http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16096
-----------------------------------
Freddoforever
Lun 26 Nov, 2018 13:22

Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Ho trovato in vendita una lacrosse 2357 ad un buon prezzo,non conosco questa stazione perciò chiedo a chi ne sa di più qualche informazione.

A livello qualitativo com'è? non mi aspetto la qualità di una Davis al prezzo che ha,ma non vorrei che fosse piena di problemi di suo.Ho visto che ha i sensori cablati (mi sembra) quindi andrebbero montati tutti su un unico palo/sostegno oppure l'anemometro è separabile?
Più in la vorrei metterla online,ho letto che ha un solo programma per interfacciarsi col pc,può essere un problema con Windows?
Per lo schermo solare non ci dovrebbero essere problemi basta solo che il termoigrometro entri nel mio autocostruito,questo lo verificherò col venditore.

aspetto le vostre risposte,grazie. ;)

p.s. non consigliatemi di considerare altri modelli più costosi,ho pochi soldi a disposizione e non posso permettermi di più. ;)


-----------------------------------
green63
Lun 26 Nov, 2018 13:59

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="471602"]Ho trovato in vendita una lacrosse 2357 ad un buon prezzo,non conosco questa stazione perciò chiedo a chi ne sa di più qualche informazione.

A livello qualitativo com'è? non mi aspetto la qualità di una Davis al prezzo che ha,ma non vorrei che fosse piena di problemi di suo.Ho visto che ha i sensori cablati (mi sembra) quindi andrebbero montati tutti su un unico palo/sostegno oppure l'anemometro è separabile?
Più in la vorrei metterla online,ho letto che ha un solo programma per interfacciarsi col pc,può essere un problema con Windows?
Per lo schermo solare non ci dovrebbero essere problemi basta solo che il termoigrometro entri nel mio autocostruito,questo lo verificherò col venditore.

aspetto le vostre risposte,grazie. ;)

p.s. non consigliatemi di considerare altri modelli più costosi,ho pochi soldi a disposizione e non posso permettermi di più. ;)[/quote]

ciao,
per quel poco che so si tratta di una buona stazione, unica accortezza, oltre allo schermo solare ovviamente, è di montarla cablata, non wireless
per il software non saprei, provo ad informarmi meglio  ;)


-----------------------------------
Frasnow
Lun 26 Nov, 2018 14:46

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
PCE-FWS 20, presa qualche mese fa per la seconda casa che va ad aggiungersi alla prima PCE presa nel 2015 per dove abito e mi trovo benissimo. E' migliorata rispetto alla versione precedente, sopratutto il pluvio lo hanno fatto più profondo così che in caso di forti prp non vada a sottostimare.
Ho affiancato un manuale per vedere lo scarto, che non c'è perchè ho misurato 37.8mm elettronico, circa 37.5mm il manuale. L'unica cosa è di costruirgli / comprargli uno schermo solare perchè quello "di serie" lascia molto a desiderare. Tra l'altro la stazione è facilmente interfacciabile con molto software tra cui il famosissimo Cumulus che utilizzo per entrambe le stazioni.  
[b]Costa 120€ + SS.[/b]

http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/stazione-meteo-pce-fws-20.htm


-----------------------------------
andrea75
Lun 26 Nov, 2018 15:11

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Hanno già detto tutto gli altri. La WS2357 è una buona stazione, sebbene sia ormai fuori produzione da qualche anno. Ma di fatto non è che questa sia una pecca, l'importante è che te la diano nuova o comunque ben funzionante, perché alcune partite sono uscite con qualche difettuccio.
Ad ogni modo è una stazione che fa il suo lavoro, senza infamia e senza lode. Ti basti sapere che io ho il modello ancora precedente (la WS2300), che ho sempre usato in modalità wireless, e che è in funzione dal 2005 senza mai aver cambiato null'altro che le batterie. Certo, l'ho sempre trattata bene, facendo sempre le dovute manutenzioni, ma al di là di questo non ha mai dato alcun problema. 
La WS2357 ha in più il collegamento USB (mentre la mia usciva solo con l porta seriale) e una consolle leggermente più moderna. Per il resto è la medesima stazione, con i medesimi sensori. 

Riguardo al software non è vero che ne ha solo uno... anzi, ne ha un'infinità (ecco perché la longevità del modello non è una pecca, ma un pregio), e puoi scegliere da quelli gratis, più scarni ma più semplici da usare, a quelli a pagamento, più complessi sia nelle funzioni che nell'utilizzo. Di sicuro non va utilizzato quello che viene fornito di serie (Heavy Weather), che serve solo a mostrare i dati a video, ma non a metterli in rete. 
Se vuoi un consiglio, puoi tranquillamente usare Cumulus, che è il più utilizzato e offre un buon supporto e aggiornamenti abbastanza costanti.

Comunque se ti fai una bella ricerca online, anche qui su Linea Meteo, trovi diversi topic che parlano sia della stazione che dei programmi per PC da abbinarci. ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 26 Nov, 2018 16:36

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Grazie delle risposte  ;) 
Per la pce ci avevo pensato,ma ora non posso spendere 120 euro(ho altre spese,vorrei prendere la stazione perché anche il mio termometro digitale mi sta abbandonando) :urted: 

Sul fatto di montarla cablata,la distanza da superare é poca 10-20 metri,non credo sia troppo,piuttosto come ho scritto prima vorrei capire se l'anemometro é separabile dato che dovrei quasi sicuramente alzarlo.


-----------------------------------
andrea75
Lun 26 Nov, 2018 16:57

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="471621"]Sul fatto di montarla cablata,la distanza da superare é poca 10-20 metri,non credo sia troppo,piuttosto come ho scritto prima vorrei capire se l'anemometro é separabile dato che dovrei quasi sicuramente alzarlo.[/quote]

Puoi separarlo, perché di fatto è collegato via cavo (classico filo telefonico con il "doppino") al termoigrometro, che funge anche da trasmettitore. Quindi per assurdo puoi anche distanziarlo di 10 metri, ma è ovvio, più ti porti lontano, più rischi qualche interferenza, visto che sono cavi questi che non supportano grosse distanze se non ben schermati. Ma se la tua intenzione è solo quella di alzarlo un po' rispetto al termoigro, allora vai tranquillo, ti basta anche il cavo in dotazione, senza starti ad impazzirle a sostituirlo o a mettere fastidiose prolunghe.


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 26 Nov, 2018 17:32

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="471622"][quote user="Freddoforever" post="471621"]Sul fatto di montarla cablata,la distanza da superare é poca 10-20 metri,non credo sia troppo,piuttosto come ho scritto prima vorrei capire se l'anemometro é separabile dato che dovrei quasi sicuramente alzarlo.[/quote]

Puoi separarlo, perché di fatto è collegato via cavo (classico filo telefonico con il "doppino") al termoigrometro, che funge anche da trasmettitore. Quindi per assurdo puoi anche distanziarlo di 10 metri, ma è ovvio, più ti porti lontano, più rischi qualche interferenza, visto che sono cavi questi che non supportano grosse distanze se non ben schermati. Ma se la tua intenzione è solo quella di alzarlo un po' rispetto al termoigro, allora vai tranquillo, ti basta anche il cavo in dotazione, senza starti ad impazzirle a sostituirlo o a mettere fastidiose prolunghe.[/quote]

10-20 metri é la distanza a cui andrebbe la stazione spero quindi che non ci siano problemi di ricezione ,l'anemometro andrebbe al massimo 2-3 metri sopra la stessa,poi per il posizionamento devo ancora decidere.


-----------------------------------
andrea75
Lun 26 Nov, 2018 19:25

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
No, non dovresti avere alcun tipo di problema. ;)


-----------------------------------
alexsnow
Lun 26 Nov, 2018 19:37

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="471621"]Grazie delle risposte  ;) 
Per la pce ci avevo pensato,ma ora non posso spendere 120 euro(ho altre spese,vorrei prendere la stazione perché anche il mio termometro digitale mi sta abbandonando) :urted: 

Sul fatto di montarla cablata,la distanza da superare é poca 10-20 metri,non credo sia troppo,piuttosto come ho scritto prima vorrei capire se l'anemometro é separabile dato che dovrei quasi sicuramente alzarlo.[/quote]
Ciao freddo ma la lacrosse a quanto L hai trovata ? Usata ?


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 26 Nov, 2018 20:48

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="alexsnow" post="471640"][quote user="Freddoforever" post="471621"]Grazie delle risposte  ;) 
Per la pce ci avevo pensato,ma ora non posso spendere 120 euro(ho altre spese,vorrei prendere la stazione perché anche il mio termometro digitale mi sta abbandonando) :urted: 

Sul fatto di montarla cablata,la distanza da superare é poca 10-20 metri,non credo sia troppo,piuttosto come ho scritto prima vorrei capire se l'anemometro é separabile dato che dovrei quasi sicuramente alzarlo.[/quote]
Ciao freddo ma la lacrosse a quanto L hai trovata ? Usata ?[/quote]

ti ho risposto in pvt ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Mar 27 Nov, 2018 11:51

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Presa  :smile:   poi quando arriva vi chiederò informazioni su software e montaggio.


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 29 Nov, 2018 10:55

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Prima che arrivi la stazione,dietro il consiglio di Andrea ho scaricato Cumulus,ma é una versione del 2014,ho cercato in rete ma non trovo versioni più recenti,bisigna registrarsi da qualche parte?


-----------------------------------
Frasnow
Gio 29 Nov, 2018 11:03

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="471803"]Prima che arrivi la stazione,dietro il consiglio di Andrea ho scaricato Cumulus,ma é una versione del 2014,ho cercato in rete ma non trovo versioni più recenti,bisigna registrarsi da qualche parte?[/quote]
No, la versione 1.9.4 (1099) è l'ultima release disponibile poichè il progetto è stato abbandonato dallo stesso sviluppatore per creare un altro software ma funzionante in maniera totalmente diversa. Ma gira benissimo su qualsiasi versione di Windows.  :bye: 
PS: se ti serve una mano nel configurarlo, chiedi pure  :ok:


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 29 Nov, 2018 11:15

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Frasnow" post="471805"][quote user="Freddoforever" post="471803"]Prima che arrivi la stazione,dietro il consiglio di Andrea ho scaricato Cumulus,ma é una versione del 2014,ho cercato in rete ma non trovo versioni più recenti,bisigna registrarsi da qualche parte?[/quote]
No, la versione 1.9.4 (1099) è l'ultima release disponibile poichè il progetto è stato abbandonato dallo stesso sviluppatore per creare un altro software ma funzionante in maniera totalmente diversa. Ma gira benissimo su qualsiasi versione di Windows.  :bye: 
PS: se ti serve una mano nel configurarlo, chiedi pure  :ok:[/quote]

Come si chiama il programma e dove posso scaricarlo?
Lo vorrei utilizzare appena installo la stazione e successivamente quando la metto online,mi piacerebbe avesse una grafica moderna e semplice.

Ho visto il sito di Cyborg (senza nulla togliere agli altri) ;) 
Mi piace molto quel tipo di grafica,semplice e allo stesso tempo moderna :smile:


-----------------------------------
Frasnow
Gio 29 Nov, 2018 14:08

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="471807"][quote user="Frasnow" post="471805"][quote user="Freddoforever" post="471803"]Prima che arrivi la stazione,dietro il consiglio di Andrea ho scaricato Cumulus,ma é una versione del 2014,ho cercato in rete ma non trovo versioni più recenti,bisigna registrarsi da qualche parte?[/quote]
No, la versione 1.9.4 (1099) è l'ultima release disponibile poichè il progetto è stato abbandonato dallo stesso sviluppatore per creare un altro software ma funzionante in maniera totalmente diversa. Ma gira benissimo su qualsiasi versione di Windows.  :bye: 
PS: se ti serve una mano nel configurarlo, chiedi pure  :ok:[/quote]

Come si chiama il programma e dove posso scaricarlo?
Lo vorrei utilizzare appena installo la stazione e successivamente quando la metto online,mi piacerebbe avesse una grafica moderna e semplice.

Ho visto il sito di Cyborg (senza nulla togliere agli altri) ;) 
Mi piace molto quel tipo di grafica,semplice e allo stesso tempo moderna :smile:[/quote]
Eh ma c'è da smanettarci un po' con la grafica e non è il mio punto forte. Comunque ti consiglio di tenere Cumulus normale invece che l'altro nuovo, a meno che non utilizzi qualche piattaforma basata su Linux in quel caso puoi utilizzare l'MX.

https://cumuluswiki.wxforum.net/a/Software


-----------------------------------
Freddoforever
Ven 30 Nov, 2018 19:19

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
La stazione é arrivata,non l'ho montata ma dopo aver provato i sensori,sto cercando di collegarla ad heawy weather,ho impostato la porta COM 2 (l'unica libera tra le 4 )ma non vede nulla,ho provato a smanettare col l'impostazione del computer ma nulla :urted:


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 01 Dic, 2018 11:37

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
nessuno può aiutarmi? 
ci sono programmi alternativi ad heawy weather?ho provato anche con Cumulus ma non se può fare la stessa cosa di heawy weather, e non funziona :urted: 

La console riceve i dati dei sensori ma il programma non vede nulla,non so se sia un problema di windows 7 ma nei pdf mi dice che è compatibile.....
ho anche provato installandolo nel portatile sempre con windows 7 ma con un service pack diverso ma niente  :wall:


-----------------------------------
andrea75
Sab 01 Dic, 2018 12:49

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Hai la connessione con USB giusto? In questo caso, hai verificato la porta COM che ti assegna Windows alla USB alla quale hai collegato la stazione?
Se invece è collegata sulla seriale dovresti già avere una COM assegnata direttamente...


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 01 Dic, 2018 14:03

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="471924"]Hai la connessione con USB giusto? In questo caso, hai verificato la porta COM che ti assegna Windows alla USB alla quale hai collegato la stazione?
Se invece è collegata sulla seriale dovresti già avere una COM assegnata direttamente...[/quote]

La seriale sul computer non c'é,utilizzo l'adattatore USB presente nella confezione.ho verificato la porta COM ed é quella giusta (cioè una delle 4 che HW da a disposizione) ho anche provato a cambiarla ma in nessun caso ricevo dati dalla stazione....

Sto provando con cumulus,ma non mi va avanti oltre la pagina DOWNLOADING DATA,a questo punto credo che sia l'adattatore ad avere problemi......


-----------------------------------
andrea75
Sab 01 Dic, 2018 16:46

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="471934"][quote user="andrea75" post="471924"]Hai la connessione con USB giusto? In questo caso, hai verificato la porta COM che ti assegna Windows alla USB alla quale hai collegato la stazione?
Se invece è collegata sulla seriale dovresti già avere una COM assegnata direttamente...[/quote]

La seriale sul computer non c'é,utilizzo l'adattatore USB presente nella confezione.ho verificato la porta COM ed é quella giusta (cioè una delle 4 che HW da a disposizione) ho anche provato a cambiarla ma in nessun caso ricevo dati dalla stazione....

Sto provando con cumulus,ma non mi va avanti oltre la pagina DOWNLOADING DATA,a questo punto credo che sia l'adattatore ad avere problemi......[/quote]

Può anche essere... più che altro potrebbe non avere i driver corretti. Potresti provare a prenderne uno qualsiasi su Amazon e vedere se il problema è quello. Male che va, lo rendi e fai il reso....
Prima però ti consiglierei di verificare meglio i driver dell'adattatore.


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 01 Dic, 2018 17:13

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="471937"][quote user="Freddoforever" post="471934"][quote user="andrea75" post="471924"]Hai la connessione con USB giusto? In questo caso, hai verificato la porta COM che ti assegna Windows alla USB alla quale hai collegato la stazione?
Se invece è collegata sulla seriale dovresti già avere una COM assegnata direttamente...[/quote]

La seriale sul computer non c'é,utilizzo l'adattatore USB presente nella confezione.ho verificato la porta COM ed é quella giusta (cioè una delle 4 che HW da a disposizione) ho anche provato a cambiarla ma in nessun caso ricevo dati dalla stazione....

Sto provando con cumulus,ma non mi va avanti oltre la pagina DOWNLOADING DATA,a questo punto credo che sia l'adattatore ad avere problemi......[/quote]

Può anche essere... più che altro potrebbe non avere i driver corretti. Potresti provare a prenderne uno qualsiasi su Amazon e vedere se il problema è quello. Male che va, lo rendi e fai il reso....
Prima però ti consiglierei di verificare meglio i driver dell'adattatore.[/quote]

Si li ricontrolleró,ma ho letto su un sito che l'adattatore ha una lucina ch si dovrebbe accedere,a te risulta?


-----------------------------------
andrea75
Sab 01 Dic, 2018 17:28

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="471938"][quote user="andrea75" post="471937"][quote user="Freddoforever" post="471934"][quote user="andrea75" post="471924"]Hai la connessione con USB giusto? In questo caso, hai verificato la porta COM che ti assegna Windows alla USB alla quale hai collegato la stazione?
Se invece è collegata sulla seriale dovresti già avere una COM assegnata direttamente...[/quote]

La seriale sul computer non c'é,utilizzo l'adattatore USB presente nella confezione.ho verificato la porta COM ed é quella giusta (cioè una delle 4 che HW da a disposizione) ho anche provato a cambiarla ma in nessun caso ricevo dati dalla stazione....

Sto provando con cumulus,ma non mi va avanti oltre la pagina DOWNLOADING DATA,a questo punto credo che sia l'adattatore ad avere problemi......[/quote]

Può anche essere... più che altro potrebbe non avere i driver corretti. Potresti provare a prenderne uno qualsiasi su Amazon e vedere se il problema è quello. Male che va, lo rendi e fai il reso....
Prima però ti consiglierei di verificare meglio i driver dell'adattatore.[/quote]

Si li ricontrolleró,ma ho letto su un sito che l'adattatore ha una lucina ch si dovrebbe accedere,a te risulta?[/quote]

Non so perché io un adattatore comune che non ha led. Sulla mia WS2300 non erano previsti adattatori, usciva solo con la seriale. L'ho acquistato dopo.


-----------------------------------
Freddoforever
Dom 02 Dic, 2018 11:17

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Dopo svariate prove non riesco ancora a collegarla al pc,nei prossimi giorni con un mio amico che ha un negozio di informatica vedremo di riuscire a capire il problema,spero solo non dipenda dal datalogger interno alla stazione :( che comunque riceve bene i dati dai sensori.

oggi praticamente non c'è vento ma ho notato da subito una maggiore sensibilità della banderuola rispetto alle coppette,che rimangono ferme mentre la banderuola seppur lievemente gira.


-----------------------------------
andrea75
Dom 02 Dic, 2018 12:43

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
No vai tranquillo, non può essere un problema di datalogger... altrimenti vedresti i dati su Heavy Weather, ma non ti scaricherebbe quelli registrati a PC spento. Credo sia solo un problema di interfaccia, o più semplicemente di configurazione.
Purtroppo so di molte difficoltà con queste interfacce seriali-USB. Spesso Windows non le riconosce o non le installa a dovere.


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 03 Dic, 2018 19:13

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="471983"]No vai tranquillo, non può essere un problema di datalogger... altrimenti vedresti i dati su Heavy Weather, ma non ti scaricherebbe quelli registrati a PC spento. Credo sia solo un problema di interfaccia, o più semplicemente di configurazione.
Purtroppo so di molte difficoltà con queste interfacce seriali-USB. Spesso Windows non le riconosce o non le installa a dovere.[/quote]

Abbiamo provato altri cavi sicuramente funzionanti ma non funziona,il mio amico dice che dipende dalla consolle della stazione :x


-----------------------------------
andrea75
Lun 03 Dic, 2018 19:36

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="472140"][quote user="andrea75" post="471983"]No vai tranquillo, non può essere un problema di datalogger... altrimenti vedresti i dati su Heavy Weather, ma non ti scaricherebbe quelli registrati a PC spento. Credo sia solo un problema di interfaccia, o più semplicemente di configurazione.
Purtroppo so di molte difficoltà con queste interfacce seriali-USB. Spesso Windows non le riconosce o non le installa a dovere.[/quote]

Abbiamo provato altri cavi sicuramente funzionanti ma non funziona,il mio amico dice che dipende dalla consolle della stazione :x[/quote]

Avete provato anche su diversi computer?


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 03 Dic, 2018 20:45

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="472141"][quote user="Freddoforever" post="472140"][quote user="andrea75" post="471983"]No vai tranquillo, non può essere un problema di datalogger... altrimenti vedresti i dati su Heavy Weather, ma non ti scaricherebbe quelli registrati a PC spento. Credo sia solo un problema di interfaccia, o più semplicemente di configurazione.
Purtroppo so di molte difficoltà con queste interfacce seriali-USB. Spesso Windows non le riconosce o non le installa a dovere.[/quote]

Abbiamo provato altri cavi sicuramente funzionanti ma non funziona,il mio amico dice che dipende dalla consolle della stazione :x[/quote]

Avete provato anche su diversi computer?[/quote]

ti rispondo in pvt Andrea ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 05 Dic, 2018 13:27

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Ho provato a installare weather display ma ancora niente  :evil:  devo  trovare un computer con la porta seriale per attaccare la prima parte (che parte dalla stazione)dell'adattatore e se possibile anche una cavo dello stesso tipo,dalle prove già fatte la seconda sicuramente funziona...devo arrivare ad escludere qualsiasi tipo di malfunzionamento di cavi/driver/SO allora sarò certo se il problema dipende dalla consolle della stazione....
Sul rapporto di  weather display segna i dati scaricati dalla stazione ma sono tutti a 0 solo l'orario cambia  e quando provo a scaricare manualmete dal datalogger la barra della percentuale di scaricamento non avanza  :wall:


-----------------------------------
green63
Mer 05 Dic, 2018 13:33

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="472323"]Ho provato a installare weather display ma ancora niente  :evil:  devo  trovare un computer con la porta seriale per attaccare la prima parte (che parte dalla stazione)dell'adattatore e se possibile anche una cavo dello stesso tipo,dalle prove già fatte la seconda sicuramente funziona...devo arrivare ad escludere qualsiasi tipo di malfunzionamento di cavi/driver/SO allora sarò certo se il problema dipende dalla consolle della stazione....
Sul rapporto di  weather display segna i dati scaricati dalla stazione ma sono tutti a 0 solo l'orario cambia  e quando provo a scaricare manualmete dal datalogger la barra della percentuale di scaricamento non avanza  :wall:[/quote]

Accidenti, mi spiace tantissimo  :( 
purtroppo leggo con apprensione ma non sono minimamente in grado di aiutarti, non sono bravo in queste cose, ma ti auguro di risolvere al più presto ed essere online con la nuova stazione prima che arrivino giornate interessanti  ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 05 Dic, 2018 13:41

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="green63" post="472324"][quote user="Freddoforever" post="472323"]Ho provato a installare weather display ma ancora niente  :evil:  devo  trovare un computer con la porta seriale per attaccare la prima parte (che parte dalla stazione)dell'adattatore e se possibile anche una cavo dello stesso tipo,dalle prove già fatte la seconda sicuramente funziona...devo arrivare ad escludere qualsiasi tipo di malfunzionamento di cavi/driver/SO allora sarò certo se il problema dipende dalla consolle della stazione....
Sul rapporto di  weather display segna i dati scaricati dalla stazione ma sono tutti a 0 solo l'orario cambia  e quando provo a scaricare manualmete dal datalogger la barra della percentuale di scaricamento non avanza  :wall:[/quote]

Accidenti, mi spiace tantissimo  :( 
purtroppo leggo con apprensione ma non sono minimamente in grado di aiutarti, non sono bravo in queste cose, ma ti auguro di risolvere al più presto ed essere online con la nuova stazione prima che arrivino giornate interessanti  ;)[/quote]

Grazie del messaggio Mauro  ;)  spero di riuscire a collegarla,per metterla online non sarà per adesso dato che ancora non sono andato ad abitare nella nuova casa.


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 05 Dic, 2018 20:06

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Come ultimo tentativo ho trovato un pc con seriale,collegato il tutto ma nessun risultato con nessuno dei tre programmi :evil: 

sono davvero arrabbiato,non so che fare, bisognerebbe aver a disposizione un'altra consolle  ma dove la trovo.....
a questo punto ripalerò col venditore sperando di trovare un accordo :urted:


-----------------------------------
green63
Mer 05 Dic, 2018 20:20

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="472377"]Come ultimo tentativo ho trovato un pc con seriale,collegato il tutto ma nessun risultato con nessuno dei tre programmi :evil: 

sono davvero arrabbiato,non so che fare, bisognerebbe aver a disposizione un'altra consolle  ma dove la trovo.....
a questo punto ripalerò col venditore sperando di trovare un accordo :urted:[/quote]

aspetta un attimo, ma la tua consolle, e chiedo a tutti, e' simile alla vecchia ws2300 come connessione?
Cioe ha il cavo seriale con plug telefonico lato consolle?


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 05 Dic, 2018 20:41

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="green63" post="472378"][quote user="Freddoforever" post="472377"]Come ultimo tentativo ho trovato un pc con seriale,collegato il tutto ma nessun risultato con nessuno dei tre programmi :evil: 

sono davvero arrabbiato,non so che fare, bisognerebbe aver a disposizione un'altra consolle  ma dove la trovo.....
a questo punto ripalerò col venditore sperando di trovare un accordo :urted:[/quote]

aspetta un attimo, ma la tua consolle, e chiedo a tutti, e' simile alla vecchia ws2300 come connessione?
Cioe ha il cavo seriale con plug telefonico lato consolle?[/quote]

si proprio quello


-----------------------------------
green63
Mer 05 Dic, 2018 21:03

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="472379"][quote user="green63" post="472378"][quote user="Freddoforever" post="472377"]Come ultimo tentativo ho trovato un pc con seriale,collegato il tutto ma nessun risultato con nessuno dei tre programmi :evil: 

sono davvero arrabbiato,non so che fare, bisognerebbe aver a disposizione un'altra consolle  ma dove la trovo.....
a questo punto ripalerò col venditore sperando di trovare un accordo :urted:[/quote]

aspetta un attimo, ma la tua consolle, e chiedo a tutti, e' simile alla vecchia ws2300 come connessione?
Cioe ha il cavo seriale con plug telefonico lato consolle?[/quote]

si proprio quello[/quote]

sono rientrato ora, non vorrei aver ancora una di quelle consolle, devo cercarla e vedere se va, al limite intanto avresti i dati, poi procederai comunque a risolvere col venditore, dammi qualche minuto  ;)


-----------------------------------
andrea75
Gio 06 Dic, 2018 09:00

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Beh se nemmeno la seriale funziona, beh... direi che il problema è senz'altro sulla consolle. Non so quale sia il rapporto col venditore, ma credo che debba per forza venirti incontro. Non l'hai nemmeno usata, è ovvio che fosse non funzionante già prima della spedizione. 
Tra l'altro non credo che sia nemmeno imputabile al corriere il guasto, specie se era ben imballata. Sono componenti che non credo si rompano con un urto, per quanto forte possa essere stato (ma lo avresti visto da eventuali danneggiamenti anche all'imballo stesso).
Un'ultima cosa da verificare (ma immagino tu lo abbia già fatto)... il cavo "telefonico" con il plug seriale lo hai controllato? Certo, per fare una cosa fatta bene servirebbe un tester, ma almeno ad occhio ti pare a posto? Perché ora che ci ripenso a me una volta si danneggiò quello... impazzii per 2 giorni perché non capivo dove fosse il problema, e pensai che fosse anche io un problema della consolle. Poi grazie ad un mio amico elettricista trovammo il problema proprio nel cavetto, che aveva un filo che non conduceva più. Me lo rifece da capo utilizzando un cavo telefonico e una porta seriale, e il cavo dopo quasi 10 anni (visto che mi successe con la stazione ancora semi nuova) regge ancora.


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 06 Dic, 2018 09:27

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="472397"]Beh se nemmeno la seriale funziona, beh... direi che il problema è senz'altro sulla consolle. Non so quale sia il rapporto col venditore, ma credo che debba per forza venirti incontro. Non l'hai nemmeno usata, è ovvio che fosse non funzionante già prima della spedizione. 
Tra l'altro non credo che sia nemmeno imputabile al corriere il guasto, specie se era ben imballata. Sono componenti che non credo si rompano con un urto, per quanto forte possa essere stato (ma lo avresti visto da eventuali danneggiamenti anche all'imballo stesso).
Un'ultima cosa da verificare (ma immagino tu lo abbia già fatto)... il cavo "telefonico" con il plug seriale lo hai controllato? Certo, per fare una cosa fatta bene servirebbe un tester, ma almeno ad occhio ti pare a posto? Perché ora che ci ripenso a me una volta si danneggiò quello... impazzii per 2 giorni perché non capivo dove fosse il problema, e pensai che fosse anche io un problema della consolle. Poi grazie ad un mio amico elettricista trovammo il problema proprio nel cavetto, che aveva un filo che non conduceva più. Me lo rifece da capo utilizzando un cavo telefonico e una porta seriale, e il cavo dopo quasi 10 anni (visto che mi successe con la stazione ancora semi nuova) regge ancora.[/quote]

L'imballaggio era scadente e non escludo urti anzi...il cavo lo abbiamo giá verificato col tester e sembra a posto e comunque non é facile trovarne altri per fare delle prove, ma la cosa strana é che ieri attaccandola solo con la seriale su Weather Display il quadratino dei dati ricevuti era sempre verde e con il numero di fianco che cresceva (anche se i dati nel riquadri rimanevano sempre gli stessi) mentre attaccandola con la seconda parte dell'adattatore usb i numeri rimanevano a 0 e il quadratino non rimaneva sempre verde
Spero che Mauro mi possa aiutare in qualche  modo altrimenti cercherò di trovare un accordo col venditore  :(


-----------------------------------
green63
Gio 06 Dic, 2018 09:33

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="472402"][quote user="andrea75" post="472397"]Beh se nemmeno la seriale funziona, beh... direi che il problema è senz'altro sulla consolle. Non so quale sia il rapporto col venditore, ma credo che debba per forza venirti incontro. Non l'hai nemmeno usata, è ovvio che fosse non funzionante già prima della spedizione. 
Tra l'altro non credo che sia nemmeno imputabile al corriere il guasto, specie se era ben imballata. Sono componenti che non credo si rompano con un urto, per quanto forte possa essere stato (ma lo avresti visto da eventuali danneggiamenti anche all'imballo stesso).
Un'ultima cosa da verificare (ma immagino tu lo abbia già fatto)... il cavo "telefonico" con il plug seriale lo hai controllato? Certo, per fare una cosa fatta bene servirebbe un tester, ma almeno ad occhio ti pare a posto? Perché ora che ci ripenso a me una volta si danneggiò quello... impazzii per 2 giorni perché non capivo dove fosse il problema, e pensai che fosse anche io un problema della consolle. Poi grazie ad un mio amico elettricista trovammo il problema proprio nel cavetto, che aveva un filo che non conduceva più. Me lo rifece da capo utilizzando un cavo telefonico e una porta seriale, e il cavo dopo quasi 10 anni (visto che mi successe con la stazione ancora semi nuova) regge ancora.[/quote]

L'imballaggio era scadente e non escludo urti anzi...il cavo lo abbiamo giá verificato col tester e sembra a posto ma la cosa strana é che ieri attaccandola solo con la seriale su Weather Display il quadratino dei dati ricevuti era sempre verde e con il numero di fianco che cresceva (anche se i dati nel riquadri rimanevano sempre gli stessi) mentre attaccandola con la seconda parte dell'adattatore usb i numeri rimanevano a 0 e il quadratino non rimaneva sempre verde
Spero che Mauro mi possa aiutare in qualche  modo altrimenti cercherò di trovare un accordo col venditore  :([/quote]

si, allora ho una consolle 2300, ha problemi, nel senso che il vano batterie non va, ma alimentata funziona perfettamente, provata ieri sera
Ovviamente non e' la soluzione definitiva ma temporaneamente, finche non risolvi col venditore....;)


-----------------------------------
andrea75
Gio 06 Dic, 2018 09:43

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Infatti il cavo purtroppo si trova male, e cmq costano... conviene farlo da zero, utilizzando un cavo telefonico e una porta seriale, ma serve ovviamente un buon elettricista. Io volendo dovrei ancora avere lo schema per rifarlo. 

Detto ciò, hai detto di aver provato con Weather Display, ma con Heavy Weather che succede? Rimane completamente grigio senza dati o mostra ad esempio i trattini al posto dei dati?


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 06 Dic, 2018 09:49

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="green63" post="472405"][quote user="Freddoforever" post="472402"][quote user="andrea75" post="472397"]Beh se nemmeno la seriale funziona, beh... direi che il problema è senz'altro sulla consolle. Non so quale sia il rapporto col venditore, ma credo che debba per forza venirti incontro. Non l'hai nemmeno usata, è ovvio che fosse non funzionante già prima della spedizione. 
Tra l'altro non credo che sia nemmeno imputabile al corriere il guasto, specie se era ben imballata. Sono componenti che non credo si rompano con un urto, per quanto forte possa essere stato (ma lo avresti visto da eventuali danneggiamenti anche all'imballo stesso).
Un'ultima cosa da verificare (ma immagino tu lo abbia già fatto)... il cavo "telefonico" con il plug seriale lo hai controllato? Certo, per fare una cosa fatta bene servirebbe un tester, ma almeno ad occhio ti pare a posto? Perché ora che ci ripenso a me una volta si danneggiò quello... impazzii per 2 giorni perché non capivo dove fosse il problema, e pensai che fosse anche io un problema della consolle. Poi grazie ad un mio amico elettricista trovammo il problema proprio nel cavetto, che aveva un filo che non conduceva più. Me lo rifece da capo utilizzando un cavo telefonico e una porta seriale, e il cavo dopo quasi 10 anni (visto che mi successe con la stazione ancora semi nuova) regge ancora.[/quote]

L'imballaggio era scadente e non escludo urti anzi...il cavo lo abbiamo giá verificato col tester e sembra a posto ma la cosa strana é che ieri attaccandola solo con la seriale su Weather Display il quadratino dei dati ricevuti era sempre verde e con il numero di fianco che cresceva (anche se i dati nel riquadri rimanevano sempre gli stessi) mentre attaccandola con la seconda parte dell'adattatore usb i numeri rimanevano a 0 e il quadratino non rimaneva sempre verde
Spero che Mauro mi possa aiutare in qualche  modo altrimenti cercherò di trovare un accordo col venditore  :([/quote]

si, allora ho una consolle 2300, ha problemi, nel senso che il vano batterie non va, ma alimentata funziona perfettamente, provata ieri sera
Ovviamente non e' la soluzione definitiva ma temporaneamente, finche non risolvi col venditore....;)[/quote]

Ho pensato ad una possibile soluzione ma ti scrivo in pvt per nn intasare la discussione poi se si trova una soluzione aggiorno qui.


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 06 Dic, 2018 09:52

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="472407"]Infatti il cavo purtroppo si trova male, e cmq costano... conviene farlo da zero, utilizzando un cavo telefonico e una porta seriale, ma serve ovviamente un buon elettricista. Io volendo dovrei ancora avere lo schema per rifarlo. 

Detto ciò, hai detto di aver provato con Weather Display, ma con Heavy Weather che succede? Rimane completamente grigio senza dati o mostra ad esempio i trattini al posto dei dati?[/quote]

Non ricordo se ci sono i trattini o no,di sicuro con Cumulus si blocca....


-----------------------------------
green63
Gio 06 Dic, 2018 17:13

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Aggiornamento:
Luciano e' passato a trovarmi oggi, oltre alla simpatica chiacchierata abbiamo provato la consolle 2300 che avevo in archivio e, provata con weather display, funziona correttamente, evidentemente il problema non è nel cavo ne nei driver ma purtroppo proprio sulla consolle
gli ho dato la consolle che abbiamo testato, d'altronde dovrebbe comunque ricevere correttamente i dati dai sensori esterni, nel frattempo contatterà il venditore per cercare una soluzione

Mauro


-----------------------------------
andrea75
Gio 06 Dic, 2018 19:19

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Come sempre la massima disponibilità di Mauro ha almeno aiutato a capire quale può essere la causa del problema... certo, era meglio risolvere, ma almeno ora sai come muoverti. Speriamo bene.... ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 06 Dic, 2018 20:51

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Ringrazio Mauro per la sua disponibilità e gentilezza e non ultimo per avermi dato la sua consolle :smile: 
nella sfortuna è stata un'occasione per conoscerlo e per vedere le sue belle bestiole in giardino :inchino: 

ho appena settato weather display ed ora riceve bene tutto  :smile: 
domani contatto il venditore e vediamo di accordarci


-----------------------------------
green63
Gio 06 Dic, 2018 21:05

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="472497"]Ringrazio Mauro per la sua disponibilità e gentilezza e non ultimo per avermi dato la sua consolle :smile: 
nella sfortuna è stata un'occasione per conoscerlo e per vedere le sue belle bestiole in giardino :inchino: 

ho appena settato weather display ed ora riceve bene tutto  :smile: 
domani contatto il venditore e vediamo di accordarci[/quote]

È stato un piacere conoscerti e questo è ciò che conta  ;) 
mi auguro che riusciate a trovare una soluzione che soddisfi entrambi, mi raccomando, tienici aggiornati

Mauro


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 06 Dic, 2018 21:38

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
una domanda Mauro, il display rimane sempre acceso,è normale che rimanga così o si può settare per spegnerlo?


-----------------------------------
green63
Gio 06 Dic, 2018 21:47

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="472502"]una domanda Mauro, il display rimane sempre acceso,è normale che rimanga così o si può settare per spegnerlo?[/quote]

No, purtroppo resta sempre acceso, ma non perchè sia normale ma perchè non va, mi spiace, è una vecchia consolle, e ha svariati anni sul groppone  ;) 
comunque, qualora non risolvessi col venditore, nei prossimi giorni cerco meglio, sono certo di averne un'altra che certamente è messa meglio, mi spiace, al momento non potevo far meglio di così  ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 06 Dic, 2018 21:59

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="green63" post="472504"][quote user="Freddoforever" post="472502"]una domanda Mauro, il display rimane sempre acceso,è normale che rimanga così o si può settare per spegnerlo?[/quote]

No, purtroppo resta sempre acceso, ma non perchè sia normale ma perchè non va, mi spiace, è una vecchia consolle, e ha svariati anni sul groppone  ;) 
comunque, qualora non risolvessi col venditore, nei prossimi giorni cerco meglio, sono certo di averne un'altra che certamente è messa meglio, mi spiace, al momento non potevo far meglio di così  ;)[/quote]

ok,comunque non ti preoccupare va bene lo stesso anche questa ;) essendo nella camera dove dormo ci metto un fazzoletto sopra la notte   :D


-----------------------------------
Freddoforever
Ven 07 Dic, 2018 13:18

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Ho provato ad installare HW e funziona,ho messo l'intervallo a 10 minuti,é un buon tempo o è troppo/troppo poco?

Che programma mi consigliate di utilizzare per grafici/statistiche é meglio weather display (un po macchinoso) o graph weather(più scarno ma configurabile più facilmente a quanto mi sembra)?


-----------------------------------
green63
Ven 07 Dic, 2018 15:54

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="472559"]Ho provato ad installare HW e funziona,ho messo l'intervallo a 10 minuti,é un buon tempo o è troppo/troppo poco?

Che programma mi consigliate di utilizzare per grafici/statistiche é meglio weather display (un po macchinoso) o graph weather(più scarno ma configurabile più facilmente a quanto mi sembra)?[/quote]

Allora, purtroppo sul software non sono la persona giusta per un consiglio, a parte weatherlink e un programma professionale, che però non gestisce questo tipo di stazioni, ho esperienza pari a 0  :lol: 

per il tempo di campionamento penso dipenda tutto da quanta capacità ha il datalogger e ogni quanto accendi il pc, se rimane sempre acceso ti consiglierei di ridurlo almeno a 5 minuti

Mauro


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 13 Dic, 2018 06:48

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="green63" post="472586"][quote user="Freddoforever" post="472559"]Ho provato ad installare HW e funziona,ho messo l'intervallo a 10 minuti,é un buon tempo o è troppo/troppo poco?

Che programma mi consigliate di utilizzare per grafici/statistiche é meglio weather display (un po macchinoso) o graph weather(più scarno ma configurabile più facilmente a quanto mi sembra)?[/quote]

Allora, purtroppo sul software non sono la persona giusta per un consiglio, a parte weatherlink e un programma professionale, che però non gestisce questo tipo di stazioni, ho esperienza pari a 0  :lol: 

per il tempo di campionamento penso dipenda tutto da quanta capacità ha il datalogger e ogni quanto accendi il pc, se rimane sempre acceso ti consiglierei di ridurlo almeno a 5 minuti

Mauro[/quote]

Si l'ho messo a 5 minuti e va bene
sto utilizzando graphweather e noto che a volte non registra min e max,magari in quei 5 minuti c'è un decimo in più o in meno e heawy weather lo registra, invece graphweather no,anche se ho scoperto come modificarlo dopo...inoltre la pressione atmosferica non è mai uguale a quella segnata da heawy weather,c'è sempre una differenza seppur di poco,magari qualcun più esperto può aiutarmi....


-----------------------------------
Freddoforever
Dom 13 Gen, 2019 10:52

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Dopo la nevicata dell'altro giorno tutta la stazione era coperta da neve e ghiaccio,ieri quando ha iniziato a sciogliersi la stazione segnalava il vento anche se assente con velocità di 4/5/10 km/h, circa.
Ho pensato che la cosa potesse dipendere dal ghiaccio,visto che il problema delle raffiche fantasma si era già presentato con la nevicata di dicembre ma era stata una cosa passeggera (ho letto su internet che questa stazione ha questo problema) e presto ha ripreso a funzionare correttamente.

oggi che il vento c'è,ho provato a controllare se nel momento dell'aggiornamento dei dati facesse la stessa cosa e in effetti anche in momenti in cui le palette sono ferme segnala vento,ghiaccio e neve non ci sono più sopra la stazione  e non è un problema di sofware perchè entrambe le consolle (quella originale e quella di Mauro) lo segnalano,cosa mi consigliate di fare? :(
avevo pensato di staccare e riattaccare il connettore dell'anemometro sul trasmettitore,ma sta dentro allo schermo ed è una rogna a sontarlo e rimontarlo e poi non so se risolverebbe! :urted:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 13 Gen, 2019 12:46

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Se parli della La Crosse, non penso che staccare e riattaccare il connettore risolverebbe qualcosa. Io quell'anemometro lo conosco abbastanza, perché l'ho interfacciato con Arduino e praticamente funziona mandando dei bit di dati non con un potenziometro come il Davis. Potrebbe essere dovuto ad interferenze, la cosa che potrebbe aiutare è saldare un condensatore tra la massa e il data, ma so che può essere una cosa molto difficile da fare se la stazione è di fabbrica. Sinceramente io non ci ho mai provato neanche a metterlo, perché mi sono reso conto del problema tardi, ma pure a me dava raffiche fantasma a volte lo stesso anemometro. Ti volevo chiedere una cosa comunque: come sono le condizioni del cavo ? Il cavo è dentro un tubo corrugato o semplicemente messo all'esterno senza protezione?
 :bye:


-----------------------------------
Freddoforever
Dom 13 Gen, 2019 14:31

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="478945"]Se parli della La Crosse, non penso che staccare e riattaccare il connettore risolverebbe qualcosa. Io quell'anemometro lo conosco abbastanza, perché l'ho interfacciato con Arduino e praticamente funziona mandando dei bit di dati non con un potenziometro come il Davis. Potrebbe essere dovuto ad interferenze, la cosa che potrebbe aiutare è saldare un condensatore tra la massa e il data, ma so che può essere una cosa molto difficile da fare se la stazione è di fabbrica. Sinceramente io non ci ho mai provato neanche a metterlo, perché mi sono reso conto del problema tardi, ma pure a me dava raffiche fantasma a volte lo stesso anemometro. Ti volevo chiedere una cosa comunque: come sono le condizioni del cavo ? Il cavo è dentro un tubo corrugato o semplicemente messo all'esterno senza protezione?
 :bye:[/quote]

Il cavo è nuovo,ho la stazione da poco più di un mese,non è protetto ma arrotolato e fissato al palo orizzontale perchè la stazione è ancora in una postazione provvisoria,entro il mese dovrei metterla in quella definitiva.
Sul fatto di metterci mano non sono la persona più adatta non avendo ne competenza ne attrezzatura :(


-----------------------------------
Freddoforever
Dom 13 Gen, 2019 17:01

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Ho provato a staccare il connettore e dopo qualche minuto a riattaccarlo ma il problema si ripresenta sempre solo per la velocità del vento mentre la direzione  funziona correttamente  :urted: 

Mi sembra impossibile che dopo 40 gg sia partito l' anemometro  :ohno:


-----------------------------------
green63
Dom 13 Gen, 2019 21:52

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="478984"]Ho provato a staccare il connettore e dopo qualche minuto a riattaccarlo ma il problema si ripresenta sempre solo per la velocità del vento mentre la direzione  funziona correttamente  :urted: 

Mi sembra impossibile che dopo 40 gg sia partito l' anemometro  :ohno:[/quote]

Ciao,
purtroppo non ho molta esperienza in merito, ho avuto una 2300 tra le mie prime stazioni ed era cablata ma non ricordo di aver avuto problemi simili, sicuramente sono stato fortunato, questa stazione è nota per le sue ottime prestazioni se rapportate al prezzo ma i materiali di costruzione non sono il suo punto forte  :( 

I problemi di false letture dell'anemometro sono piuttosto comuni, e bisogna arrovellarsi un poco per risolverli, ti passo un link per una modifica al cablaggio, tutto sommato abbastanza semplice da realizzare, magari ti può essere di spunto  ;) 

[url=http://www.lavrsen.dk/sources/weather/windmod.htm]Link


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 14 Gen, 2019 09:54

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="green63" post="479017"][quote user="Freddoforever" post="478984"]Ho provato a staccare il connettore e dopo qualche minuto a riattaccarlo ma il problema si ripresenta sempre solo per la velocità del vento mentre la direzione  funziona correttamente  :urted: 

Mi sembra impossibile che dopo 40 gg sia partito l' anemometro  :ohno:[/quote]

Ciao,
purtroppo non ho molta esperienza in merito, ho avuto una 2300 tra le mie prime stazioni ed era cablata ma non ricordo di aver avuto problemi simili, sicuramente sono stato fortunato, questa stazione è nota per le sue ottime prestazioni se rapportate al prezzo ma i materiali di costruzione non sono il suo punto forte  :( 

I problemi di false letture dell'anemometro sono piuttosto comuni, e bisogna arrovellarsi un poco per risolverli, ti passo un link per una modifica al cablaggio, tutto sommato abbastanza semplice da realizzare, magari ti può essere di spunto  ;) 

[url=http://www.lavrsen.dk/sources/weather/windmod.htm]Link[/quote]

Grazie per il link ;) però a quanto ho letto il problema che aveva lui era diverso,rilevava raffiche forti,cosa che è successa anche a me ma solo raramente,adesso segna sempre vento anche se debole tipo 5/6/8 km/h.

Come ho già scritto non me la cavo bene con quel genere di lavori e poi essendo una problema diverso forse non risolverei, per ora lascio l'anemometro attaccato qualche giorno per vedere se la cosa si risolve da sola altrimenti lo stacco e successivamente quando andrò ad abitare nella nuova casa proverò a cablarla.

Questa stazione mi sta proprio deludendo,prima il problema alla consolle,poi questo,mah  :urted:


-----------------------------------
green63
Lun 14 Gen, 2019 10:24

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="479058"][quote user="green63" post="479017"][quote user="Freddoforever" post="478984"]Ho provato a staccare il connettore e dopo qualche minuto a riattaccarlo ma il problema si ripresenta sempre solo per la velocità del vento mentre la direzione  funziona correttamente  :urted: 

Mi sembra impossibile che dopo 40 gg sia partito l' anemometro  :ohno:[/quote]

Ciao,
purtroppo non ho molta esperienza in merito, ho avuto una 2300 tra le mie prime stazioni ed era cablata ma non ricordo di aver avuto problemi simili, sicuramente sono stato fortunato, questa stazione è nota per le sue ottime prestazioni se rapportate al prezzo ma i materiali di costruzione non sono il suo punto forte  :( 

I problemi di false letture dell'anemometro sono piuttosto comuni, e bisogna arrovellarsi un poco per risolverli, ti passo un link per una modifica al cablaggio, tutto sommato abbastanza semplice da realizzare, magari ti può essere di spunto  ;) 

[url=http://www.lavrsen.dk/sources/weather/windmod.htm]Link[/quote]

Grazie per il link ;) però a quanto ho letto il problema che aveva lui era diverso,rilevava raffiche forti,cosa che è successa anche a me ma solo raramente,adesso segna sempre vento anche se debole tipo 5/6/8 km/h.

Come ho già scritto non me la cavo bene con quel genere di lavori e poi essendo una problema diverso forse non risolverei, per ora lascio l'anemometro attaccato qualche giorno per vedere se la cosa si risolve da sola altrimenti lo stacco e successivamente quando andrò ad abitare nella nuova casa proverò a cablarla.

Questa stazione mi sta proprio deludendo,prima il problema alla consolle,poi questo,mah  :urted:[/quote]

mi spiace tanto, in molti hanno avuto grandi soddisfazioni da queste stazioncine, in molti altri cocenti delusioni e problemi continui, a volte conta molto il fattore C  :wink:


-----------------------------------
andrea75
Lun 14 Gen, 2019 18:53

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="green63" post="479071"]mi spiace tanto, in molti hanno avuto grandi soddisfazioni da queste stazioncine, in molti altri cocenti delusioni e problemi continui, a volte conta molto il fattore C  :wink:[/quote]

Concordo... pensa che la mia WS2300 l'ho installata nel Dicembre 2004, ed è online ininterrottamente dal Gennaio 2005 (compie a giorni 13 anni). Ho sostituito solo le batterie al bisogno, e cambiato l'anemometro quando hanno introdotto la versione a coppette in luogo di quella con la ventolina che non si poteva vedere. 
A qualcuno so che è durata 6 mesi....


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 14 Gen, 2019 19:18

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="479119"][quote user="green63" post="479071"]mi spiace tanto, in molti hanno avuto grandi soddisfazioni da queste stazioncine, in molti altri cocenti delusioni e problemi continui, a volte conta molto il fattore C  :wink:[/quote]

Concordo... pensa che la mia WS2300 l'ho installata nel Dicembre 2004, ed è online ininterrottamente dal Gennaio 2005 (compie a giorni 13 anni). Ho sostituito solo le batterie al bisogno, e cambiato l'anemometro quando hanno introdotto la versione a coppette in luogo di quella con la ventolina che non si poteva vedere. 
A qualcuno so che è durata 6 mesi....[/quote]

Il tuo credo sia un record,non dico  così tanto ma almeno qualche annetto volevo farcelo,domani approfittando che lo schermo é mezzo smontato faccio un tentativo cablandola ma la vedo dura,vi aggiorno.....


-----------------------------------
Freddoforever
Mar 15 Gen, 2019 13:13

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Ho cablato la stazione e il problema rimane,quindi ho provato a togliere direttamente le coppette e anche così segna vento anche se solo all'inizio poi si assesta a 0.0,rimettendola in wireless invece le segna sempre,la direzione invece funziona in ogni situazione,staccherò l' anemometro e via  :urted:


-----------------------------------
Freddoforever
Mar 15 Gen, 2019 18:16

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Dopo altre prove la situazione è questa:dopo aver staccato le coppette sia in wireless che cablata la velocità del vento non viene visualizzata mentre la direzione si.
Potrei riprendere l'anemometro anche se a questo punto non ci voglio  spendere altri soldi,credo che per ora la lasceró così  :urted:


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 09 Mag, 2019 20:22

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Da qualche giorno il segnale del termoigrometro non arriva regolarmente,la stazione è in wireless ad una distanza di circa 15 metri con in mezzo un muro esterno ed uno interno,ho cambiato le batterie da un mese e mezzo,è possibile che già dopo questo poco tempo devo cambiarle? :( 
Ho anche provato ad avvicinarla a circa 10 metri ma il problema rimane.


-----------------------------------
andrea75
Gio 09 Mag, 2019 21:33

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Prova ad avvicinarla un po' di più... a volte può succedere che una volta perso il segnale poi fatichi a riprenderlo. In alternativa, per forzare la sincronizzazione, togli le batterie dal sensore esterno, attendi qualche secondo e poi rimettile.


-----------------------------------
Freddoforever
Ven 10 Mag, 2019 08:33

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="489667"]Prova ad avvicinarla un po' di più... a volte può succedere che una volta perso il segnale poi fatichi a riprenderlo. In alternativa, per forzare la sincronizzazione, togli le batterie dal sensore esterno, attendi qualche secondo e poi rimettile.[/quote]

Proverò,dove ero prima sono durate 3 mesi e mezzo senza mai mancanza di segnale,la distanza era di 6/7 metri con un muro in mezzo.
Forse la maggiore distanza e due muri in mezzo possono incidere  sulla durata delle batterie. :?


-----------------------------------
andrea75
Ven 10 Mag, 2019 08:39

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="489676"][quote user="andrea75" post="489667"]Prova ad avvicinarla un po' di più... a volte può succedere che una volta perso il segnale poi fatichi a riprenderlo. In alternativa, per forzare la sincronizzazione, togli le batterie dal sensore esterno, attendi qualche secondo e poi rimettile.[/quote]

Proverò,comunque se dipende dalla durata delle batterie,dove ero prima sono durate 3 mesi e mezzo senza mai mancanza di segnale,la distanza era di 6/7 metri con un muro in mezzo.[/quote]

Prova ad usare batterie al Litio, queste qui:

[img]https://www.energizer.eu/it/wp-content/uploads/sites/122/2015/10/EMG238852SAP639171ENRUltimateLithiumAAAFSB4.png[/img]

Oltre a durare di più, hanno anche un'altra caratteristica importante, ovvero quella di mantenere lo stesso voltaggio per tutta la durata della batteria, a differenza delle classiche o delle alcaline, il cui voltaggio cala progressivamente fino alla loro "morte". Motivo poi questo, che comporta nel nostro caso le possibili perdite di segnale quando questo è molto al limite. 
Io ora ho smesso di usarle perché ho una situazione più stabile a livello di segnale, ma quando nella vecchia abitazione avevo la stazione sul tetto, con queste batterie avevo svoltato.
Ovviamente costano un po' di più, ma secondo me la spesa le vale tutte.


-----------------------------------
Freddoforever
Ven 10 Mag, 2019 19:07

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Aggiorno la situazione con questa tribolatissima stazione :urted: 
ho levato l'alimentazione alla consolle per resettarla e poi riattaccato la corrente,ho controllato le batterie sul termoigro e risultano cariche al 75%, per prova ho preso la consolle che non scaricava i dati e l'ho messa vicino a quella di Mauro collegata al pc,risultato quella di Mauro perde il segnale mentre la mia no (almeno per ora).

Poi mi è venuta un'idea folle,ho riprovato a collegare la mia consolle al pc e adesso FUNZIONA  :eek:  scaricando i dati!!!!
non so più cosa dire,adesso vedo in questi giorni come va.....


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 14 Ago, 2019 08:46

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Mi rivolgo a quei credo pochi possessori della 23xx,una volta o due al mese heavy weather si blocca senza scaricare i dati,mentre mostra i dati attuali.
Ho provato in diversi modi ma riesco a risolvere solo disinstallando e poi reistallando HW,il problema é che non ho più i dati dell' ultimo scaricamento,c'è un sistema alternativo?


-----------------------------------
andrea75
Gio 15 Ago, 2019 10:54

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="498208"]Mi rivolgo a quei credo pochi possessori della 23xx,una volta o due al mese heavy weather si blocca senza scaricare i dati,mentre mostra i dati attuali.
Ho provato in diversi modi ma riesco a risolvere solo disinstallando e poi reistallando HW,il problema é che non ho più i dati dell' ultimo scaricamento,c'è un sistema alternativo?[/quote]

Premetto che non utilizzo più HW da circa 2 anni, da quando l'ho sostituito con il Raspberry. E' possibile che ti si corrompa il file .dat. Ricordo che a me succedeva all'inizio, quando lo utilizzavo su un vecchio PC, che probabilmente aveva un disco un po' sofferente e che ogni tanto appunto faceva corrompere il file, mentre invece con un pc più nuovo non mi era più capitato. Anche io, come te, dovevo ogni volta  cambiare file .dat e iniziarne uno nuovo perdendo i dati. Ma avevo trovato un piccolo stratagemma: editavo il file history.dat nuovo con un editor (a ritrovarlo oggi non sarà semplice), modificando il primo dato scaricato con una data precedente. Alla successiva riapertura del file, la stazione colmava i dati mancanti con il contenuto del datalogger. Più difficile a dirsi che a farsi, ma il problema è ritrovare l'editor....
Altrimenti inizia un nuovo file .dat, lo chiudi, lo rinomini e lo tieni da parte. Avrà quindi sicuramente una data ultima antecedente a quella che ci sarà se e quanto ti ridarà quel problema. A quel punto quando ti corrompe il file, recuperi il file .dat tenuto da parte e il datalogger funzionerà correttamente.


-----------------------------------
Freddoforever
Ven 16 Ago, 2019 07:53

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="498313"][quote user="Freddoforever" post="498208"]Mi rivolgo a quei credo pochi possessori della 23xx,una volta o due al mese heavy weather si blocca senza scaricare i dati,mentre mostra i dati attuali.
Ho provato in diversi modi ma riesco a risolvere solo disinstallando e poi reistallando HW,il problema é che non ho più i dati dell' ultimo scaricamento,c'è un sistema alternativo?[/quote]

Premetto che non utilizzo più HW da circa 2 anni, da quando l'ho sostituito con il Raspberry. E' possibile che ti si corrompa il file .dat. Ricordo che a me succedeva all'inizio, quando lo utilizzavo su un vecchio PC, che probabilmente aveva un disco un po' sofferente e che ogni tanto appunto faceva corrompere il file, mentre invece con un pc più nuovo non mi era più capitato. Anche io, come te, dovevo ogni volta  cambiare file .dat e iniziarne uno nuovo perdendo i dati. Ma avevo trovato un piccolo stratagemma: editavo il file history.dat nuovo con un editor (a ritrovarlo oggi non sarà semplice), modificando il primo dato scaricato con una data precedente. Alla successiva riapertura del file, la stazione colmava i dati mancanti con il contenuto del datalogger. Più difficile a dirsi che a farsi, ma il problema è ritrovare l'editor....
Altrimenti inizia un nuovo file .dat, lo chiudi, lo rinomini e lo tieni da parte. Avrà quindi sicuramente una data ultima antecedente a quella che ci sarà se e quanto ti ridarà quel problema. A quel punto quando ti corrompe il file, recuperi il file .dat tenuto da parte e il datalogger funzionerà correttamente.[/quote]

I dati (statistiche)  li salvo periodicamente su un file excel,ma qualche ora può mancare,comunque é un'idea che può funzionare quella di creare un nuovo file.dat ci proverò. ;) 
Con il tuo stesso sistema del Raspberry sicuramente non ci sarebbero più problemi e mi piacerebbe averla online  :love: 
 purtroppo non ho una linea Internet fissa e per vari motivi non posso metterla,utilizzo lo smartphone per navigare......


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 30 Nov, 2019 09:44

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Riagganciandomi al mio ulimo post,avevo pensato di mettere una linea fissa ma per vari motivi devo definitivamente abbandonare l' idea quindi chiedo se esiste un sistema economico per mettere online la stazione.
Ad esempio il Raspberry prevede la possibilità di poter avere una SIM con un piccolo abbonamento una tantum?oppure conoscete alternative valide ma sempre a prezzi contenuti?


-----------------------------------
Freddoforever
Sab 30 Nov, 2019 17:27

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
Nessuno può aiutarmi?


-----------------------------------
andrea75
Sab 30 Nov, 2019 18:02

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
La soluzione potrebbe essere quella di collegare al Raspberry una chiavetta 4G con una SIM dati.... però onestamente dirti quali sono compatibili, dove trovare e come installare i driver, beh... non saprei. Dovresti provare a chiedere in un forum del Raspberry.


-----------------------------------
Freddoforever
Dom 01 Dic, 2019 09:20

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="505302"]La soluzione potrebbe essere quella di collegare al Raspberry una chiavetta 4G con una SIM dati.... però onestamente dirti quali sono compatibili, dove trovare e come installare i driver, beh... non saprei. Dovresti provare a chiedere in un forum del Raspberry.[/quote]

Io non sono esperto in queste cose,pensavo che qualcuno sul forum adottasse una soluzione senza linea fissa e quindi potesse darmi un consiglio sia sull'hardware che sui piani tariffari,pazienza la lascio offine.....


-----------------------------------
andrea75
Dom 01 Dic, 2019 14:42

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="505338"][quote user="andrea75" post="505302"]La soluzione potrebbe essere quella di collegare al Raspberry una chiavetta 4G con una SIM dati.... però onestamente dirti quali sono compatibili, dove trovare e come installare i driver, beh... non saprei. Dovresti provare a chiedere in un forum del Raspberry.[/quote]

Io non sono esperto in queste cose,pensavo che qualcuno sul forum adottasse una soluzione senza linea fissa e quindi potesse darmi un consiglio sia sull'hardware che sui piani tariffari,pazienza la lascio offine.....[/quote]

Con un PC è indubbiamente più semplice, con un Raspberry onestamente non saprei. E non mi pare di aver visto soluzioni di questo tipo tra gli utenti.


-----------------------------------
meteomandi
Mer 18 Dic, 2019 00:15

Re: Consiglio Stazione Meteo
-----------------------------------
[quote user="Frasnow" post="471610"]PCE-FWS 20, presa qualche mese fa per la seconda casa che va ad aggiungersi alla prima PCE presa nel 2015 per dove abito e mi trovo benissimo. E' migliorata rispetto alla versione precedente, sopratutto il pluvio lo hanno fatto più profondo così che in caso di forti prp non vada a sottostimare.
Ho affiancato un manuale per vedere lo scarto, che non c'è perchè ho misurato 37.8mm elettronico, circa 37.5mm il manuale. L'unica cosa è di costruirgli / comprargli uno schermo solare perchè quello "di serie" lascia molto a desiderare. Tra l'altro la stazione è facilmente interfacciabile con molto software tra cui il famosissimo Cumulus che utilizzo per entrambe le stazioni.  
[b]Costa 120€ + SS.[/b]

http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/stazione-meteo-pce-fws-20.htm[/quote]

Ciao Frasnow .Scusami,mi accodo a questa tua risposta.Anche io ho una Pce fws 20 che solo ora comincia a darmi problemini in trasmissione con il sensore esterno inserito in uno schermo passivo davis.Ti chiedo se la tua nuova pce è una fws 20n ,visto che parli del nuovo pluviometro?Nel caso  lo sia. il nuovo schermo (non è migliorato quindi rispetto alle prestazioni del precedente...) è removibile per applicare uno schermo più affidabile? Ti chiedo perchè non so se comprare un nuovo termoigrometro uguale a quello precedente o il blocco dei sensori esterni della fws 20n.Grazie  in anticipo a te e anche a chi vorrà darmi indicazioni,    Mauro


