro un bel carico di aria rovente  :wink: 
Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Gio 20 Set, 2018 21:45

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie Mauro dei consigli ;) perché qui essendo l emisfero sud, a sud c'è il massimo ombreggiamento, quindi praticamente volevo farlo puntare a sud.
Ricapitolando metto il palo fissato con le fascette allo stendino, e poi punterò lo schermo a sud.


-----------------------------------
il versiliese
Ven 21 Set, 2018 10:45

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
un ultimo consiglio:nel posizionare lo schermo cerca di attenuare l'effetto "conca" tipico degli spazi ristretti come cortili responsabile di sovrastime anche di 1 o 2 gradi con soleggiamento intenso,


-----------------------------------
green63
Ven 21 Set, 2018 14:21

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Eugenio, prima di procedere all'acquisto dello schermo fammi sapere le misure necessarie ai sensori che monterai all'interno, il tipo di sensori, tempi di campionento e alcuine info tecniche di base.
vediamo se riusciamo a metterci un meteoshield, perlomeno ci togliamo il pensiero in merito a ventilazione o meno, non ti garantisco nulla, ma cerco di convincere Jan Barani ad avere un Pro a Melbourne  ;) 
Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Sab 22 Set, 2018 02:30

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="466814"]Eugenio, prima di procedere all'acquisto dello schermo fammi sapere le misure necessarie ai sensori che monterai all'interno, il tipo di sensori, tempi di campionento e alcuine info tecniche di base.
vediamo se riusciamo a metterci un meteoshield, perlomeno ci togliamo il pensiero in merito a ventilazione o meno, non ti garantisco nulla, ma cerco di convincere Jan Barani ad avere un Pro a Melbourne  ;) 
Mauro[/quote]

Allora, il sensore è [url=https://www.tindie.com/products/closedcube/sht35-d-digital-humidity-and-temperature-sensor/#volume_pricing]questo qui
E' un SHT35, fatto a breakout, molto piccolo come puoi vedere dalle foto. ;) Ha le specifiche appunto dell'SHT35, quindi sarà molto preciso con +-0.1°C sulla temperatura e 1.5% sull'umidità.
Creerò pure una piccola board con un connettore RJ11, e di conseguenza sarà plug-in il sensore ;) Ma comunque il tutto sarà molto piccolo, al massimo 3-4 cm in lunghezza e 2-3 cm in larghezza.
Fammi sapere comunque ! Avevo pensato pure io al meteoshield ma poi ho visto che è troppo costoso per me al momento.
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Sab 22 Set, 2018 02:34

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="466807"]un ultimo consiglio:nel posizionare lo schermo cerca di attenuare l'effetto "conca" tipico degli spazi ristretti come cortili responsabile di sovrastime anche di 1 o 2 gradi con soleggiamento intenso,[/quote]

Come si fa ad attenuare questo effetto ? 
 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 22 Set, 2018 08:54

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="466852"][quote user="green63" post="466814"]Eugenio, prima di procedere all'acquisto dello schermo fammi sapere le misure necessarie ai sensori che monterai all'interno, il tipo di sensori, tempi di campionento e alcuine info tecniche di base.
vediamo se riusciamo a metterci un meteoshield, perlomeno ci togliamo il pensiero in merito a ventilazione o meno, non ti garantisco nulla, ma cerco di convincere Jan Barani ad avere un Pro a Melbourne  ;) 
Mauro[/quote]

Allora, il sensore è [url=https://www.tindie.com/products/closedcube/sht35-d-digital-humidity-and-temperature-sensor/#volume_pricing]questo qui
E' un SHT35, fatto a breakout, molto piccolo come puoi vedere dalle foto. ;) Ha le specifiche appunto dell'SHT35, quindi sarà molto preciso con +-0.1°C sulla temperatura e 1.5% sull'umidità.
Creerò pure una piccola board con un connettore RJ11, e di conseguenza sarà plug-in il sensore ;) Ma comunque il tutto sarà molto piccolo, al massimo 3-4 cm in lunghezza e 2-3 cm in larghezza.
Fammi sapere comunque ! Avevo pensato pure io al meteoshield ma poi ho visto che è troppo costoso per me al momento.
 :bye:[/quote]

OK, diciamo che se il tutto avrà dimensioni massime di 3cm in larghezza e profondità, non dovrebbero esserci problemi, per l'altezza, presumo stia in verticale, non ci sono grossi limiti
provo a sentire, se fosse per l'Italia non glielo chiederei, qui è già ben rappresentato, ma nel tuo caso vediamo  ;)


-----------------------------------
green63
Sab 22 Set, 2018 08:57

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="466853"][quote user="il versiliese" post="466807"]un ultimo consiglio:nel posizionare lo schermo cerca di attenuare l'effetto "conca" tipico degli spazi ristretti come cortili responsabile di sovrastime anche di 1 o 2 gradi con soleggiamento intenso,[/quote]

Come si fa ad attenuare questo effetto ? 
 :bye:[/quote]

Non si fa  ;) 
mi spiego meglio, certamente si riferisce al fatto che, trattandosi di un cortile pressocchè chiuso a 360°, nelle calde giornate estive si verrebbe a creare un importante ristagno di aria calda, la mancanza di ventilazione dovuta alla chiusura ne impedisce il ricircolo, tale massa d'aria calda andrebbe ad influenzare gli strati d'aria immediatamente superiori, schermo compreso, seppure quest'ultimo venga a trovarsi in un punto superiore,aperto e ventilato  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 22 Set, 2018 09:25

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Tutto chiaro ;)


-----------------------------------
il versiliese
Sab 22 Set, 2018 11:14

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
secondo me lo puoi attenuare se lo posizioni non troppo lontano dalla staccionata che compare nella prima foto da te postata.Li c'è almeno un lato libero ,anche se dà sulla strada ,Ciò garantisce un maggior ricircolo d'aria,Più lo posizioni all'interno del cortiletto ,più l'effetto conca si fa sentire.D'altra parte chi come noi comuni mortali non abita in una villa con megaparco annesso deve ricorrere ad un compromesso. :bye:  :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 23 Set, 2018 08:21

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie del consiglio ;)
Quindi dici non vicino alla porta metallica ?


-----------------------------------
il versiliese
Lun 24 Set, 2018 09:54

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
la posizionerei sul palo dello stendino vicino all'angolo della staccionata o giù di lì .Mi sembra il posto più aperto
Allontanati dalla porta metallica che con buon soleggiamento diventa un termosifone.

saluti


-----------------------------------
As_Needed
Lun 24 Set, 2018 10:22

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Capito. Unica cosa in quell'angolo, rischia di essere un po' troppo vicina al tetto come vedi della foto. Non ci sono problemi comunque, dovrei puntare la stazione meteo verso la staccionata a questo punto, tanto con 50cm in piu dallo stendino non arriva sul tetto.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/42342603_1617863164987006_5156037041175134208_n.jpg[/img] 

 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 24 Set, 2018 13:02

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="466940"]Capito. Unica cosa in quell'angolo, rischia di essere un po' troppo vicina al tetto come vedi della foto. Non ci sono problemi comunque, dovrei puntare la stazione meteo verso la staccionata a questo punto, tanto con 50cm in piu dallo stendino non arriva sul tetto.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/42342603_1617863164987006_5156037041175134208_n.jpg[/img] 

 :bye:[/quote]


mmmmhh, Eugenio, allontanati dal tetto e dalla grondaia, utilizza una staffa ad L e portati più in alto e più verso la staccionata

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/42342603_1617863164987006_5156037041175134208_n.jpg[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Lun 24 Set, 2018 15:17

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Mm infatti mi sembra una buona idea. Una domanda come posso fissare la staffa a L Allo stendino ?


-----------------------------------
green63
Lun 24 Set, 2018 21:27

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="466976"]Mm infatti mi sembra una buona idea. Una domanda come posso fissare la staffa a L Allo stendino ?[/quote]

solitamente queste staffe terminano con una placca preforata

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/spm17ec_000_2113_.jpg[/img] 

puoi utilizzare i fori per fissare la L con dei cavallotti, o tecnicamente U-bolt, ovviamente del diametro adatto ai fori della staffa e alle dimensioni del palo

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/f0829930_01.jpg[/img] 

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Mar 25 Set, 2018 08:42

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie Mauro della riposta. Personalmente non so come si chiamano queste staffe in inglese, so solo brackets :D Ma comunque posso anche mostrare la foto al rivenditore in caso.

Ho trovato qualcosa che si chiama, fascia mount 
Però sale solo di una 30ina di cm

https://au.element14.com/stellar-labs/33-10987/antenna-wall-bracket-15-standoff/dp/2801403?MER=sy-me-pd-mi-acce

Ho trovato una di un metro

https://mybranch.middys.com.au/product/13130

Certo non mi sembra tanto lunga la parte che si dovrebbe allontanare dallo stendino


-----------------------------------
green63
Mar 25 Set, 2018 15:49

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="467026"]Grazie Mauro della riposta. Personalmente non so come si chiamano queste staffe in inglese, so solo brackets :D Ma comunque posso anche mostrare la foto al rivenditore in caso.

Ho trovato qualcosa che si chiama, fascia mount 
Però sale solo di una 30ina di cm

https://au.element14.com/stellar-labs/33-10987/antenna-wall-bracket-15-standoff/dp/2801403?MER=sy-me-pd-mi-acce

Ho trovato una di un metro

https://mybranch.middys.com.au/product/13130

Certo non mi sembra tanto lunga la parte che si dovrebbe allontanare dallo stendino[/quote]

decisamente meglio la prima, ad occhio i 30 cm ti portano oltre staccionata ma solo tu che sei li puoi verificare  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 25 Set, 2018 23:27

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Mm Perché pensavo che dove hai fatto vedere tu con la foto, non posso utilizzare quel palo orizzontale, ma devo andare su quello verticale, giusto ? Dico dello stendino, quello immediatamente sotto, quindi pensavo che 30cm sembrano pochini.

Io volevo una cosa come questa. Ma non riesco a trovarla online in Australia, devo chiedere di persona.

https://kamsat.co.uk/index.php/aerial-pole-bracket-l-shaped-fascia-loft-mast-tv-wall-mounting-30-x-80-cm.html


-----------------------------------
green63
Mer 26 Set, 2018 07:13

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="467075"]Mm Perché pensavo che dove hai fatto vedere tu con la foto, non posso utilizzare quel palo orizzontale, ma devo andare su quello verticale, giusto ? Dico dello stendino, quello immediatamente sotto, quindi pensavo che 30cm sembrano pochini.

Io volevo una cosa come questa. Ma non riesco a trovarla online in Australia, devo chiedere di persona.

https://kamsat.co.uk/index.php/aerial-pole-bracket-l-shaped-fascia-loft-mast-tv-wall-mounting-30-x-80-cm.html[/quote]

ok, cmq nessuno ti impedisce di attaccarti al palo orizzontale, i cavallotti possono essere messi sia in verticale che orizzontale, l'importante e' che la loro misura consenta un corretto serraggio al palo
;)


-----------------------------------
il versiliese
Mer 26 Set, 2018 09:22

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
il palo verticale dello stendino è quello che avrei scelto anch'io.Vedendo le foto non mi sembra che tu guadagni in altezza attaccandoti all'orrizzontale.
L'importante è che tu superi d30-50 cm il bordo superiore della staccionata.

saluti

Ps beato te che puoi posizionare la stazione così vicino alla strada:la mia prima oregon messa in una posizione simile fu "vandalizzata" :evil:  :evil:  :evil: 
Così ho posizionato sul tetto la Davis (molto scomodo) ed a 10 m. dalla strada il meteoshield,anche se lì c'è un certo effetto conca di cui ti ho parlato.
Come vedi ognuno ha i suoi problemi :talvolta l'eventuale vandalismo condiziona il posizionamento


-----------------------------------
green63
Mer 26 Set, 2018 10:06

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Credo che la parte terminale del palo verticale non sia utilizzabile, per quello pensavo al tubo orizzontale, pur non essendo di sezione tonda penso possa essere sfruttato.



ps,Eugenio,
per il meteoshield pro contattami in privato  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mer 26 Set, 2018 14:43

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie a tutti e due per le risposte ;)  Penso che opterò di installare il palo, sul palo dello stendino verticale, non orizzontale, penso pure sia più stabile. Devo soltanto andare a chiedere al negozio.
Purtroppo il vandalismo è proprio una brutta cosa comunque..  Qui in zona è tranquillo ed è proprio impossibile succeda una cosa così.
Comunque questa è la piccola board che userò per il sensore:

https://www.robotgear.com.au/Product.aspx/Details/4911-SparkFun-RJ11-Breakout?gclid=Cj0KCQjw3KzdBRDWARIsAIJ8TMR-KWxfI6KddGH8xOVuPzplKzlH844i_PDoSsOe-VAq6AMUychdiEgaAl5yEALw_wcB

Piu o meno 2 cm in altezza e 3cm in largezza.

Il sensore verrà saldato praticamente vicino al connettore rj11, quasi a contatto. Dite che vada bene, o influenza un po' ?  Dal connettore per l'SHT35 all RJ11 ci sarà una distanza di meno di mezzo cm. 


P.S. Ti contatterò presto Mauro ;)


-----------------------------------
green63
Gio 27 Set, 2018 15:11

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="467116"]Grazie a tutti e due per le risposte ;)  Penso che opterò di installare il palo, sul palo dello stendino verticale, non orizzontale, penso pure sia più stabile. Devo soltanto andare a chiedere al negozio.
Purtroppo il vandalismo è proprio una brutta cosa comunque..  Qui in zona è tranquillo ed è proprio impossibile succeda una cosa così.
Comunque questa è la piccola board che userò per il sensore:

https://www.robotgear.com.au/Product.aspx/Details/4911-SparkFun-RJ11-Breakout?gclid=Cj0KCQjw3KzdBRDWARIsAIJ8TMR-KWxfI6KddGH8xOVuPzplKzlH844i_PDoSsOe-VAq6AMUychdiEgaAl5yEALw_wcB

Piu o meno 2 cm in altezza e 3cm in largezza.

Il sensore verrà saldato praticamente vicino al connettore rj11, quasi a contatto. Dite che vada bene, o influenza un po' ?  Dal connettore per l'SHT35 all RJ11 ci sarà una distanza di meno di mezzo cm. 


P.S. Ti contatterò presto Mauro ;)[/quote]

Eugenio, non saprei se la vicinanza può dare problemi, ovviamente mi auguro che la schedina non scaldi, e forse lo farà, visto il modulo integrato wifi, questo potrebbe creare problemi.
Ma, tecnicamente parlando, non è possibile separare fisicamente la board dal sensore con un cavo, anche non eccessivamente lungo, il tanto che basta per porre la scheda esternamente allo schermo ?

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Gio 27 Set, 2018 15:17

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Mi spiego meglio Mauro, quella sarà solo la board esclusivamente per il sensore SHT35 ;) In quella piccola board ci saranno solo il connettore RJ11 e l'SHT35.

La schedina wifi, insieme al sensore di pressione verranno messi in una scatola stagna usando una mille fori come PCB, ed appunto quello che creerò è un semplice plug in del sensore, dalla mille fori nella scatola stagna allo schermo solare e quindi alla piccola board, tramite cavo RJ11 

Ovviamente so che la schedina wifi può scaldare un po', per questo ho deciso di tenere il tutto separato. Comunque penso che appunto solo la vicinanza a un connettore RJ11 non dovrebbe influenzare il sensore.

Comunque siccome questa connessione è I2C, potrò usare solo cavi lunghi meno di un metro e in teoria un metro è già troppo lungo in molti casi. C'è un metodo per rendere la connessione I2C più di lunga portata, usando un modulo specifico, ma nel mio caso penso che mi basterà un cavo di una 30ina di cm.
 :bye:


-----------------------------------
green63
Gio 27 Set, 2018 15:26

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="467166"]Mi spiego meglio Mauro, quella sarà solo la board esclusivamente per il sensore SHT35 ;) In quella piccola board ci saranno solo il connettore RJ11 e l'SHT35.

La schedina wifi, insieme al sensore di pressione verranno messi in una scatola stagna, ed appunto quello che creerò è un semplice plug in del sensore, dalla scatola stagna allo schermo solare, tramite cavo RJ11 

Ovviamente so che la schedina wifi può scaldare un po'. Comunque penso che appunto solo la vicinanza a un connettore RJ11 non dovrebbe influenzare il sensore.
 :bye:[/quote]

Ok, ho fatto una domanda sciocca, dettata dall'ignoranza  ;) 
no, la sola scheda e connettore non creeranno alcun tipo di problema, stai tranquillo 
Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Gio 27 Set, 2018 15:28

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="467167"][quote user="As_Needed" post="467166"]Mi spiego meglio Mauro, quella sarà solo la board esclusivamente per il sensore SHT35 ;) In quella piccola board ci saranno solo il connettore RJ11 e l'SHT35.

La schedina wifi, insieme al sensore di pressione verranno messi in una scatola stagna, ed appunto quello che creerò è un semplice plug in del sensore, dalla scatola stagna allo schermo solare, tramite cavo RJ11 

Ovviamente so che la schedina wifi può scaldare un po'. Comunque penso che appunto solo la vicinanza a un connettore RJ11 non dovrebbe influenzare il sensore.
 :bye:[/quote]

Ok, ho fatto una domanda sciocca, dettata dall'ignoranza  ;) 
no, la sola scheda e connettore non creeranno alcun tipo di problema, stai tranquillo 
Mauro[/quote]

Ho modificato il post sopra, ho messo un po' più info tecniche per spiegare meglio la cosa. ;)
Comunque sì, penso proprio che non si infulenzeranno a vicenda, alla fine è solo un connettore :D

 :bye:


-----------------------------------
green63
Lun 19 Nov, 2018 08:58

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ciao Eugenio,
forse esula dal post e me ne scuso con tutti, ma lo scrivo qui perchè magari potrebbe interessare altri.
avendo necessità di evolvere il progetto della mini stazione con le seguenti necessità:
n. 3 sonde sht35 (probabilmente, pur se costose, dovrei optare per quelle già incapsulate)
funzione di datalogger con campionamento variabile e salvataggio su sd
il software dovrebbe non solo leggere i valori dei 3 sensori contemporaneamente, ma anche calcolare estremi e medie per ciascun sensore, creare grafici sovrapponibii dei 3 sensori, calcolare le differenze tra i 3 sensori, stimare il delta t e alcune altre cosette, il tutto ovviamente anche online per accesso da remoto

come citavano in film cult di alcuni anni fa "si può fare"??

mauro


-----------------------------------
As_Needed
Ven 11 Gen, 2019 12:40

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Solo adesso ho notato che avevi scritto un messaggio qui Mauro ! :lol:  scusa per la tardissima risposta.
Comunque posso rispondere che si può fare, penso o con un Raspberry o nodemcu. Io personalmente non ho mai fatto grafici con accesso da remoto, ma ti potrei aiutare con il codice.

Comunque a brevissimo, news riguardo alla stazione meteo qui in clayton South ;)  Sará presto funzionante per lineameteo.

:bye:


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 06:38

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Finalmente dopo un lungo periodo, la stazione meteo a Melbourne è in funzione! Alla fine ho optato di prendere un [b]Meteoshield Pro[/b] ;)  Uno schermo che è davvero ben fatto come ben spiegato da Mauro che me l'ha consigliato. E potrò utilizzarlo anche per progetti futuri.

Unica cosa che volevo chiedere conferme è a riguardo dell'istallazione. Purtroppo l'effetto conca si è fatto sentire, persino avendo questo schermo professionale.. Non ho molti riferimenti qui in zona, ma la staziona più vicina che posso trovare di riferimento è la stazione di un piccolo aeroporto a 5km in linea d'aria, ma più verso il mare, e un'altra sempre sui 5km, ma sempre nella mia zona. Tra me e la stazione dell'aeroporto, c'è una differenza di ben 3/4 gradi! mentre invece l'altra, siamo sui 2 gradi di differenza. Adesso non so esattamente quale potrebbe essere il problema, se è dovuto a un problema di installazione (infatti sono curioso di vedere stanotte quali saranno le temperature). Pure considerando che lo schermo è istallato nella parte più soleggiata, perché il cortile è esposto a nord (che corrisponde al sud in italia come soleggiamento). Potrebbe pure essere il sensore difettoso o magari un piccolo problema a livello software. Ma in ogni caso devo monitorare un po' la faccenda. Aspetto vostri consigli. Qui sotto delle foto:

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50026207_292137031408870_2379832531080970240_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/49728003_1814798145296738_632195610895712256_n.jpg[/img]

Più avanti spiegherò come ho istallato il tutto.

 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 09:19

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Volevo aggiornare la condizione attuale. Adesso che il sole tra un'ora e mezza tramonterà la temperatura qui da me segna 22.4°C (9km dal mare) mentre invece a 5km da qui 21.6°C (10km dal mare) nella stessa area. Al piccolo aeroporto a 3km dal mare sono 20.9°C

Adesso i dati sono più reali. Penso che sia più un problema riguardo all'istallazione..

Attendo suggerimenti! :)


-----------------------------------
green63
Sab 12 Gen, 2019 09:24

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="478766"]Volevo aggiornare la condizione attuale. Adesso che il sole tra un'ora e mezza tramonterà la temperatura qui da me segna 22.4°C (9km dal mare) mentre invece a 5km da qui 21.6°C (10km dal mare) nella stessa area. Al piccolo aeroporto a 3km dal mare sono 20.9°C

Adesso i dati sono più reali. Penso che sia più un problema riguardo all'istallazione..

Attendo suggerimenti! :)[/quote]

Continua a monitorare nelle varie condizioni, nel frattempo fammi vedere come il sensore è stato posizionato all'interno dello schermo  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 09:40

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ecco le foto Mauro ;) Non è proprio bello a vedersi, ma non sapevo come farlo stabile diciamo.. Potrebbe essere che tocca un po' i piatti una volta che è dentro lo schermo ?

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50236840_1966563900130857_4699407396848533504_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/49948927_2273616392925944_1974621187250061312_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/49756034_363263581123127_8338777651992854528_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/49375998_366698280825979_9174136374314401792_n.jpg[/img]


Magari è pure troppo verso il piatto superiore, dovrebbe essere più sotto ?


-----------------------------------
green63
Sab 12 Gen, 2019 09:53

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Allora Eugenio, secondo il mio parere è bello anche da vedere  ;) 
a parte gli scherzi, si, il sensore è troppo a ridossso della parte superiore, prova ad abbassarlo un poco, purtroppo i sensori non convenzionali, come il tuo, non hanno storicità pregresse per cui si possa dare una risposta certa, e si deve procedere un poco per tentativi, so che non è facile, soprattutto non avendo un monitoraggio di raffronto diretto in loco, ma è l'unica strada.

Quindi abbassarlo e cercare di irrigidire la parte finale, il rischio che vada a toccare i piatti esiste ed è deleterio, soprattutto perchè le alette interne possono riscaldarsi (e devono farlo) in determinate condizioni, ma non trasmettono questo calore per irraggiamento verso il sensore ma per conduzione certamente si  ;) 

Mauro


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 12 Gen, 2019 09:58

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Mi permetto di dire la mia,forse sarebbe meglio piazzare lo schermo più in alto rispetto alla staccionata in modo che prenda più aria possibile,mi sembra che sia troppo "soffocato".


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 10:35

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="478776"]Allora Eugenio, secondo il mio parere è bello anche da vedere  ;) 
a parte gli scherzi, si, il sensore è troppo a ridossso della parte superiore, prova ad abbassarlo un poco, purtroppo i sensori non convenzionali, come il tuo, non hanno storicità pregresse per cui si possa dare una risposta certa, e si deve procedere un poco per tentativi, so che non è facile, soprattutto non avendo un monitoraggio di raffronto diretto in loco, ma è l'unica strada.

Quindi abbassarlo e cercare di irrigidire la parte finale, il rischio che vada a toccare i piatti esiste ed è deleterio, soprattutto perchè le alette interne possono riscaldarsi (e devono farlo) in determinate condizioni, ma non trasmettono questo calore per irraggiamento verso il sensore ma per conduzione certamente si  ;) 

Mauro[/quote]

Grazie Mauro ;) Proprio adesso ho cercato di farlo più rigido e si trova adesso un po' più in basso, verso il quarto piatto dello schermo, prima era al sesto. Comunque sì, non saprei esattamente dove piazzarlo, perché non ho comprato la sonda.


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 10:39

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="478777"]Mi permetto di dire la mia,forse sarebbe meglio piazzare lo schermo più in alto rispetto alla staccionata in modo che prenda più aria possibile,mi sembra che sia troppo "soffocato".[/quote]

Condivo anche io! Il problema che per adesso non ho trovato un palo ad L in modo da allungare il tutto. Ho solo trovato misure di un metro che sono troppo lunghe per il mio scopo. Purtroppo so che l'istallazione non è delle ottime.

Comunque per ora monitoro tutto. Probabilmente la causa è dovuta principalmente all'istallazione, non a difetti di sensore o di software.

In questo momento sono 19.6°C qui da me, 19.1°C a 5km e 19.2°C all'aeroporto.


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 10:41

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Comunque in generale, se possibile, potrei pure entrare nella mappa di linea meteo :) Sono ancora offline ho visto .

 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 11:15

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ora è 18.7°C aeroporto 18.2°C e l altra stazione 18.2°C


-----------------------------------
enniometeo
Sab 12 Gen, 2019 11:32

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Solo ora scopro questo topic, complimenti per il progetto Eugenio ;)


-----------------------------------
green63
Sab 12 Gen, 2019 11:35

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="478787"]Ora è 18.7°C aeroporto 18.2°C e l altra stazione 18.2°C[/quote]

già meglio, ma ora credo da te sia quasi notte, cerca di fare un raffronto spalmato su più ore e possibilmente anche in ore di sole, magari annotandoti la ventilazione al momento del rilevamento
crea una semplice tabella di comparazione, poi vediamo di di risolvere il posizionamento che certamente non è ideale e incide sicuramente sul risultato
Mauro


-----------------------------------
andrea75
Sab 12 Gen, 2019 11:38

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="478784"]Comunque in generale, se possibile, potrei pure entrare nella mappa di linea meteo :) Sono ancora offline ho visto .

 :bye:[/quote]

Ciao Eugenio, certamente! In teoria già ci sei (id 1857), ma vedo che c'è un problemino (giustamente) con il fuso orario, e ti vede offline per quello.
Non appena sono a casa ti sistemo tutto. I dati comunque continua a registrarli lo stesso, ti vede solamente offline per l'orario, ma in archivio c'è tutto. ;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 11:55

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="478791"][quote user="As_Needed" post="478787"]Ora è 18.7°C aeroporto 18.2°C e l altra stazione 18.2°C[/quote]

già meglio, ma ora credo da te sia quasi notte, cerca di fare un raffronto spalmato su più ore e possibilmente anche in ore di sole, magari annotandoti la ventilazione al momento del rilevamento
crea una semplice tabella di comparazione, poi vediamo di di risolvere il posizionamento che certamente non è ideale e incide sicuramente sul risultato
Mauro[/quote]

Si, qui adesso è notte. Comunque sto monitorando su un foglio excel. Purtroppo per il posizionamento, spero che si riesca a trovare qualcosa, purtroppo so che la posizione non è delle ideali. Non credo comunque sia un problema di sensore o di software a questo punto, siccome è migliorato di molto il risultato adesso che è notte.


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 11:57

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="enniometeo" post="478789"]Solo ora scopro questo topic, complimenti per il progetto Eugenio ;)[/quote]

Grazie mille Ennio ;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 11:58

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="478792"][quote user="As_Needed" post="478784"]Comunque in generale, se possibile, potrei pure entrare nella mappa di linea meteo :) Sono ancora offline ho visto .

 :bye:[/quote]

Ciao Eugenio, certamente! In teoria già ci sei (id 1857), ma vedo che c'è un problemino (giustamente) con il fuso orario, e ti vede offline per quello.
Non appena sono a casa ti sistemo tutto. I dati comunque continua a registrarli lo stesso, ti vede solamente offline per l'orario, ma in archivio c'è tutto. ;)[/quote]

Chiaro tutto, non ti preoccupare e grazie mille! Comunque riguardo all'rchivio probabilmente si deve eliminare tutto ed iniziare direttamente da domani, perchè la stazione è stata messa da oggi online ;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 12:00

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
In questo momento comunque sono 17.8 qui da me, 17.4 nell altra stazione e 17.3 nell aeroporto. Chiaramente anche adesso c è una sovrastima

Comunque per quanto riguarda l'umidita siamo a 63% qui da me e 63% all'aeroporto e 67% nell'altra stazione.


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 12 Gen, 2019 12:50

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="478783"][quote user="Freddoforever" post="478777"]Mi permetto di dire la mia,forse sarebbe meglio piazzare lo schermo più in alto rispetto alla staccionata in modo che prenda più aria possibile,mi sembra che sia troppo "soffocato".[/quote]

Condivo anche io! Il problema che per adesso non ho trovato un palo ad L in modo da allungare il tutto. Ho solo trovato misure di un metro che sono troppo lunghe per il mio scopo. Purtroppo so che l'istallazione non è delle ottime.

Comunque per ora monitoro tutto. Probabilmente la causa è dovuta principalmente all'istallazione, non a difetti di sensore o di software.

In questo momento sono 19.6°C qui da me, 19.1°C a 5km e 19.2°C all'aeroporto.[/quote]

forse un metro potrebbe anche andar bene,facendo la prova e monitorando i valori vedresti se la cosa può andare ;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 15:18

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie del consiglio ;)


-----------------------------------
As_Needed
Sab 12 Gen, 2019 15:24

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Situazione attuale:

15.4°C qui e 15.6°C all'aeroporto e 15.1°C l altra stazione 
;)

Penso proprio che sia l effetto conca il problema di giorno.


-----------------------------------
andrea75
Sab 12 Gen, 2019 16:02

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="478799"]Chiaro tutto, non ti preoccupare e grazie mille! Comunque riguardo all'rchivio probabilmente si deve eliminare tutto ed iniziare direttamente da domani, perchè la stazione è stata messa da oggi online ;)[/quote]

Stazione online, e archivio pulito. Partirà da oggi. ;)


-----------------------------------
As_Needed
Dom 13 Gen, 2019 00:06

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="478830"][quote user="As_Needed" post="478799"]Chiaro tutto, non ti preoccupare e grazie mille! Comunque riguardo all'rchivio probabilmente si deve eliminare tutto ed iniziare direttamente da domani, perchè la stazione è stata messa da oggi online ;)[/quote]

Stazione online, e archivio pulito. Partirà da oggi. ;)[/quote]

Grazie mille Andrea  :inchino:  L'ho vista sulla mappa, un puntino molto lontano dal resto delle stazioni :D Adesso lineameteo è anche un po' worldwide :D 
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 13 Gen, 2019 00:07

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Situazione attuale alle 10 di mattina:

22.4°C qui
21.5°C aeroporto
20.5°C l'altra stazione


-----------------------------------
As_Needed
Dom 13 Gen, 2019 05:14

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Situazione attuale:

31.6°C qui
29.6°C all'aeroporto. 
30.8°C all'altra stazione nella stessa area ma a 5km da qui. (E' una Bloomsky + Storm, non so quanto sia affidabile comunque)

Ma oggi c'è più vento di ieri. Insomma situazione un po' migliorata ma l'effetto conca si fa sentire eccome, anche se adesso la situazione è meglio di prima, siccome ho abbassato un po' il sensore verso il quarto piatto e sono quasi sicuro adesso non tocchi nessun piatto.

Comunque le minime di oggi sono state:

12.9°C qui da me
12.1°C aeroporto
12.8°C bloomsky


Volevo anche parlare dell'idea che ho avuto oggi, che volevo condividerla per sapere cosa ne pensate. In pratica avevo pensato a una soluzione economica per portare il meteoshield fuori dal piccolo giardino, allungando il tutto con un palo da 1 metro che costa 5 dollari e poi attaccandoci la stazione in questo modo: (la foto è veramente brutta, mi scuso, ma spero possa far capire cosa itendo)

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/49848547_385610218856407_8562773326194278400_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/49787637_350732069113194_7442184799248187392_n.jpg[/img] 

In questo caso sarebbe fuori dal giardino lo schermo, ma non guadagnerebbe in altezza, quindi ho dubbi riguardo alla strada in cemento che può portare aria calda.. 

L'altra idea è la staffa a L da un metro, ma più cara..

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/49848547_385610218856407_8562773326194278400_n_1_.jpg[/img] 

In questo caso andrei un po' fuori, però sarei molto più alto. Il problema è che non so benissimo come fissarla in modo stabile una staffa da un metro con questa forma. 
Comunque volevo pure dire che a pelle proprio, quando esco nel piccolo giardino dove adesso è la stazione, si sente chiaramente che è più caldo di quando esco davanti casa qui:

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/49756013_226815188246654_1552378099067256832_n.jpg[/img] 

Qui sarebbe perfetta installarla, ma siccome sono in affitto non credo mi permetterebbero di fare lavori qui  :roll:  Quindi niente, devo sempre optare per l'altra soluzione nell'altro giardinetto. Se no li davanti è a sud quindi meno soleggiamento e proprio si sente che in quel giardino più ampio non c'è ristagno di aria calda. 
Comunque aspetto suggerrimenti riguardo alle mie soluzioni!

 :bye:

P.S.

Situazione attuale: 

32.0°C qui
30.3°C bloomsky
30.2°C aeroporto.

Chiaramente si nota una sovrastima.


-----------------------------------
green63
Dom 13 Gen, 2019 08:48

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ciao eugenio,
Ora sono al lavoro, ti rispondero appena rientro, attorno alle nostre 14, non lo faccio ora perche sara' una risposta lunga e articolata

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Dom 13 Gen, 2019 09:21

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie Mauro, non ti preoccupare ;)

Comunque adesso, vento molto molto presente, temperature attuali:

27.4°C qui
27.7°C bloomsky
27.3°C aeroporto

Ormai penso sia noto che il problema sia riguardo all'istallazione. In quella posizione si crea un ristagno di aria calda che va ad influenzare le temperature reali.


-----------------------------------
As_Needed
Dom 13 Gen, 2019 11:50

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
In questo momento, ventilazione presente:

22.2°C qui
22.2°C all'aeroporto 
22.3°C bloomsky

Massime qui in zona, con notevole sovrastima la stazione... :

32.6°C qui da me
30.9°C bloomsky 
30.6°C aeroporto


-----------------------------------
green63
Dom 13 Gen, 2019 13:28

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ciao Eugenio,
scusa il ritardo, in effetti le tue considerazioni sono purtroppo corrette.

Al momento tu NON stai registrando i valori termici del microclima locale ma quelli del microclima che si genera nella "conca" artificiale ove è posizionata la stazione, che si trova ad operare in una zona di aria calda e stagnante che riesce ad essere rimossa solo in condizioni di ventilazione molto sostenuta, microclima che anche tu riesci "a pelle" a descrivere perfettamente.

Per quanto il meteoshield possa fare, è anche lui limitato da questo problema e pur tentando di generare un minimo di ricambio esso avviene con aria di caratteristiche simili a quella che ristagna al suo interno, per assurdo uno schermo a ventilazione attiva non ti darebbe migliori risultati, si, forse, grazie all'innaturale flusso d'aria che investe il sensore, potresti guadagnare qualche decimo che certamente poi pagheresti in debito con ventilazione sostenuta (gli schermi a ventilazione forzata hanno prestazioni che degradano all'aumentare della velocità della ventilazione naturale fino a ad un limite di circa 10 m/s, oltre tale limite le prestazioni degradano al punto da essere inferiori a quelle di un passivo)

Pertanto, per mio modesto parere, sarei daccordo per tentare con una staffa aggiuntiva che allontani lo schermo dalla staccionata, dal cemento dell'abitazione etc, ma purtroppo non investirei eccessive risorse sia economiche che di impegno perchè temo che i miglioramenti sarebbero ridotti a pochi decimi, mentre qui, nei limiti di un raffronto fatto con stazioni distanti 5km, ma in un contesto orografico certamente diverso da quello italico, parliamo di 2° di sovrastima, quindi ben oltre le "finezze" ottenibili dalle variazioni di posizionamento.

Consideriamo inoltre che parliamo di un confronto con una bloomsky, che conosco e che si distngue per le sue doti "smart" ma di certo non per una ricerca accurata in termini di prestazioni, l'altra è la stazione di un piccolo aeroporto, pertanto presumo possa trattarsi di una stazione professionale data la necessità di generare, credo, rapporti Metar, ma certamente dotata di schermatura passiva, e una sovrastima anche qui va considerata  ;) 

Il mio consiglio, alla fine, sarebbe quello di perseguire la possibilità di usare l'altro giardino, magari sfuttando una connessione wireless che ti consenta di non dover eseguire lavori particolarmente impegnativi  ;) 

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Dom 13 Gen, 2019 14:08

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Eh si, purtroppo è così.. già sapevo che l'istallazione non è delle migliori, pertanto, specie in estate in questo periodo, la differenza c'è, e ovviamente di giorno si fa notare. Comunque sì, il meteoshield in questi casi, non può fare niente per risolvere il problema. Penso che come hai detto, non penso farò chissà quali modifiche, perché come dici, non credo riuscirei a migliorare la faccenda molto, massimo potrei guadagnare un 0.5 come dici. 
Comunque la stazione del piccolo aeroporto penso sia di sicuro abbastanza professionale, non credo con chissà quale sovrastima, essendo anche nel sito ufficiale australiano di meteorologia e previsioni. ;)

http://www.bom.gov.au/products/IDV60801/IDV60801.94870.shtml

Comunque la stazione è già wifi, però anche se in caso si riuscisse ad installare nell'altro giardino, il problema resta di come assicurare che il palo stia ben saldo, perché sicuramente non posso fare buche o mettere cemento o cose di questo genere purtroppo..
Beh mi ci dispiace a riguardo perché comunque ho il potenziale di una stazione meteo base veramente precisa, ma soltanto che il problema dell'istallazione influisce sulle prestazioni finali, purtroppo..


-----------------------------------
green63
Dom 13 Gen, 2019 14:16

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="478953"]Eh si, purtroppo è così.. già sapevo che l'istallazione non è delle migliori, pertanto, specie in estate in questo periodo, la differenza c'è, e ovviamente di giorno si fa notare. Comunque sì, il meteoshield in questi casi, non può fare niente per risolvere il problema. Penso che come hai detto, non penso farò chissà quali modifiche, perché come dici, non credo riuscirei a migliorare la faccenda molto, massimo potrei guadagnare un 0.5 come dici. 
Comunque la stazione del piccolo aeroporto penso sia di sicuro abbastanza professionale, non credo con chissà quale sovrastima, essendo anche nel sito ufficiale australiano di meteorologia e previsioni. ;)

http://www.bom.gov.au/products/IDV60801/IDV60801.94870.shtml

Comunque la stazione è già wifi, però anche se in caso si riuscisse ad installare nell'altro giardino, il problema resta di come assicurare che il palo stia ben saldo, perché sicuramente non posso fare buche o mettere cemento o cose di questo genere purtroppo..
Beh mi ci dispiace a riguardo perché comunque ho il potenziale di una stazione meteo base veramente precisa, ma soltanto che il problema dell'istallazione influisce sulle prestazioni finali, purtroppo..[/quote]

Beh aspetta, se è già wifi, perchè rinunciare??
considera che stiamo parlando di una stazione NON dotata di pluviometro, quindi messa in bolla imperfetta e lievi oscillazioni non sono un problema
una bella base da ombrelloni, ben fatta e stabile, 2 mt di palo da 35/40mm e sei a posto, non rovini nulla, a parte forse l'erba che rimarrà al di sotto della base, non devi far buche, non spendi grosse cifre, non devi passare cavi....  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Dom 13 Gen, 2019 14:58

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
In effetti, non ci avevo pensato all'idea della base di ombrellone ... Devo solo trovare l'idea di alimentarlo a dovere la board


-----------------------------------
green63
Dom 13 Gen, 2019 15:02

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="478966"]In effetti, non ci avevo pensato all'idea della base di ombrellone ... Devo solo trovare l'idea di alimentarlo a dovere la board[/quote]

consumi? voltaggio?


-----------------------------------
As_Needed
Dom 13 Gen, 2019 22:58

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
In teoria dovrebbe sempre stare sotto i 100mA personalmente non ho testato. Per quanto riguarda il voltaggio è con usb 5V a meno che non si usa il pin Vin

Volevo usare un power bank, ma hanno la funzione che si spengono quando c'è poca corrente assorbita, infatti nel mio caso si spegne dopo 10 secondi. Devo escogitare un sistema ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 14 Gen, 2019 03:35

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Comunque quale mi consigli in caso di base di ombrellone ?

Una da 15kg come questa 
https://www.bunnings.com.au/marquee-15kg-concrete-umbrella-base_p3191261

O una da 25kg
https://www.bunnings.com.au/marquee-25kg-concrete-umbrella-base_p3190043

Ho trovato una cosa di questo genere:

https://www.adafruit.com/product/1944

Ma il problema è pure quanto mi durerebbe, perché anche se uso qualche funzione di sleep mode, non credo durerebbe più di un mese una batteria


-----------------------------------
As_Needed
Lun 14 Gen, 2019 08:03

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Comunque forse ho trovato una soluzione per portare il cavo di alimentazione davanti all'altro giardino. ;)


-----------------------------------
green63
Lun 14 Gen, 2019 08:46

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="479031"]Comunque quale mi consigli in caso di base di ombrellone ?

Una da 15kg come questa 
https://www.bunnings.com.au/marquee-15kg-concrete-umbrella-base_p3191261

O una da 25kg
https://www.bunnings.com.au/marquee-25kg-concrete-umbrella-base_p3190043

Ho trovato una cosa di questo genere:

https://www.adafruit.com/product/1944

Ma il problema è pure quanto mi durerebbe, perché anche se uso qualche funzione di sleep mode, non credo durerebbe più di un mese una batteria[/quote]

ciao eugenio,
per esperienza ti dirò che più che il peso, per il nostro uso, conta il diametro di appoggio, più grande è meglio è, inoltre se posso consigliarti, cercane una che abbia il doppio fissaggio del tubo, risulta molto più stabile, tipo questa

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_01_14_08_41_52.jpeg[/img] 

altra cosa importante è il diametro, scegline una che abbia il tubo con diametro standard, cioè con un diametro interno appena suiperiore a quella dei tubi che normalmente trovi in commercio, così da non avere giochi, a titolo di esempio, quelle che uso io hanno diametro interno 42, perfette per tubo da 40

per l'alimentazione so che esistono powerbank che NON si spengono in caso di bassop assorbimento, sono fatti proprio per piccoli carichi continui

[url=https://www.videospy.it/scheda.asp?ID_prodotto=153&item=Batteria-esterna-power-bank-USB-10000mAh-senza-spegnimento-automatico]Link


-----------------------------------
green63
Lun 14 Gen, 2019 08:47

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="479039"]Comunque forse ho trovato una soluzione per portare il cavo di alimentazione davanti all'altro giardino. ;)[/quote]

ho letto solo ora, perfetto  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 14 Gen, 2019 09:34

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="479047"]

ciao eugenio,
per esperienza ti dirò che più che il peso, per il nostro uso, conta il diametro di appoggio, più grande è meglio è, inoltre se posso consigliarti, cercane una che abbia il doppio fissaggio del tubo, risulta molto più stabile, tipo questa

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_01_14_08_41_52.jpeg[/img] 

altra cosa importante è il diametro, scegline una che abbia il tubo con diametro standard, cioè con un diametro interno appena suiperiore a quella dei tubi che normalmente trovi in commercio, così da non avere giochi, a titolo di esempio, quelle che uso io hanno diametro interno 42, perfette per tubo da 40
[/quote]

Ciao Mauro, grazie delle info . ;)
Comunque quello linkato [url=https://www.bunnings.com.au/marquee-25kg-concrete-umbrella-base_p3190043]QUI è di un diametro di 50cm, penso sia già abbastanza largo e pesa 25kg. Ho trovato lo stesso della foto che hai postato e dice che sono 40cm di diametro. Unica cosa non ha un supporto a due, perché qui in zona non ne trovo con il supporto in due e se me lo spediscono costa molto di più! Il problema che quello da 25kg che ho linkato a un diametro di 48mm, decisamente troppo largo, mentre invece quello da 15 ha un diametro di 38mm che è buono, ma la base è 45cm

Cosa ne pensi?


-----------------------------------
green63
Lun 14 Gen, 2019 09:43

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ciao Mauro, grazie delle info . ;)
Comunque quello linkato [url=https://www.bunnings.com.au/marquee-25kg-concrete-umbrella-base_p3190043]QUI è di un diametro di 50cm, penso sia già abbastanza largo e pesa 25kg. Ho trovato lo stesso della foto che hai postato e dice che sono 40cm di diametro. Unica cosa non ha un supporto a due, perché qui in zona non ne trovo con il supporto in due e se me lo spediscono costa molto di più! Il problema che quello da 25kg che ho linkato a un diametro di 48mm, decisamente troppo largo, mentre invece quello da 15 ha un diametro di 38mm che è buono, ma la base è 45cm

Cosa ne pensi?[/quote]

penso vadano bene entrambi, l'unica cosa, avendo un solo fissaggio, potrebbe accadere che, quando andrai a serrare la vite di bloccaggio, il palo pieghi leggermente da un lato, questo a causa del gioco, non so se riesco a spiegarmi vedi disegnino horribilis

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_01_14_09_42_22.jpeg[/img] 

stringendo la parte inferiore del palo andrà verso B inclinandosi, vero per pochi mm alla base ma a 2mt saranno ben visibili


-----------------------------------
As_Needed
Lun 14 Gen, 2019 09:50

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Si, capisco cosa intendi.. magari posso mettere della terra dentro il tubo una volta fissato? Potrebbe aiutare ?  :roll: 
Magari potrei usare pure un tubo in alluminio, più leggero


-----------------------------------
green63
Lun 14 Gen, 2019 09:54

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="479056"]Si, capisco cosa intendi.. magari posso mettere della terra dentro il tubo una volta fissato? Potrebbe aiutare ?  :roll: 
Magari potrei usare pure un tubo in alluminio, più leggero[/quote]

no no, niente terra, cerca solo di trovare un palo che sia il più possibile vicino al diametro interno del tubo del portaombrellone, più stretta la tolleranza più stabile sarà il tutto  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 14 Gen, 2019 10:00

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="479059"][quote user="As_Needed" post="479056"]Si, capisco cosa intendi.. magari posso mettere della terra dentro il tubo una volta fissato? Potrebbe aiutare ?  :roll: 
Magari potrei usare pure un tubo in alluminio, più leggero[/quote]

no no, niente terra, cerca solo di trovare un palo che sia il più possibile vicino al diametro interno del tubo del portaombrellone, più stretta la tolleranza più stabile sarà il tutto  ;)[/quote]

Capito Mauro, allora ricercherò bene, perché assolutamente non voglio che cada o qualcosa del genere ! Se oscilla un poco, come dici, non fa niente, però deve essere stabile. Non so se il tubo di alluminio sia una buona cosa, ma è più difficile da trovare


-----------------------------------
green63
Lun 14 Gen, 2019 10:03

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="479060"][quote user="green63" post="479059"][quote user="As_Needed" post="479056"]Si, capisco cosa intendi.. magari posso mettere della terra dentro il tubo una volta fissato? Potrebbe aiutare ?  :roll: 
Magari potrei usare pure un tubo in alluminio, più leggero[/quote]

no no, niente terra, cerca solo di trovare un palo che sia il più possibile vicino al diametro interno del tubo del portaombrellone, più stretta la tolleranza più stabile sarà il tutto  ;)[/quote]

Capito Mauro, allora ricercherò bene, perché assolutamente non voglio che cada o qualcosa del genere ! Se oscilla un poco, come dici, non fa niente, però deve essere stabile. Non so se il tubo di alluminio sia una buona cosa, ma è più difficile da trovare[/quote]

stai tranquillo, usa un palo per antenne zincato,  per i miei test spesso uso basi simili sia per la facilità di spostamento sia perchè non necessitano di lavori, molti test sui meteoshield li ho fatti con quelle, mai cadute e come sai sono di fronte al mare, il vento non manca mai e spesso anche bello tosto  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 14 Gen, 2019 10:08

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="479062"]

stai tranquillo, usa un palo per antenne zincato,  per i miei test spesso uso basi simili sia per la facilità di spostamento sia perchè non necessitano di lavori, molti test sui meteoshield li ho fatti con quelle, mai cadute e come sai sono di fronte al mare, il vento non manca mai e spesso anche bello tosto  ;)[/quote]

Il tuo era pure sui 25kg?
Comunque grazie delle informazioni, ho trovato [url=https://www.tubeclamp.com.au/collections/galvanized-tube/products/bar-ts4226?variant=1084436807726]questo qua

Hanno diverse misure. Sono pali zincati. Comunque la base siccome è nera la vernicierò di bianco con uno spray ;)


-----------------------------------
green63
Lun 14 Gen, 2019 10:15

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Le mie sono da 20kg
ok per la verniciatura  :ok:


-----------------------------------
As_Needed
Lun 14 Gen, 2019 13:01

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
:ok:


-----------------------------------
As_Needed
Mer 16 Gen, 2019 04:37

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ho appena comprato la base per ombrelloni. Ho notato che hanno messo una cosa per stringere il diametro del tubo che si può mettere. Mauro, dici che posso usare pure questa soluzione ed usare un tubo più piccolo? Senza la plastica ha un diametro di circa 5cm il tubo, con la plastica, siamo intorno ai 3.5cm

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50041736_317980435486580_4522987513471565824_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50297057_681709152223076_4904233352107655168_n.jpg[/img]


-----------------------------------
green63
Mer 16 Gen, 2019 08:22

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Beh, personalmente toglierei quell'adattatore e metterei il palo più grande
verifica bene con un calibro il diametro interno prima di acquistare il palo e verifica visivamente che non vi siano altri ostacoli per farlo scorrere fino alla base
ricordati di farti dare il tappo di chiusura superiore per il palo in modo che non vi entri acqua 

 ;)


-----------------------------------
As_Needed
Dom 20 Gen, 2019 08:06

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie Mauro per la risposta. ;)  Comunque ho trovato il palo zincato, 2 metri, questo lunedì arriva e posso andarlo a prendere, perché praticamente l'ho trovato in una fabbrica che gli arrivano solo da 6.5m ma poi te li tagliano come li vuoi tu. Li aveva solo di accaio (neri) quel giorno, non zincato, quindi ne hanno ordinato uno zincato. Ho provato il diametro con un tubo di acciaio 48mm di diametro, e ci è andato giusto giusto dentro, quindi direi che è perfetto, perché ho ordinato lo stesso diametro per quello zincato. ;) 
Intanto ho verniciato la base in bianco con lo spray.  Non proprio precisa precisa però :D Non ho tanto mano per verniciare.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50548284_292982338084136_3195779092146290688_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50261754_335122977087899_255301523318243328_n.jpg[/img]


-----------------------------------
green63
Dom 20 Gen, 2019 21:39

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="480048"]Grazie Mauro per la risposta. ;)  Comunque ho trovato il palo zincato, 2 metri, questo lunedì arriva e posso andarlo a prendere, perché praticamente l'ho trovato in una fabbrica che gli arrivano solo da 6.5m ma poi te li tagliano come li vuoi tu. Li aveva solo di accaio (neri) quel giorno, non zincato, quindi ne hanno ordinato uno zincato. Ho provato il diametro con un tubo di acciaio 48mm di diametro, e ci è andato giusto giusto dentro, quindi direi che è perfetto, perché ho ordinato lo stesso diametro per quello zincato. ;) 
Intanto ho verniciato la base in bianco con lo spray.  Non proprio precisa precisa però :D Non ho tanto mano per verniciare.

[/quote]

Ok Eugenio, sembra un lavoro ben fatto  ;) 
spero tu abbia pensato a dare prima una carteggiata e almeno una mano di fondo, in caso contrario esposta alle intemperie la verniciatura non durerebbe a lungo  ;) 

Bene per il palo, al limite, se te lo devono tagliare a misura, puoi anche ridurre a 1,8 mt la sua altezza, come hai visto il meteoshield è un bottom mount, quindi la staffa alza lo schermo di diversi cm, non è necessario di più, a meno che poi tu non voglia utilizzare il palo anche per altri strumenti

Comunque sia non vi sono problemi, la staffa del meteoshield lo allontana più che sufficientemente al fine di evitare interferenze dal palo, unica accortezza, qualora il palo sovrasti lo schermo, è quella di orientare lo schermo a Nord (nel tuo caso)

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Lun 21 Gen, 2019 10:20

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Allora ho preso il palo da 1.8m, ma adesso c'è un altro problema. Non posso installare gli u-bolt perché sono troppo grossi per il meteoshield. Possa usare una fascetta di metallo ?  Cosa mi consigli Mauro  :roll: Perché non so come installare il meteoshield su un palo di 48mm

Forse, mi sa che ci sono degli U bolt giusti.. devo controllare.  :roll:


-----------------------------------
green63
Lun 21 Gen, 2019 11:55

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="480421"]Allora ho preso il palo da 1.8m, ma adesso c'è un altro problema. Non posso installare gli u-bolt perché sono troppo grossi per il meteoshield. Possa usare una fascetta di metallo ?  Cosa mi consigli Mauro  :roll: Perché non so come installare il meteoshield su un palo di 48mm

Forse, mi sa che ci sono degli U bolt giusti.. devo controllare.  :roll:[/quote]

Come noterai, la staffa del meteoshield è predisposta per u-bolt anche di grandi dimensioni, comunque, nel mentre li trovi, puoi tranquillamente usare delle fascette in plastica, ovviamente parlo di fascette robuste, di elevato diametro e spessore, facilissime da posizionare e rimuovere, io spessissimo le uso in fase di test  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 22 Gen, 2019 04:56

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ho trovato uno U bolt perfetto per la misura ;) Per ora non ho tempo di completare l'installazione, ma volevo farti vedere delle foto di come l'ho posizionata all'interno del giardinetto. Pensi che vada bene? Perché magari vorrei metterla un po' di più verso la staccionata per facilitare certi cablaggi riguardo all'alimentazione.. In caso quale parte della staccionata mi consigli di avvicinarmi ? A destra del palo c'è il cemento, però verso il fondo invece, come si vede dall'altra foto fatta da fuori il giardino, c'è l'erba.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50327303_797665383921125_7221889106228281344_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50625315_1079093028940467_3419123713730150400_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/51210376_363303151064975_5799035461187928064_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50327594_300888793949232_6329797701332369408_n.jpg[/img] 

 :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 22 Gen, 2019 15:13

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
La prima foto del gruppo è quella dell'installazione che farei io al tuo posto  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mer 23 Gen, 2019 02:00

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Allora lascio come è nella prima foto ;) aggiornerò quando installo il tutto


-----------------------------------
green63
Mer 23 Gen, 2019 10:03

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="481444"]Allora lascio come è nella prima foto ;) aggiornerò quando installo il tutto[/quote]

Molto bene Eugenio  ;) 

ps, ho trovato un altro beta tester Barani in Nuova Caledonia  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Mer 23 Gen, 2019 10:08

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ecco gli aggiornamenti! Stazione appena installata, devo sistemare i cablaggi ma la stazione e' in fase di test.  Ecco le foto. 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50397974_2016413865112763_7012790435898720256_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50442209_363138544512444_2515112224104644608_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50699303_2453237751372863_7376075223814111232_n.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/50740831_2240648482849928_7372066936995184640_n.jpg[/img] 


Per ora l ho messa cosi posizionata, ma penso vada bene, il sensore all interno del meteoshield e' messo come spiegato nelle pagine precedenti. E' rivolto a sud ovest, ma non penso quello faccia differenza.

Per ora temperatura attuale 21.2 e l aeroporto pure 21.2

Comunque come dicevo e' distante 5km, quindi non posso sempre prenderlo come punto di riferimento. Se c'e' di meglio che posso fare, ben vengano suggerimenti ;)


-----------------------------------
green63
Mer 23 Gen, 2019 10:19

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
bene eugenio, no, l'esposizione è inifluente nel tuo caso, visto che lo schermo viene oltretutto a trovarsi oltre la sommità del palo
 ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mer 23 Gen, 2019 10:58

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="481521"]bene eugenio, no, l'esposizione è inifluente nel tuo caso, visto che lo schermo viene oltretutto a trovarsi oltre la sommità del palo
 ;)[/quote]

Grazie per la risposta Mauro. ;) Per ora lascio così, ma in ogni caso, non penso possa fare di più..


-----------------------------------
As_Needed
Gio 24 Gen, 2019 05:18

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Questa è la situazione attuale in una giornata di sole concente con aria dal deserto e quasi assenza di vento :D

40.0°C la mia stazione con umidità 19%

38.4°C aeroporto umidità 20%

42.2°C l'altra stazione a 5km


Che dire, adesso in queste condizioni, siccome l'aeroporto è a distanza di 5 km da qui e solo 3km dal mare. Qui siamo quasi 10km dal mare ed è un'area abitata. L'altra stazione è un'area come la mia, ma certamente i dati sono falsi. Insomma, cosa ne pensi Mauro? ;) Non posso di certo avere un raffronto esatto.. ma che altri consigli posso seguire?
Non penso il sensore sia malfunzionante o c'è un problema di codice. Potrebbe essere pure un fatto di influenza del mare se i dati di morrambin aeroporto sono più "freddi"..
Aspetto pareri

Questa una foto per fare vedere esattamente dove sono le due stazioni:

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/immagine_1548304640_914739.png[/img] 
 :bye:


-----------------------------------
As_Needed
Gio 24 Gen, 2019 06:10

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Aggiornamento veloce, massima provvisoria di 41 gradi qui e all'aeroporto 40 gradi


-----------------------------------
andrea75
Gio 24 Gen, 2019 07:43

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ottimo lavoro Eugenio! ;)

Credo che tu debba considerare un minimo di isola di calore in più che probabilmente la stazione dell'aeroporto non ha.
A mio avviso è una differenza da considerare più che normale. L'installazione così com'è adesso secondo me è ottimale.


-----------------------------------
As_Needed
Gio 24 Gen, 2019 08:19

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="481832"]Ottimo lavoro Eugenio! ;)

Credo che tu debba considerare un minimo di isola di calore in più che probabilmente la stazione dell'aeroporto non ha.
A mio avviso è una differenza da considerare più che normale. L'installazione così com'è adesso secondo me è ottimale.[/quote]

Grazie per la riposta Andrea! ;)

20 minuti fa erano 39.7°C qui e 38.9°C all'aeroporto 

Alla fine sono abbastanza soddisfatto dei risultati! Penso anche io lo stesso. L'aeroporto si trova solo a 3km dal mare e come dici non ha nemmeno un isola di calore penso.


-----------------------------------
As_Needed
Gio 24 Gen, 2019 10:45

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Situazione attuale:

33.2°C qui 
32.7°C aeroporto


-----------------------------------
green63
Gio 24 Gen, 2019 14:07

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Concordo con quanto detto da Andrea e, ragionandoci su, mi sorgono 3 considerazioni principali:

- in termini di schermatura stai utilizzando quanto di meglio possa oggi offrire il mercato, escludendo alcune schermature professionali di elevato livello, ma che si possono contare sulle dita di una mano, e che hanno costi da 4 a 8 volte superiori al meteoshield, pertanto da questo lato siamo tranquilli  ;) 

- volendo tentare, si potrebbe provare a variare l'altezza sensore, so benissimo di averti consigliato la parte inferiore dello schermo, questo perchè da test effettuati non solo da me, ma da istituti di ricerca,  è risultata la miglior posizione, ma teniamo in considerazione che, nel tuo caso, parliamo di un sensore al di fuori della normale casistica, non sappiamo come risponde, non tanto il sensore in se quanto l'accoppiata board/sensore

- l'ultima considerazione possiamo definirla una provocazione, dettata dalla mia ignoranza in campo elettronico, ignoranza che tu conosci bene eugenio  :lol: 
la board che ospita il sensore ha un collegamento passivo con la scheda che raccoglie e ritrasmette i dati o è alimentata?
se è alimentata hai verificato che la board non riscaldi durante il funzionamento con il rischio di andare  ad influenzare il sensore?

Scusa la lungaggine, ma in queste cose sono solito affrontare tutti gli aspetti della catena al fine di evidenziare possibili problematiche, al netto di quanto sopra evidentemente la maggior vicinanza al mare della stazione aeroportuale, con annessa diversa ventilazione e mancanza di ristagni di aria calda o isole di calore, giustificherebbero le differenze

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Gio 24 Gen, 2019 23:22

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Apprezzo la risposta Mauro ;)

Comunque sono d'accordo in tutti i punti, come dici si potrebbe provare a mettere il sensore più in alto. Comunque riguardo alla parte elettronica la board é alimentata, ma ti posso assicurare che non produca nessun calore effettivo sul sensore. ;) Parliamo di correnti minime sul sensore. Massimo la board wi fi, che si trova nella scatola stagna, riscaldi un po'. 
Sarebbe curioso comunque se potessi provare la sonda dell sht35 ;) magari più avanti. 

Adesso temperatura attuale di 37.3 qui e all aeroporto 37.8

C'è una constante ventilazione con afa e un po' di velature.. in questo caso è un po' strano che la mia stazione sia un po' più fredda


-----------------------------------
green63
Ven 25 Gen, 2019 13:57

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="482039"]Apprezzo la risposta Mauro ;)

Comunque sono d'accordo in tutti i punti, come dici si potrebbe provare a mettere il sensore più in alto. Comunque riguardo alla parte elettronica la board é alimentata, ma ti posso assicurare che non produca nessun calore effettivo sul sensore. ;) Parliamo di correnti minime sul sensore. Massimo la board wi fi, che si trova nella scatola stagna, riscaldi un po'. 
Sarebbe curioso comunque se potessi provare la sonda dell sht35 ;) magari più avanti. 

Adesso temperatura attuale di 37.3 qui e all aeroporto 37.8

C'è una constante ventilazione con afa e un po' di velature.. in questo caso è un po' strano che la mia stazione sia un po' più fredda[/quote]

DI nulla Eugenio, è un piacere  ;) 
sono certo che avrai già fatto delle prove per valutare il riscaldamento della board, sai, nella mia totale ignoranza, dove si utilizza tensione e corrente, si genera calore che qualcosa deve poi smaltire  ;) 

Mauro


-----------------------------------
il versiliese
Ven 25 Gen, 2019 23:58

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
ho visto solo ora la nuova ubicazione .Mi sembra ottima,molto meglio della precedente.
Considerando che hai uno schermo top di gamma ed un sensore preciso +-0,1 ,i dati che rilevi sono quelli effettivi.
Considera che esistono i microclimi e che l'altra stazione di riferimento è più vicina al mare della tua e questo conta: stamani ad esempio la mia davis a 3 km dal mare ha segnato -0,5 di minima.Una davis analoga di uno stabilimento balneare (quindi sul mare) ha segnato + 1,1.
Quindi tutto ok ed un saluto
PS  c'è un caldo pazzesco in Australia!


-----------------------------------
green63
Sab 26 Gen, 2019 12:04

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="482235"]ho visto solo ora la nuova ubicazione .Mi sembra ottima,molto meglio della precedente.
Considerando che hai uno schermo top di gamma ed un sensore preciso +-0,1 ,.
Considera che esistono i microclimi e che l'altra stazione di riferimento è più vicina al mare della tua e questo conta: stamani ad esempio la mia davis a 3 km dal mare ha segnato -0,5 di minima.Una davis analoga di uno stabilimento balneare (quindi sul mare) ha segnato + 1,1.
Quindi tutto ok ed un saluto
PS  c'è un caldo pazzesco in Australia![/quote]

Concordo, ma riguardo a [b]"i dati che rilevi sono quelli effettivi"[/b] teniamo sempre ben presente un concetto fondamentale, che non si riferisce al caso specifico di Eugenio ma di carattere generale,  per quanto buona possa essere la schermatura, per quanto raffinati e precisi possano essere i sensori utilizzati, la misurazione della "reale" temperatura dell'aria è a tutt'oggi utopia, ci possiamo, a certi livelli, probabilmente e ragionevolmente avvicinare ma non esiste , ad oggi, test o strumento che ci dica a cosa riferirci, la misura in ambiente esterno non ha nulla a che vedere con ciò che è realizzabile in camera climatica.

Partiamo dalla regola che, in condizioni di radiazione solare intensa e di assenza di vento la temperatura più bassa registrata in schermo è quella ragionevolmente più vicina alla realtà, parlo esclusivamente di schermi a ventilazione naturale, se parliamo di ventilazione forzata ciò è vero solo con tassi di umidità non troppo elevati, in tali casi si innescano una serie di ulteriori errori che possono, in casi particolari, far registrare al sensore addirittura una temperatura inferiore a quella reale dell'aria per fenomeni di sovraraffreddamento della superficie del sensore stesso[b] (nota1)[/b]

Discorso analogo vale per il rilevamento dell'umidità che, in schermi a ventilazione forzata, è soggetto ad errori ben oltre la tolleranza del sensore, soprattutto in presenza di aria prossima alla saturazione e per diversi minuti dopo una precipitazione, anche quando questa sia cessata, in queste situazioni anche la misura della temperatura dell'aria è soggetta a maggiori errori per sovraraffreddamento.[b] (nota1)[/b]

[b]Nota 1[/b] - questi risultati non si evincono da prove sul campo ma in camere climatiche evolute in grado di gestire temperatura, umidità, radiazione e intensità del vento


Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Sab 26 Gen, 2019 14:36

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="482153"]

DI nulla Eugenio, è un piacere  ;) 
sono certo che avrai già fatto delle prove per valutare il riscaldamento della board, sai, nella mia totale ignoranza, dove si utilizza tensione e corrente, si genera calore che qualcosa deve poi smaltire  ;) 

Mauro[/quote]

Il calore che può generare quella board si può ignorare come effetti sul sensore, te lo posso assicurare ;)  Genera un calore di soltanto 2.317mW calcolando. Siccome c'è un resistore da 4.7kohm con una tensione di 3.3V

Con quel wattaggio non possiamo parlare di un calore che vada ad influire veramente.


-----------------------------------
green63
Sab 26 Gen, 2019 14:54

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="482285"][quote user="green63" post="482153"]

DI nulla Eugenio, è un piacere  ;) 
sono certo che avrai già fatto delle prove per valutare il riscaldamento della board, sai, nella mia totale ignoranza, dove si utilizza tensione e corrente, si genera calore che qualcosa deve poi smaltire  ;) 

Mauro[/quote]

Il calore che può generare quella board si può ignorare come effetti sul sensore, te lo posso assicurare ;)  Genera un calore di soltanto 2.317mW calcolando. Siccome c'è un resistore da 4.7kohm con una tensione di 3.3V

Con quel wattaggio non possiamo parlare di un calore che vada ad influire veramente.[/quote]

Perfetto Eugenio, detto da te lo prendo per oro colato  ;) 
probabilmente i miei dubbi nascono da scarse cognizioni tecniche, e di certo sbagliate  :lol:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 27 Gen, 2019 00:35

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="482235"]ho visto solo ora la nuova ubicazione .Mi sembra ottima,molto meglio della precedente.
Considerando che hai uno schermo top di gamma ed un sensore preciso +-0,1 ,i dati che rilevi sono quelli effettivi.
Considera che esistono i microclimi e che l'altra stazione di riferimento è più vicina al mare della tua e questo conta: stamani ad esempio la mia davis a 3 km dal mare ha segnato -0,5 di minima.Una davis analoga di uno stabilimento balneare (quindi sul mare) ha segnato + 1,1.
Quindi tutto ok ed un saluto
PS  c'è un caldo pazzesco in Australia![/quote]

Grazie per la risposta ;) si pure io penso sia normale. Poi comunque più di così non posso fare, ho pure modificato un po' il codice e non penso il sensore sia difettoso. Magari un giorno comprerò la sonda dell SHT35 ;)


-----------------------------------
As_Needed
Dom 27 Gen, 2019 00:37

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="482289"][quote user="As_Needed" post="482285"][quote user="green63" post="482153"]

DI nulla Eugenio, è un piacere  ;) 
sono certo che avrai già fatto delle prove per valutare il riscaldamento della board, sai, nella mia totale ignoranza, dove si utilizza tensione e corrente, si genera calore che qualcosa deve poi smaltire  ;) 

Mauro[/quote]

Il calore che può generare quella board si può ignorare come effetti sul sensore, te lo posso assicurare ;)  Genera un calore di soltanto 2.317mW calcolando. Siccome c'è un resistore da 4.7kohm con una tensione di 3.3V

Con quel wattaggio non possiamo parlare di un calore che vada ad influire veramente.[/quote]

Perfetto Eugenio, detto da te lo prendo per oro colato  ;) 
probabilmente i miei dubbi nascono da scarse cognizioni tecniche, e di certo sbagliate  :lol:[/quote]

Comunque bella spiegazione riguardo alle temperature reali, è stata veramente interessante ;)

In questo momento 21 gradi qui e 7 minuti fa 20.7 all aeroporto


-----------------------------------
As_Needed
Dom 27 Gen, 2019 08:13

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Secondo voi è possibile una massima di 29 gradi qui e all aeroporto 27.3 ?

Anche un'altra cosa, ho monitorato i dati per un po', secondo voi è possibile un calo di 0.8 gradi in un minuto per via di qualche nuvola di passaggio ?


-----------------------------------
green63
Dom 27 Gen, 2019 08:20

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="482348"]Secondo voi è possibile una massima di 29 gradi qui e all aeroporto 27.3 ?

Anche un'altra cosa, ho monitorato i dati per un po', secondo voi è possibile un calo di 0.8 gradi in un minuto per via di qualche nuvola di passaggio ?[/quote]

si per ambedue le domande
La prima per quanto gia' detto, la seconda e' dovuta all'utilizzo di un sensore non incapsulato che ha, di conseguenza, una reattivita' molto piu elevata
Se un giorno dovessi provare una pt100 avresti una velocita ancora superiore
Incide anche lo schermo, il pro ha una reattivita molto simile ad un ventilato

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Dom 27 Gen, 2019 08:23

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Grazie Mauro della risposta ;)
Infatti stavo pensando pure che forse con una reattività così alta magari il mio sensore capta una massima di 29 gradi magari che è stata presente solo qualche secondo


-----------------------------------
zeppelin
Dom 27 Gen, 2019 09:02

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Fantastico! Il problema sará andarla a trovare sulla mappa. Bisogna allargare un po'. :-D


-----------------------------------
green63
Dom 27 Gen, 2019 09:24

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="482351"]Grazie Mauro della risposta ;)
Infatti stavo pensando pure che forse con una reattività così alta magari il mio sensore capta una massima di 29 gradi magari che è stata presente solo qualche secondo[/quote]

assolutamente vero, intuizione azzeccata  ;) 
questo accade anche con i ventilati una volta che andiamo a confrontarli a schermature passive, in questo momento io sto confrontando un meteoshield pro con un ventilato davis da me profondamente modificato, ambedue montano sonde pt100 in classe A 
spesso, ovviamente in presenza di radiazione solare, sia il ventilato che il meteoshield pro registrano picchi più elevati della vp2, che ha una reattività estremamente bassa, ma se poi andiamo ad analizzare la media giornaliera, questa risulta più bassa sul ventilato e sul meteoshield, i picchi incidono poco se spalmati su 24 ore, ma quel picco è la reale temperatura di quel momento, difficilmente un passivo tradizionale permetterà di registrarla 

Se analizzi i grafici di una pt100 montata in un ventilato, o in uno schermo tipo il pro, noterai una curva estremamente tormentata, con picchi continui verso l'alto e verso il basso, seppur di lieve entità, nel contempo noterai, in fase di cambiamento radicale delle condizioni meteo, es un'improvvisa copertura nuvolosa, una velocità spaventosamente maggiore, quando succede le mie pt100 registrano il calo con 10/15 minuti di anticipo sulla vp2, prima che questa inizi ad "accorgersi" che qualcosa è cambiato  :eek: 

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Dom 27 Gen, 2019 10:53

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="482358"]Fantastico! Il problema sará andarla a trovare sulla mappa. Bisogna allargare un po'. :-D[/quote]

Eh  già :mrgreen:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 27 Gen, 2019 10:55

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="482365"]

assolutamente vero, intuizione azzeccata  ;) 
questo accade anche con i ventilati una volta che andiamo a confrontarli a schermature passive, in questo momento io sto confrontando un meteoshield pro con un ventilato davis da me profondamente modificato, ambedue montano sonde pt100 in classe A 
spesso, ovviamente in presenza di radiazione solare, sia il ventilato che il meteoshield pro registrano picchi più elevati della vp2, che ha una reattività estremamente bassa, ma se poi andiamo ad analizzare la media giornaliera, questa risulta più bassa sul ventilato e sul meteoshield, i picchi incidono poco se spalmati su 24 ore, ma quel picco è la reale temperatura di quel momento, difficilmente un passivo tradizionale permetterà di registrarla 

Se analizzi i grafici di una pt100 montata in un ventilato, o in uno schermo tipo il pro, noterai una curva estremamente tormentata, con picchi continui verso l'alto e verso il basso, seppur di lieve entità, nel contempo noterai, in fase di cambiamento radicale delle condizioni meteo, es un'improvvisa copertura nuvolosa, una velocità spaventosamente maggiore, quando succede le mie pt100 registrano il calo con 10/15 minuti di anticipo sulla vp2, prima che questa inizi ad "accorgersi" che qualcosa è cambiato  :eek: 

Mauro[/quote]

Grazie per l'osservazione Mauro, discorso chiarissimo Mauro . ;) Con il mio sensore ho persino visto variazioni di un grado quasi in 30 secondi, per la copertura nuvolosa!


-----------------------------------
As_Needed
Dom 27 Gen, 2019 14:03

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Comunque farò come per la stazione di Gualdo Tadino, un Piccolo tutorial ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 28 Gen, 2019 22:33

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
Ho costruito un piccolo pluviometro manuale comunque :D Per adesso registrerò le precipitazioni a mano!


-----------------------------------
green63
Mar 29 Gen, 2019 16:27

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="482738"]Ho costruito un piccolo pluviometro manuale comunque :D Per adesso registrerò le precipitazioni a mano![/quote]

la scheda che gestisce il sensore è in grado presumo di accettare in ingresso un segnale reed? se si di che tipo o è indifferente?
Mauro


-----------------------------------
Fili
Mar 29 Gen, 2019 21:00

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="482365"]in fase di cambiamento radicale delle condizioni meteo, es un'improvvisa copertura nuvolosa, una velocità spaventosamente maggiore, quando succede le mie pt100 [b]registrano il calo con 10/15 minuti di anticipo sulla vp2, prima che questa inizi ad "accorgersi" che qualcosa è cambiato [/b] :eek: 

Mauro[/quote]

basta con questi post o mi convinco a buttare via tutte le Davis  :lol:  :lol:


-----------------------------------
green63
Mar 29 Gen, 2019 21:13

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="482977"][quote user="green63" post="482365"]in fase di cambiamento radicale delle condizioni meteo, es un'improvvisa copertura nuvolosa, una velocità spaventosamente maggiore, quando succede le mie pt100 [b]registrano il calo con 10/15 minuti di anticipo sulla vp2, prima che questa inizi ad "accorgersi" che qualcosa è cambiato [/b] :eek: 

Mauro[/quote]

basta con questi post o mi convinco a buttare via tutte le Davis  :lol:  :lol:[/quote]

 :lol:  :lol: 
no, filippo, tieniti care le tue davis e credimi, non finirò mai di ripeterlo, sono al momento il meglio che si possa avere, ma stai tranquillo, appena cambiano le cose ti avviso  ;) 
forse a breve la meteohelix di barani, con la nuova versione a cui stiamo lavorando, con campionamenti a 1 secondo e interfaccia per sensori extra potrebbe essere la vera alternativa, seppur più costosa, ad una vp2, per il resto tutto il mondo tace ....

Mauro


-----------------------------------
As_Needed
Mar 29 Gen, 2019 22:16

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="482925"][quote user="As_Needed" post="482738"]Ho costruito un piccolo pluviometro manuale comunque :D Per adesso registrerò le precipitazioni a mano![/quote]

la scheda che gestisce il sensore è in grado presumo di accettare in ingresso un segnale reed? se si di che tipo o è indifferente?
Mauro[/quote]

Ovviamente si, posso leggere un ingresso reed ;) soltanto che presumo un pluviometro buono digitale sia costoso


-----------------------------------
green63
Mar 29 Gen, 2019 22:25

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="482991"][quote user="green63" post="482925"][quote user="As_Needed" post="482738"]Ho costruito un piccolo pluviometro manuale comunque :D Per adesso registrerò le precipitazioni a mano![/quote]

la scheda che gestisce il sensore è in grado presumo di accettare in ingresso un segnale reed? se si di che tipo o è indifferente?
Mauro[/quote]

Ovviamente si, posso leggere un ingresso reed ;) soltanto che presumo un pluviometro buono digitale sia costoso[/quote]

beh, non è detto, per assurdo un pluvio davis vp2 potrebbe essere all'altezza, e te la caveresti con un centinaio di euro, non sarà il massimo ma parliamo sempre di un tipping bucket, e avresti un'area di raccolta a norma  ;)


-----------------------------------
As_Needed
Mar 29 Gen, 2019 22:44

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="482994"][quote user="As_Needed" post="482991"][quote user="green63" post="482925"][quote user="As_Needed" post="482738"]Ho costruito un piccolo pluviometro manuale comunque :D Per adesso registrerò le precipitazioni a mano![/quote]

la scheda che gestisce il sensore è in grado presumo di accettare in ingresso un segnale reed? se si di che tipo o è indifferente?
Mauro[/quote]

Ovviamente si, posso leggere un ingresso reed ;) soltanto che presumo un pluviometro buono digitale sia costoso[/quote]

beh, non è detto, per assurdo un pluvio davis vp2 potrebbe essere all'altezza, e te la caveresti con un centinaio di euro, non sarà il massimo ma parliamo sempre di un tipping bucket, e avresti un'area di raccolta a norma  ;)[/quote]

Per adesso purtroppo non posso spendere nemmeno per un pluviometro Davis :D Ecco perché dicevo che non penso possa comprarlo per ora. Magari più avanti ;)


-----------------------------------
green63
Mar 29 Gen, 2019 22:47

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="482996"][quote user="green63" post="482994"][quote user="As_Needed" post="482991"][quote user="green63" post="482925"][quote user="As_Needed" post="482738"]Ho costruito un piccolo pluviometro manuale comunque :D Per adesso registrerò le precipitazioni a mano![/quote]

la scheda che gestisce il sensore è in grado presumo di accettare in ingresso un segnale reed? se si di che tipo o è indifferente?
Mauro[/quote]

Ovviamente si, posso leggere un ingresso reed ;) soltanto che presumo un pluviometro buono digitale sia costoso[/quote]

beh, non è detto, per assurdo un pluvio davis vp2 potrebbe essere all'altezza, e te la caveresti con un centinaio di euro, non sarà il massimo ma parliamo sempre di un tipping bucket, e avresti un'area di raccolta a norma  ;)[/quote]

Per adesso purtroppo non posso spendere nemmeno per un pluviometro Davis :D Ecco perché dicevo che non penso possa comprarlo per ora. Magari più avanti ;)[/quote]

beh certo, scusami, si tratta sempre di una bella spesa  ;) 
mi do da fare, vediamo di trovare qualcosa di adatto, certo, la distanza ci limita molto  :(


-----------------------------------
As_Needed
Mar 29 Gen, 2019 23:54

Re: Stazione Meteo A Melbourne Per Lineameteo!
-----------------------------------
[quote user="green63" post="483000"][quote user="As_Needed" post="482996"][quote user="green63" post="482994"][quote user="As_Needed" post="482991"][quote user="green63" post="482925"][quote user="As_Needed" post="482738"]Ho costruito un piccolo pluviometro manuale comunque :D Per adesso registrerò le precipitazioni a mano![/quote]

la scheda che gestisce il sensore è in grado presumo di accettare in ingresso un segnale reed? se si di che tipo o è indifferente?
Mauro[/quote]

Ovviamente si, posso leggere un ingresso reed ;) soltanto che presumo un pluviometro buono digitale sia costoso[/quote]

beh, non è detto, per assurdo un pluvio davis vp2 potrebbe essere all'altezza, e te la caveresti con un centinaio di euro, non sarà il massimo ma parliamo sempre di un tipping bucket, e avresti un'area di raccolta a norma  ;)[/quote]

Per adesso purtroppo non posso spendere nemmeno per un pluviometro Davis :D Ecco perché dicevo che non penso possa comprarlo per ora. Magari più avanti ;)[/quote]

beh certo, scusami, si tratta sempre di una bella spesa  ;) 
mi do da fare, vediamo di trovare qualcosa di adatto, certo, la distanza ci limita molto  :([/quote]

Non ti preoccupare, Grazie Mauro ;) Eh sì, purtroppo la distanza non aiuta.


