http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=15979
-----------------------------------
green63
Lun 01 Ott, 2018 09:51

Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
Da un utente di un forum americano apprendo che qualcosa starebbe cambiando in merito al pluviometro della vp2, onestamente prima di dare la notizia ho cercato qualcosa di ufficiale, un documento, una qualche comunicazione da parte di Davis in merito, ma per ora senza successo.

Pare che le ultimissime revisioni della vp2 non arrivino più con il classico pluviometro con sistema tipping bucket al quale siamo, tristemente o felicemente abituati, ma con il nuovo tipping spoon, lo stesso sistema adottato sulla Vue

a conferma ho un'immagine di un'installazione di pochi giorni fa

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/tipping_spoon3.jpg[/img] 

L'utente ha prontamente contattato Davis pensando ad un errore, gli hanno confermato che invece è tutto regolare, Davis pensa che il sistema sia più accurato e con minori problemi di taratura, devo dire che memore delle ottime prestazioni pluviometriche della Vue potrebbe anche essere vero  ;) 

ma quante ne so?!?  :lol:  :lol:


-----------------------------------
andrea75
Lun 01 Ott, 2018 10:24

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="467314"]ma quante ne so?!?  :lol:  :lol:[/quote]

Tante tante!!!!  :lol:


-----------------------------------
green63
Lun 01 Ott, 2018 14:03

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="467319"][quote user="green63" post="467314"]ma quante ne so?!?  :lol:  :lol:[/quote]

Tante tante!!!!  :lol:[/quote]

eh magari Andrea  ;) 
comunque ora ho scritto a Davis, ciò che vorrei capire è se questa modifica riguarda tutte le vp2 a prescindere dal mercato di vendita e se, come sembrerebbe dall'immagine, si possa effettuare un upgrade sulla base del vecchio pluvio o se va sostituita integralmente la base
ovviamente aggiorno appena so qualcosa di più  ;)


-----------------------------------
Gab78
Lun 01 Ott, 2018 22:12

Re: Novità In Casa Davis, Nuovo Pluviometro Vp2?
-----------------------------------
Confermo che il pluvio della Vue con lo stesso tipo di meccanismo è estremamente preciso! 

Credo che con questa modifica, la VP2 possa diventare praticamente perfetta!  ;)


-----------------------------------
green63
Lun 01 Ott, 2018 22:23

Re: Novità In Casa Davis, Nuovo Pluviometro Vp2?
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="467407"]Confermo che il pluvio della Vue con lo stesso tipo di meccanismo è estremamente preciso! 

Credo che con questa modifica, la VP2 possa diventare praticamente perfetta!  ;)[/quote]

Verissimo Gabriele,
premesso che non ho trovato alcuna letteratura che dimostri la superiorità della singola bascula, devo ammettere che la mia vue, quando era installata, dava risultati  più precisi della vp2, perlomeno con precipitazioni di medio/debole intensità e con poco vento.
Montato sul cono della vp2, che direi ben più performante di quello della Vue, i risultati potrebbero essere tali da risolvere uno dei pochi punti deboli della vp2  ;) 

per ipotesi si potrebbe ragionare che una singola bascula dimezzi le perdite dovute al tempo di ribaltamento, semprechè il tempo di ripristino della posizione originale sia estremamente rapido, so che i meccanismi migliori a singola bascula vantano tempi inferiori ai 300ms ma non sono molto utilizzati in ambito professionale, il prodotto più conosciuto è il pronamic che utilizza un sistema simile

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/getimage_ashx.jpeg[/img] 

ora aspetto una risposta ufficiale da Davis, se mai arriverà, vi tengo comunque aggiornati  ;)


-----------------------------------
MySn0w
Lun 01 Ott, 2018 23:45

Re: Novità In Casa Davis, Nuovo Pluviometro Vp2?
-----------------------------------
Anche io ho posseduto una Davis Vantage Vue e il pluviometro era perfetto!Ora con la Vp2 ogni tanto bisogna regolare le due viti in prossimità della bascula e potete immaginare le facce dei vicini quando mi vedono per ore con una siringa in mano a contare le gocce necessarie a far scattare il meccanismo!
Mauro tranquillo la Davis risponde sempre!Io in passato gli ho scritto qualche volta e soprattutto recentemente quando abbiamo dovuto migrare tutti i dati su WeatherLink 2.0...


-----------------------------------
Gab78
Mar 02 Ott, 2018 13:43

Re: Novità In Casa Davis, Nuovo Pluviometro Vp2?
-----------------------------------
[quote user="MySn0w" post="467417"]potete immaginare le facce dei vicini quando mi vedono per ore con una siringa in mano a contare le gocce necessarie a far scattare il meccanismo!
[/quote]
Facce simili qua quando procedo alla manutenzione/smontaggio della Vue...  :D


-----------------------------------
green63
Mar 02 Ott, 2018 14:37

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
In attesa di risposta da parte di Davis, ma temo sia una domanda "scomoda",ho rimediato la foto del nuovo pluvio dal lato opposto a quello della precedente immagine
la presunta scomodità nella domanda sta nel timore che questo non sia un upgrade eseguibile sui pluviometri attuali, la conformazione mi pare troppo differente per poterlo adattare, e ammettere la miglioria significherebbe mettere in crisi distributori e relativi magazzini  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/tipping_spoon4.jpg[/img] 

si leggono a fatica delle sigle ma google non mi aiuta  :evil:


-----------------------------------
green63
Ven 05 Ott, 2018 07:53

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
Posso ufficialmente confermare il tutto ;) 
si tratta di una modifica che riguarda i nuovi modelli, le motivazioni principali maggior accuratezza e minori problemi di taratura.
Sara' disponibile, ma non prima di gennaio, un kit di upgrade per i pluviometri attuali.

Vi aggiornero' su disponibilita' e costi
Mauro


-----------------------------------
green63
Sab 06 Ott, 2018 09:00

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
Aggiornamento:
ho un documento, che altro non è che il brevetto relativo a questo nuovo pluviometro per la vp2, che NON è lo stesso pluviometro della Vue, e che risale addirittura al 2015  ;) 
in pratica si tratta di un sistema completamente differente, e che pur disponendo di un sistema a cucchiaio per lo svuotamento del liquido raccolto, basa il suo principio di funzionamento sul sistema a pesatura.

Virtualmente i due problemi più grandi del classico sistema tipping bucket, la perdita di liquido durante il ribaltamento dei cucchiai e i possibili errori di taratura, sembrerebbero con questo sistema risolti o, molto più cautamente, notevolmente ridotti.

Al momento sto man mano traducendo le parti fondamentali di questo documento, intanto vi lascio a un paio di immagini secondo me interessanti  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_10_06_08_51_36.jpeg[/img] 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2018_10_06_08_38_59.jpeg[/img]


-----------------------------------
Poranese457
Sab 06 Ott, 2018 09:33

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
Tienici aggiornati sulla disponibilità Mauro, non vedo l'ora di cambiare quel cesso di pluvio della mia VP2  :D


-----------------------------------
green63
Sab 06 Ott, 2018 09:39

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="467588"]Tienici aggiornati sulla disponibilità Mauro, non vedo l'ora di cambiare quel cesso di pluvio della mia VP2  :D[/quote]

Certo  ;) 
sto cercando di "prostituirmi" per ridurre i tempi ma purtroppo quando si tratta di aziende così grandi certi paletti sono inevitabili e non si bypassano con i "dai, fai uno sforzo"  ;) 

temo che vi sia dietro anche un aspetto commerciale, se fossero subito disponibili i rivenditori sarebbero costretti ad aggiornare i loro magazzini con il nuovo pluvio, nessuno comprerebbe la stazione sapendo che monta ancora il vecchio pluvio, stiamo a vedere l'evoluzione, addirittura in altri paesi i rivenditori rispondono che non esiste nessun upgrade per timore  ;)


-----------------------------------
nevone_87
Dom 07 Ott, 2018 20:32

Re: Novità In Casa Davis, Nuovo Pluviometro Vp2?
-----------------------------------
curioso da sapere quanto andrà a costare un pluviometro davis. Se il prezzo è di poco superiore a quest'ultimo, un pensiero ci si può fare  ;)


-----------------------------------
green63
Dom 07 Ott, 2018 22:07

Re: Novità In Casa Davis, Nuovo Pluviometro Vp2?
-----------------------------------
[quote user="nevone_87" post="467671"]curioso da sapere quanto andrà a costare un pluviometro davis. Se il prezzo è di poco superiore a quest'ultimo, un pensiero ci si può fare  ;)[/quote]

Sono d'accordo, purtroppo non ho ancora il prezzo del kit di upgrade, e non ho neanche una vaga idea, ma appena saprò qualcosa ovviamente vi aggiorno
certo che, se questo è il nuovo pluvio della vp2, e presumo che non vengano ritoccati i prezzi, non dovrebbe trattarsi di cifre folli, stiamo a vedere  ;)


-----------------------------------
green63
Gio 31 Gen, 2019 13:41

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
Dopo un sollecito, inoltro risposta, non buone notizie  :( 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_01_31_13_37_36.jpeg[/img]


-----------------------------------
green63
Ven 12 Apr, 2019 15:14

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
Qualcosa si muove, kit di upgrade disponibile da scaled instruments  ;) 

[url=https://www.scaledinstruments.com/shop/davis-instruments/davis-7345-147-single-spoon-tipping-bucket-rain-collector-assembly-0-2-mm-metric/]Link

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_04_12_15_13_41.jpeg[/img]


-----------------------------------
green63
Sab 13 Apr, 2019 13:23

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
Primi kit di upgrade consegnati sul mercato americano, a breve i primi test e ovviamente aggiornerò il post  ;)


-----------------------------------
green63
Sab 13 Apr, 2019 21:38

Re: Novità in casa Davis, nuovo pluviometro vp2?
-----------------------------------
Gli utenti che hanno ricevuto tra ieri e oggi i primi kit di upgrade non hanno ancora potuto effettuare test di raffronto
la fase di montaggio pare non richieda più di una decina di minuti senza necessità di smontare il gruppo sensori, il kit di upgrade si adatta perfettamente al pluvio e non richiede attrezzi

attendiamo i primi risultati, nel frattempo, se tutto dovesse andare bene, lunedi procederò all'ordine del kit  ;) 

Mauro


-----------------------------------
nicoloconte
Mar 13 Ago, 2019 14:14

Re: Novità In Casa Davis, Nuovo Pluviometro Vp2?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="488048"]Gli utenti che hanno ricevuto tra ieri e oggi i primi kit di upgrade non hanno ancora potuto effettuare test di raffronto
la fase di montaggio pare non richieda più di una decina di minuti senza necessità di smontare il gruppo sensori, il kit di upgrade si adatta perfettamente al pluvio e non richiede attrezzi

attendiamo i primi risultati, nel frattempo, se tutto dovesse andare bene, lunedi procederò all'ordine del kit  ;) 

Mauro[/quote]

Ciao, hai poi ordinato il kit? Come sono i risultati?  :bye:


-----------------------------------
green63
Mar 13 Ago, 2019 17:12

Re: Novità In Casa Davis, Nuovo Pluviometro Vp2?
-----------------------------------
[quote user="nicoloconte" post="498166"][quote user="green63" post="488048"]Gli utenti che hanno ricevuto tra ieri e oggi i primi kit di upgrade non hanno ancora potuto effettuare test di raffronto
la fase di montaggio pare non richieda più di una decina di minuti senza necessità di smontare il gruppo sensori, il kit di upgrade si adatta perfettamente al pluvio e non richiede attrezzi

attendiamo i primi risultati, nel frattempo, se tutto dovesse andare bene, lunedi procederò all'ordine del kit  ;) 

Mauro[/quote]

Ciao, hai poi ordinato il kit? Come sono i risultati?  :bye:[/quote]

Ciao,
ti dirò, in verità il kit l'ho ricevuto già da tempo ma per impegni di lavoro e per altri "istituzionali" nel settore della metrologia non ho ancora avuto il tempo di testarlo  :( 
speravo di farlo nei prossimi giorni approfittando di qualche giorno di ferie ma sarò impegnato presso il centro metrologico europeo per una visita e alcuni test da programmare, spero di farcela, il pluvio da affiancare al classico tipping bucket è pronto, idem il box trasmettore in modo di poter avere entrambi i dati sul weatherlink live, manca solo il tempo materiale per fare il lavoro  ;) 

Mauro


-----------------------------------
nicoloconte
Mer 14 Ago, 2019 09:02

Re: Novità In Casa Davis, Nuovo Pluviometro Vp2?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="498179"][quote user="nicoloconte" post="498166"][quote user="green63" post="488048"]Gli utenti che hanno ricevuto tra ieri e oggi i primi kit di upgrade non hanno ancora potuto effettuare test di raffronto
la fase di montaggio pare non richieda più di una decina di minuti senza necessità di smontare il gruppo sensori, il kit di upgrade si adatta perfettamente al pluvio e non richiede attrezzi

attendiamo i primi risultati, nel frattempo, se tutto dovesse andare bene, lunedi procederò all'ordine del kit  ;) 

Mauro[/quote]

Ciao, hai poi ordinato il kit? Come sono i risultati?  :bye:[/quote]

Ciao,
ti dirò, in verità il kit l'ho ricevuto già da tempo ma per impegni di lavoro e per altri "istituzionali" nel settore della metrologia non ho ancora avuto il tempo di testarlo  :( 
speravo di farlo nei prossimi giorni approfittando di qualche giorno di ferie ma sarò impegnato presso il centro metrologico europeo per una visita e alcuni test da programmare, spero di farcela, il pluvio da affiancare al classico tipping bucket è pronto, idem il box trasmettore in modo di poter avere entrambi i dati sul weatherlink live, manca solo il tempo materiale per fare il lavoro  ;) 

Mauro[/quote]

Grazie mille! Tienici aggiornati...


