http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16117
-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 10:07

Sensore Netatmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)


-----------------------------------
Poranese457
Mer 05 Dic, 2018 10:14

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda!


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 10:19

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 10:52

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472281"][quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.[/quote]

Infatti, il sole non c'è più sul sensore e da 12.3° in dieci minuti è passato a 11.6°!
Vorrei capire solo se è normale..


-----------------------------------
green63
Mer 05 Dic, 2018 11:39

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472282"][quote user="nicola74" post="472281"][quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.[/quote]

Infatti, il sole non c'è più sul sensore e da 12.3° in dieci minuti è passato a 11.6°!
Vorrei capire solo se è normale..[/quote]

Assolutamente normale, tranquillo, tieni monitorate le differenze anche in altre condizioni, ad esempio, con cielo coperto sei allineato?
se lo sei il tuo sensore funziona bene  ;)


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 11:47

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="green63" post="472297"][quote user="nicola74" post="472282"][quote user="nicola74" post="472281"][quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.[/quote]

Infatti, il sole non c'è più sul sensore e da 12.3° in dieci minuti è passato a 11.6°!
Vorrei capire solo se è normale..[/quote]

Si, con cielo coperto è allineato.
Assolutamente normale, tranquillo, tieni monitorate le differenze anche in altre condizioni, ad esempio, con cielo coperto sei allineato?
se lo sei il tuo sensore funziona bene  ;)[/quote]


-----------------------------------
andrea75
Mer 05 Dic, 2018 11:48

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472282"][quote user="nicola74" post="472281"][quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.[/quote]

Infatti, il sole non c'è più sul sensore e da 12.3° in dieci minuti è passato a 11.6°!
Vorrei capire solo se è normale..[/quote]

Teoricamente il sensore dovrebbe prendere SEMPRE sole per essere attendibile. E' chiaro che se il sensore va all'ombra, la temperatura cala. E' come se tu avessi la stazione all'ombra tutto il giorno... è ovvio che avresti valori più bassi di una stazione sempre esposta al sole (oltre che non corretti...). 
Lo schermo ha la funzione di schermare il più possibile il sensore dai raggi solari, ma non ti darà mai un valore pari o simile ad uno posizionato all'ombra. Il sole scalda ed è giusto che lo faccia... 
Detto ciò, se a parità di condizioni (sole) la stazione sovrastima rispetto ad una limitrofa, vanno verificati altri parametri, come l'esposizione e soprattutto l'installazione. Mentre quella di Francesco (non so se nemmeno se è esposta al sole tutto il giorno) non credo sia confrontabile con la tua visto che è comunque posizionata in mezzo al verde, quella del centro potrebbe essere già più vicina ai tuoi valori, sebbene sia ad una cinquantina di metri più in alto e soprattutto installata su un tetto. Diciamo che a parità di condizioni un grado di differenza in più è già tollerabile... 2°C in più già meno. In questo caso dovresti indagare meglio su cosa potrebbe portarti questa sovrastima.
Se vuoi approfondire però ti consiglierei di aprire un topic in strumenti meteo, altrimenti qui finiamo troppo OT, più di quanto ci siamo già finiti. ;)


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 11:48

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472298"][quote user="green63" post="472297"][quote user="nicola74" post="472282"][quote user="nicola74" post="472281"][quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.[/quote]

Infatti, il sole non c'è più sul sensore e da 12.3° in dieci minuti è passato a 11.6°!
Vorrei capire solo se è normale..[/quote]


Assolutamente normale, tranquillo, tieni monitorate le differenze anche in altre condizioni, ad esempio, con cielo coperto sei allineato?
se lo sei il tuo sensore funziona bene  ;)[/quote][/quote]

Si, con cielo coperto è allineato.


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 11:50

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472300"][quote user="nicola74" post="472298"][quote user="green63" post="472297"][quote user="nicola74" post="472282"][quote user="nicola74" post="472281"][quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.[/quote]

Infatti, il sole non c'è più sul sensore e da 12.3° in dieci minuti è passato a 11.6°!
Vorrei capire solo se è normale..[/quote]


Assolutamente normale, tranquillo, tieni monitorate le differenze anche in altre condizioni, ad esempio, con cielo coperto sei allineato?
se lo sei il tuo sensore funziona bene  ;)[/quote][/quote]

Si, con cielo coperto è allineato.[/quote]
Lo schermo sta forse troppo vicino al parapetto in muratura?é possibile che scaldandosi possa disturbare il sensore?
considera che starà a una 40ina di cm dal parapetto.


-----------------------------------
green63
Mer 05 Dic, 2018 11:53

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472300"][quote user="nicola74" post="472298"][quote user="green63" post="472297"][quote user="nicola74" post="472282"][quote user="nicola74" post="472281"][quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.[/quote]

Infatti, il sole non c'è più sul sensore e da 12.3° in dieci minuti è passato a 11.6°!
Vorrei capire solo se è normale..[/quote]


Assolutamente normale, tranquillo, tieni monitorate le differenze anche in altre condizioni, ad esempio, con cielo coperto sei allineato?
se lo sei il tuo sensore funziona bene  ;)[/quote][/quote]

Si, con cielo coperto è allineato.[/quote]

Molto bene, ciò significa che il tuo sensore non ha problemi, quando il sole colpisce direttamente i piatti dello schermo è ovvio che la temperatura salga, ma la velocità di salita è estremamente variabile ed è influenzata da diversi fattori, tra i più importanti la velocità di risposta del sensore, il suo posizionamento all'interno dello schermo, la presenza e la direzione della ventilazione naturale etc
resta ovvio che, a differente velocità di salita, gli estremi devono comunque corrispondere, nei limiti delle ovvie tolleranze dovute alla distanza, che, seppur apparentemente non elevata, può innescare differenze apprezzabili
[b]
edit[/b] ho visto ora la tua risposta riguardo il parapetto, assolutamente si, può influenzare i rilevamenti, posta se puoi una foto
Mauro


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 11:59

Re: 05 Dicembre 2018: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="green63" post="472303"][quote user="nicola74" post="472300"][quote user="nicola74" post="472298"][quote user="green63" post="472297"][quote user="nicola74" post="472282"][quote user="nicola74" post="472281"][quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.[/quote]

Infatti, il sole non c'è più sul sensore e da 12.3° in dieci minuti è passato a 11.6°!
Vorrei capire solo se è normale..[/quote]


Assolutamente normale, tranquillo, tieni monitorate le differenze anche in altre condizioni, ad esempio, con cielo coperto sei allineato?
se lo sei il tuo sensore funziona bene  ;)[/quote][/quote]

Si, con cielo coperto è allineato.[/quote]

Molto bene, ciò significa che il tuo sensore non ha problemi, quando il sole colpisce direttamente i piatti dello schermo è ovvio che la temperatura salga, ma la velocità di salita è estremamente variabile ed è influenzata da diversi fattori, tra i più importanti la velocità di risposta del sensore, il suo posizionamento all'interno dello schermo, la presenza e la direzione della ventilazione naturale etc
resta ovvio che, a differente velocità di salita, gli estremi devono comunque corrispondere, nei limiti delle ovvie tolleranze dovute alla distanza, che, seppur apparentemente non elevata, può innescare differenze apprezzabili
[b]
edit[/b] ho visto ora la tua risposta riguardo il parapetto, assolutamente si, può influenzare i rilevamenti, posta se puoi una foto
Mauro[/quote]
grazie Mauro, ti ho scritto in pvt.


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 12:28

Problemi Con Schermi Solari
-----------------------------------
Buongiorno,
questa mattina mi sono accorto che, pur utilizzando uno schermo passivo Davis, la rilevazione della temperatura è stata influenzata dall'irraggiamento solare.
Sto utilizzando una stazione netatmo ed il sensore può essere inserito nello schermo solamente in posizione orizzontale.
Ho posizionato lo schermo a circa 40 cm dal parapetto in muratura del terrazzo.
Probabilmente è lo stesso parapetto che riscaldandosi con il sole ha influito negativamente sulla rilevazione.
Qualcuno di voi ha avuto problemi con gli schermi?


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 12:38

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
AZZ...non avevo visto che avevi creato un nuovo topic!!


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 12:46

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Comunque ho notato che in assenza di vento non c'è schermo che tenga!! Se c'è il sole la differenza si sente!!


-----------------------------------
Poranese457
Mer 05 Dic, 2018 12:51

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472315"]Comunque ho notato che in assenza di vento non c'è schermo che tenga!! Se c'è il sole la differenza si sente!![/quote]

Ma il vento mica influenza la temperatura rilevata da un sensore, schermo o non schermo  :lol:  :lol:


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 12:53

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Non intendevo quello. Limita il disturbo dell'irraggiamento solare.


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 12:56

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
A cosa servirebbe questo??

KIT VENTILAZIONE SCHERMO PER ORE DIURNE
 
DW-7747 - Kit ventilazione schermo per ore diurne
Kit per trasformare lo schermo solare passivo della stazione Vantage Pro2 in ventilato nelle ore diurne

Kit per trasformare lo schermo solare passivo della stazione Davis Vantage Pro2 in ventilato nelle ore diurne.
Sebbene costi la metà rispetto allo schermo solare aspirato 24h/24, riduce del 75% circa gli effetti causati dalla radiazione diurna. La ventola alimentata
dal pannello solare funziona nelle sole ore diurne. Non essendovi batteria di backup, la ventola si ferma al calare della notte, quando gli effetti della radiazione sono trascurabili.


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 14:36

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="472317"][quote user="nicola74" post="472315"]Comunque ho notato che in assenza di vento non c'è schermo che tenga!! Se c'è il sole la differenza si sente!![/quote]

Ma il vento mica influenza la temperatura rilevata da un sensore, schermo o non schermo  :lol:  :lol:[/quote]

Bah...


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 14:40

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="472299"][quote user="nicola74" post="472282"][quote user="nicola74" post="472281"][quote user="Poranese457" post="472280"][quote user="nicola74" post="472279"]Ma è normale che anche con uno schermo davis passivo il sensore quando viene raggiunto dal sole diretto segnala aumenti di temperatura nell'arco di poco tempo? (es. stamattina da 7°C a 11° in un ora)[/quote]

Puoi fare anche di peggio che 4°C in un'ora, il sole quando scalda scalda![/quote]

Ma è logico,
il fatto è che ho vicine 2 stazioni; quella del centro storico e quella di Francesco.
Rispetto al centro storico sono sopra di 2° e rispetto a quella di Francesco di 4°.
Considera che dal centro sono a un km di distanza in linea d'aria.[/quote]

Infatti, il sole non c'è più sul sensore e da 12.3° in dieci minuti è passato a 11.6°!
Vorrei capire solo se è normale..[/quote]

Teoricamente il sensore dovrebbe prendere SEMPRE sole per essere attendibile. E' chiaro che se il sensore va all'ombra, la temperatura cala. E' come se tu avessi la stazione all'ombra tutto il giorno... è ovvio che avresti valori più bassi di una stazione sempre esposta al sole (oltre che non corretti...). 
Lo schermo ha la funzione di schermare il più possibile il sensore dai raggi solari, ma non ti darà mai un valore pari o simile ad uno posizionato all'ombra. Il sole scalda ed è giusto che lo faccia... 
Detto ciò, se a parità di condizioni (sole) la stazione sovrastima rispetto ad una limitrofa, vanno verificati altri parametri, come l'esposizione e soprattutto l'installazione. Mentre quella di Francesco (non so se nemmeno se è esposta al sole tutto il giorno) non credo sia confrontabile con la tua visto che è comunque posizionata in mezzo al verde, quella del centro potrebbe essere già più vicina ai tuoi valori, sebbene sia ad una cinquantina di metri più in alto e soprattutto installata su un tetto. Diciamo che a parità di condizioni un grado di differenza in più è già tollerabile... 2°C in più già meno. In questo caso dovresti indagare meglio su cosa potrebbe portarti questa sovrastima.
Se vuoi approfondire però ti consiglierei di aprire un topic in strumenti meteo, altrimenti qui finiamo troppo OT, più di quanto ci siamo già finiti. ;)[/quote]

Scusa Andrea non avevo visto la tua risposta, comunque credo che la sovrastima sia da imputare alla vicinanza con il parapetto in muratura. Proverò a spostare in alto lo schermo.


-----------------------------------
Cyborg
Mer 05 Dic, 2018 14:44

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="472317"][quote user="nicola74" post="472315"]Comunque ho notato che in assenza di vento non c'è schermo che tenga!! Se c'è il sole la differenza si sente!![/quote]

Ma il vento mica influenza la temperatura rilevata da un sensore, schermo o non schermo  :lol:  :lol:[/quote]

Poranè ma come?!?! Certo che il vento influenza la temperatura ha ragione Nicola! 
Soprattutto se un sensore è schermato male in una giornata di sole, la ventilazione tende ad abbassare l'errore dovuto all'irraggiamento! Non a caso hanno inventato gli schermi ventilati  ;)


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 14:46

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
:friends: [quote user="Cyborg" post="472335"][quote user="Poranese457" post="472317"][quote user="nicola74" post="472315"]Comunque ho notato che in assenza di vento non c'è schermo che tenga!! Se c'è il sole la differenza si sente!![/quote]

Ma il vento mica influenza la temperatura rilevata da un sensore, schermo o non schermo  :lol:  :lol:[/quote]

Poranè ma come?!?! Certo che il vento influenza la temperatura ha ragione Nicola! 
Soprattutto se un sensore è schermato male in una giornata di sole, la ventilazione tende ad abbassare l'errore dovuto all'irraggiamento! Non a caso hanno inventato gli schermi ventilati  ;)[/quote]

 :friends:


-----------------------------------
Poranese457
Mer 05 Dic, 2018 15:07

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
Le risposte e le soluzioni vanno adattate alle situazioni però ;)

Lo schermo ventilato evita che l'aria ristagni all'interno dello schermo stesso ma si parla di situazioni in cui il ricircolo d'aria naturale è nullo.
Parliamo di aree cittadine fortemente urbanizzate

In campagna o pseudo campagna la ventilazione dello schermo è del tutto superflua, specie per una strumentazione del tutto amatoriale come può essere un sensore Netatmo dove gli errori di rilevazioni sono dovuti dalla scarsezza del sensore in se e non dallo schermo ventilato o meno.

Se Nicola invece che a Ponte D'Oddi abitasse nella periferia milanese ed avesse una Davis VP2 allora gli suggerirei pure io un bello schermo solare ventilato. Nelle sue condizioni però il vento è del tutto ininfluente


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 15:17

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="472337"]Le risposte e le soluzioni vanno adattate alle situazioni però ;)

Lo schermo ventilato evita che l'aria ristagni all'interno dello schermo stesso ma si parla di situazioni in cui il ricircolo d'aria naturale è nullo.
Parliamo di aree cittadine fortemente urbanizzate

In campagna o pseudo campagna la ventilazione dello schermo è del tutto superflua, specie per una strumentazione del tutto amatoriale come può essere un sensore Netatmo dove gli errori di rilevazioni sono dovuti dalla scarsezza del sensore in se e non dallo schermo ventilato o meno.

Se Nicola invece che a Ponte D'Oddi abitasse nella periferia milanese ed avesse una Davis VP2 allora gli suggerirei pure io un bello schermo solare ventilato. Nelle sue condizioni però il vento è del tutto ininfluente[/quote]

Logicamente non comprerei mai uno schermo ventilato anche perchè qui il vento porta via i cristiani; cercavo solo di capire l'anomalia di questa mattina! visto che non avevo mai rilevato uno scostamento così significativo rispetto alle altre stazioni più performanti della mia ho cercato di capire quali potevano essere le cause.
Guarda caso questa mattina non tirava un filo di vento!...


-----------------------------------
Cyborg
Mer 05 Dic, 2018 15:19

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="472337"]
Se Nicola invece che a Ponte D'Oddi abitasse nella periferia milanese ed avesse una Davis VP2 allora gli suggerirei pure io un bello schermo solare ventilato. Nelle sue condizioni però il vento è del tutto ininfluente[/quote]

La ventilazione è SEMPRE utile. Indipendentemente dal luogo e dalla stazione. In giornate soleggiate e con vento debole o nullo tutti gli schermi trasmettono al sensore un po' di calore in più dovuto appunto all'irraggiamento creando una differenza con la reale temperatura dell'aria. Per non parlare poi del po' di luce che penetra all'interno (penso che a parte qualche schermo iperprofessionale i sensori non siano mai al buio completo).
Il ristagno dell'aria è una cosa, l'influenza dell'irraggiamento è un'altra.  :bye:


-----------------------------------
andrea75
Mer 05 Dic, 2018 15:28

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
Sì il vento influisce e come... ovvio che tutto è in funzione dell'installazione e della posizione, ma è normale che 2 sensori, uno installato a 2 metri, e l'altro su un tetto avranno SEMPRE 2 rilevazioni diverse in caso di vento, con temperatura più bassa del sensore installato sul tetto. Ne so qualcosa io, quando avevo la stazione a San Sisto sul tetto di un palazzo di 6 piani. Nonostante il tetto che di per sé, almeno in teoria, dovrebbe aiutare una certa sovrastima, nel mio caso, la tanta ventilazione che avevo manteneva sempre valori più contenuti di tutte le stazioni limitrofe, specie nei giorni appunto molto ventilati, anche in piena estate. Tant'è che nonostante l'installazione pienamente urbana, non è mai stata necessaria la ventilazione forzata.

CMQ Nicola per capire meglio serve una foto... anche se ritengo la differenza del tutto ragionevole considerando le diverse installazioni delle altre 2 stazioni.


-----------------------------------
Poranese457
Mer 05 Dic, 2018 15:33

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="472340"][quote user="Poranese457" post="472337"]
Se Nicola invece che a Ponte D'Oddi abitasse nella periferia milanese ed avesse una Davis VP2 allora gli suggerirei pure io un bello schermo solare ventilato. Nelle sue condizioni però il vento è del tutto ininfluente[/quote]

La ventilazione è SEMPRE utile. Indipendentemente dal luogo e dalla stazione. In giornate soleggiate e con vento debole o nullo tutti gli schermi trasmettono al sensore un po' di calore in più dovuto appunto all'irraggiamento creando una differenza con la reale temperatura dell'aria. Per non parlare poi del po' di luce che penetra all'interno (penso che a parte qualche schermo iperprofessionale i sensori non siano mai al buio completo).
Il ristagno dell'aria è una cosa, l'influenza dell'irraggiamento è un'altra.  :bye:[/quote]

Se vogliamo fare un discorso generale mi può anche stare bene )ma io ho risposto all'esigenza specifica di Nicola dove la ventilazione dello schermo non gli cambierebbe praticamente nulla nel rilevamento di dati più o meno corretti

Di sicuro l'aumento di 4°C in un ora (cosa assolutamente NORMALE) che ha rilevato stamani non dipende dalla mancata ventilazione dello schermo ma da una normale azione di Madre Natura


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 15:40

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="472343"][quote user="Cyborg" post="472340"][quote user="Poranese457" post="472337"]
Se Nicola invece che a Ponte D'Oddi abitasse nella periferia milanese ed avesse una Davis VP2 allora gli suggerirei pure io un bello schermo solare ventilato. Nelle sue condizioni però il vento è del tutto ininfluente[/quote]

La ventilazione è SEMPRE utile. Indipendentemente dal luogo e dalla stazione. In giornate soleggiate e con vento debole o nullo tutti gli schermi trasmettono al sensore un po' di calore in più dovuto appunto all'irraggiamento creando una differenza con la reale temperatura dell'aria. Per non parlare poi del po' di luce che penetra all'interno (penso che a parte qualche schermo iperprofessionale i sensori non siano mai al buio completo).
Il ristagno dell'aria è una cosa, l'influenza dell'irraggiamento è un'altra.  :bye:[/quote]

Se vogliamo fare un discorso generale mi può anche stare bene )ma io ho risposto all'esigenza specifica di Nicola dove la ventilazione dello schermo non gli cambierebbe praticamente nulla nel rilevamento di dati più o meno corretti

Di sicuro l'aumento di 4°C in un ora (cosa assolutamente NORMALE) che ha rilevato stamani non dipende dalla mancata ventilazione dello schermo ma da una normale azione di Madre Natura[/quote]

Ripeto, cercavo solo una spiegazione ad un fenomeno che non mi era ancora successo...si vede anche dal grafico della temperatura! e visto che l'unica differenza rispetto agli altri giorni era la totale mancanza di vento ho azzardato questa ipotesi!


-----------------------------------
nicola74
Mer 05 Dic, 2018 15:47

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Comunque osservando la rete in queste condizioni, assenza di vendo e pieno sole si capisce benissimo quali stazioni siano all'ombra e quali al sole. Le differenze tra stazioni molto vicine sono evidenti!!!


-----------------------------------
Cyborg
Mer 05 Dic, 2018 16:05

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="472343"]
Se vogliamo fare un discorso generale mi può anche stare bene )ma io ho risposto all'esigenza specifica di Nicola [b]dove la ventilazione dello schermo non gli cambierebbe praticamente nulla[/b] nel rilevamento di dati più o meno corretti
[/quote]

[quote user="Poranese457" post="472317"]
Ma il vento mica influenza la temperatura rilevata da un sensore, schermo o non schermo  :lol:  :lol:[/quote]

Scusa Leonardo, voglio cercare di spiegare meglio il concetto in risposta a quello che hai detto.
Ragionare per estremi a volte aiuta a capire quello che in misura minore avviene in qualsiasi sensore schermato (che ovviamente non schermerà mai al 100%).

Prova a prendere un sensore totalmente privo di schermo e mettilo al sole. Il rilevamento sarà un disastro, perchè i raggi solari faranno impennare di molti gradi la temperatura al di sopra di quella effettiva dell'aria.  Mettigli vicino un ventilatore... la temperatura scenderà di alcuni gradi portandosi più vicino a quella reale. Ecco questo fa capire quanto conti il vento... e in questo caso non centra il ristagno dell'aria perchè come ho detto il sensore era nudo.
Stesso effetto (ma al contrario) si avrebbe di notte con cielo sereno e assenza di vento... un sensore non schermato perde troppo calore perchè irraggia energia verso l'universo e tende quindi a diventare più freddo dell'aria. Con un ventilatore la temperatura rilevata aumenterebbe, portandosi più vicino al valore reale dell'aria.
Tutto ciò può avvenire sia in campagna, sia in città, sia in installazione su erba che su tetto, dipende dalle condizioni meteo. E Nicola ha fatto bene a notare una differenza maggiore proprio in giornate soleggiate e senza vento.
Spero di essere stato chiaro  :bye:


-----------------------------------
green63
Mer 05 Dic, 2018 16:27

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
Chiariamo alcuni concetti,
In condizioni di ventilazione naturale di buona intensita', diciamo superiore ai 4 m/s uno schermo passivo di qualita' e' assolutamente in grado di garantire un corretto ricircolo d'aria all'interno dello schermo permettendogli di avvicinarsi ad uno schermo attivo
Notevoli vantaggi li avra' anche la reattivita seppure non sara' mai equiparabile ad uno schermo a ventilazione forzata
La ventilazione attiva non sempre e' un bene, in condizioni di vento forte le prestazioni degradano fino ad avere risultati peggiori di un passivo
Altro problema si presenta in condizioni di pioggia, nebbia e umidita' molto elevata, in questi casi, e solo in questi, il ventilato attivo corre il rischio di sottostimare la temperatura per sovraraffreddamento del sensore ottenendo pertanto un dato artefatto
A livello professionale, infatti, i sistemi di acquisizione dati sono dotati di interfaccia pwm in grado di gestire avvio, arresto e variazione di velocita' in base alle condizioni, tutti i parametri sono configurabili a livello software, comprese fasce orario di funzionamento a velocita variabili

Mauro


-----------------------------------
Cyborg
Mer 05 Dic, 2018 16:32

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="472350"]Chiariamo alcuni concetti,
In condizioni di ventilazione naturale di buona intensita', diciamo superiore ai 4 m/s uno schermo passivo di qualita' e' assolutamente in grado di garantire un corretto ricircolo d'aria all'interno dello schermo permettendogli di avvicinarsi ad uno schermo attivo
Notevoli vantaggi li avra' anche la reattivita seppure non sara' mai equiparabile ad uno schermo a ventilazione forzata
La ventilazione attiva non sempre e' un bene, in condizioni di vento forte le prestazioni degradano fino ad avere risultati peggiori di un passivo
Altro problema si presenta in condizioni di pioggia, nebbia e umidita' molto elevata, in questi casi, e solo in questi, il ventilato attivo corre il rischio di sottostimare la temperatura per sovraraffreddamento del sensore ottenendo pertanto un dato artefatto
A livello professionale, infatti, i sistemi di acquisizione dati sono dotati di interfaccia pwm in grado di gestire avvio, arresto e variazione di velocita' in base alle condizioni, tutti i parametri sono configurabili a livello software, comprese fasce orario di funzionamento a velocita variabili

Mauro[/quote]

Perfettamente d'accordo, non a caso parlavamo solo di giornate serene e senza vento  :ok:


-----------------------------------
nicola74
Gio 06 Dic, 2018 10:22

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Ciao Mauro, momentaneamente ho piazzato lo schermo in questo modo; appena ho più tempo troverò una collocazione migliore visto che il mio vicino di casa ha il giardino proprio sotto il mio terrazzo (speriamo che il segnale del sensore arrivi alla stazione). 

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/868/img_20181205_wa0016.jpg[/img]


-----------------------------------
green63
Gio 06 Dic, 2018 14:46

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472412"]Ciao Mauro, momentaneamente ho piazzato lo schermo in questo modo; appena ho più tempo troverò una collocazione migliore visto che il mio vicino di casa ha il giardino proprio sotto il mio terrazzo (speriamo che il segnale del sensore arrivi alla stazione). 

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/868/img_20181205_wa0016.jpg[/img][/quote]

Molto bene Nicola, più tieni lontano lo schermo dal cemento meglio è  ;) 
mi permetto di farti una domanda, dalla foto sembra tu abbia montato la staffa al contrario, in quel modo limiti la ventilazione dello schermo e aggiungi massa termica, sarebbe da girare al contrario 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/part2_termo_igro.jpg[/img]


-----------------------------------
nicola74
Gio 06 Dic, 2018 14:52

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Lo avevo fatto volutamente per fissarla prima al parapetto...entro proverà a spostare in sensore nel giardino sottostante sperando che il segnale arrivi alla stazione.


-----------------------------------
nicola74
Gio 06 Dic, 2018 14:52

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472445"]Lo avevo fatto volutamente per fissarla prima al parapetto...entro breve proverà a spostare in sensore nel giardino sottostante sperando che il segnale arrivi alla stazione.[/quote]


-----------------------------------
nicola74
Ven 07 Dic, 2018 10:17

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Ora che ho spostato il sensore da sopra il parapetto va decisamente meglio.
Il sensore non registra più l'aumento dovuto al riscaldamento del cemento!...Infatti anche ora che c'è il sole e non c'è vento il sensore è allineato con quello del centro storico.


-----------------------------------
green63
Ven 07 Dic, 2018 11:40

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="472535"]Ora che ho spostato il sensore da sopra il parapetto va decisamente meglio.
Il sensore non registra più l'aumento dovuto al riscaldamento del cemento!...Infatti anche ora che c'è il sole e non c'è vento il sensore è allineato con quello del centro storico.[/quote]

molto bene Nicola ;)


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 09:28

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493913"][quote user="Fili" post="493910"][quote user="nicola74" post="493905"]Buongiorno a tutti, minima esagerata in collina, 23.3°C!
Ora si sale di brutto!!! attuale 30°C!!!!!!! poco...GODIBILE![/quote]

spegni il forno Nicò... hai evidente sovrastima  8)) 

+24° a Foligno, +27° in collina a Montefalco

oggi comunque farà davvero caldo, e si entrerà nella zona di scarsa/assente godibilità del caldo anche dal mio punto di vista  :bye:[/quote]

Ho il rilevatore forse un pelo troppo in basso...credo che comunque sovrastimi non più di 1°C...o poco più.[/quote]

Il centro storico sta a 29°C...


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 09:36

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
il problema che non riesco a risolvere è dalle 8.30 alle 10.30!..forse perchè il sole filtra tra i piatti dello schermo davis o forse perchè il sensore netatmo è grandicello per lo schermo davis.
Sta di fatto che in condizioni di sole pieno in queste 2 ore c'è una sovrastima compresa tra 1 e 2 gradi! :mah:


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 09:38

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="493915"][quote user="nicola74" post="493913"][quote user="Fili" post="493910"][quote user="nicola74" post="493905"]Buongiorno a tutti, minima esagerata in collina, 23.3°C!
Ora si sale di brutto!!! attuale 30°C!!!!!!! poco...GODIBILE![/quote]

spegni il forno Nicò... hai evidente sovrastima  8)) 

+24° a Foligno, +27° in collina a Montefalco

oggi comunque farà davvero caldo, e si entrerà nella zona di scarsa/assente godibilità del caldo anche dal mio punto di vista  :bye:[/quote]

Ho il rilevatore forse un pelo troppo in basso...credo che comunque sovrastimi non più di 1°C...o poco più.[/quote]

Molto di più, non potevi proprio avere 30°C (ma nemmeno 29 o 28°C) alle 9 di mattina  8))[/quote]

Leo se la mia sovrastima più di 2 °C anche quella del centro storico!...alle 9 in centro la stazione segnava 28°C ;)


-----------------------------------
zeppelin
Gio 27 Giu, 2019 09:39

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493918"]il problema che non riesco a risolvere è dalle 8.30 alle 10.30!..forse perchè il sole filtra tra i piatti dello schermo davis o forse perchè il sensore netatmo è grandicello per lo schermo davis.
Sta di fatto che in condizioni di sole pieno in queste 2 ore c'è una sovrastima compresa tra 1 e 2 gradi! :mah:[/quote]

Vabbè ma una sovrastima di 1-2 gradi a quest'ora non inficia il risultato finale. Poi ci sono 29-30 gradi a tappeto in gran parte dell'Umbria tra valli già assolate e bassa collina quindi non mi pare poi così fuori scala


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 09:43

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="493920"][quote user="nicola74" post="493918"]il problema che non riesco a risolvere è dalle 8.30 alle 10.30!..forse perchè il sole filtra tra i piatti dello schermo davis o forse perchè il sensore netatmo è grandicello per lo schermo davis.
Sta di fatto che in condizioni di sole pieno in queste 2 ore c'è una sovrastima compresa tra 1 e 2 gradi! :mah:[/quote]

Vabbè ma una sovrastima di 1-2 gradi a quest'ora non inficia il risultato finale. Poi ci sono 29-30 gradi a tappeto in gran parte dell'Umbria tra valli già assolate e bassa collina quindi non mi pare poi così fuori scala[/quote]

 :ok:


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 09:43

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="493920"][quote user="nicola74" post="493918"]il problema che non riesco a risolvere è dalle 8.30 alle 10.30!..forse perchè il sole filtra tra i piatti dello schermo davis o forse perchè il sensore netatmo è grandicello per lo schermo davis.
Sta di fatto che in condizioni di sole pieno in queste 2 ore c'è una sovrastima compresa tra 1 e 2 gradi! :mah:[/quote]

Vabbè ma una sovrastima di 1-2 gradi a quest'ora non inficia il risultato finale. Poi ci sono 29-30 gradi a tappeto in gran parte dell'Umbria tra valli già assolate e bassa collina quindi non mi pare poi così fuori scala[/quote]

 :ok:


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 27 Giu, 2019 09:43

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493918"]il problema che non riesco a risolvere è dalle 8.30 alle 10.30!..forse perchè il sole filtra tra i piatti dello schermo davis o forse perchè il sensore netatmo è grandicello per lo schermo davis.
Sta di fatto che in condizioni di sole pieno in queste 2 ore c'è una sovrastima compresa tra 1 e 2 gradi! :mah:[/quote]

Io ho risolto parzialmente mettendo una palpebra di alluminio sopra,poi per le massime ho una sovrastima di 1 grado circa ma questo dipende dal punto dove si trova la stazione e non posso spostarla,senza palpebra sovrastimavo anche di 2/3 gradi.


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 09:46

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="493923"][quote user="nicola74" post="493918"]il problema che non riesco a risolvere è dalle 8.30 alle 10.30!..forse perchè il sole filtra tra i piatti dello schermo davis o forse perchè il sensore netatmo è grandicello per lo schermo davis.
Sta di fatto che in condizioni di sole pieno in queste 2 ore c'è una sovrastima compresa tra 1 e 2 gradi! :mah:[/quote]

Io ho risolto parzialmente mettendo una palpebra di alluminio sopra,poi per le massime ho una sovrastima di 1 grado circa ma questo dipende dal punto dove si trova la stazione e non posso spostarla,senza palpebra sovrastimavo anche di 2/3 gradi.[/quote]

Considera che già ora sta tornando alla normalità. Dal grafico si nota che la sovrastima (ripeto non più di 1 o 2°C, guardando le stazioni vicine) dura poco più di un'ora!


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 09:54

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493925"][quote user="Freddoforever" post="493923"][quote user="nicola74" post="493918"]il problema che non riesco a risolvere è dalle 8.30 alle 10.30!..forse perchè il sole filtra tra i piatti dello schermo davis o forse perchè il sensore netatmo è grandicello per lo schermo davis.
Sta di fatto che in condizioni di sole pieno in queste 2 ore c'è una sovrastima compresa tra 1 e 2 gradi! :mah:[/quote]

Io ho risolto parzialmente mettendo una palpebra di alluminio sopra,poi per le massime ho una sovrastima di 1 grado circa ma questo dipende dal punto dove si trova la stazione e non posso spostarla,senza palpebra sovrastimavo anche di 2/3 gradi.[/quote]

Considera che già ora sta tornando alla normalità. Dal grafico si nota che la sovrastima (ripeto non più di 1 o 2°C, guardando le stazioni vicine) dura poco più di un'ora![/quote]

ecco l'anomalia...
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/868/cattura1.jpg[/img]


-----------------------------------
Fili
Gio 27 Giu, 2019 10:27

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="493917"]
Il forno caro Fili non c'è bisogno di tenerlo acceso, basta tenere aperta la finestra. A parte te che dormi bene, ma probabilmente con l'aria condizionata. O no?  :mrgreen:  [/quote]

l'aria condizionata io l'accendo, a casa, 5 pomeriggi l'anno se va bene. La notte, visto che odio dormirci, 1-2 notti l'anno quando proprio non se ne può fare a meno. 

E' che sopporto bene il caldo, sono nato e cresciuto a Foligno città, fino a 18 anni, a casa dei miei, dormivo al secondo piano ed ero "a tetto", senza alcuna aria condizionata, in pieno centro e circondato da palazzi più alti... ti lascio immaginare le temperature che si raggiungevano nella mia stanza  :?  :? 

Poi, come passare dalla padella alla brace, 6 anni di università a Ferrara  :lol: me fa un baffo il caldo... sti giorni è quasi fresco per me  :mrgreen: 

come ho scritto di là, finora condizionatori spenti sia a casa che a lavoro. ;)

[hr]

30° alle 9 sono una EVIDENTE sovrastima, che poi possa rientrare o meno rapidamente, questo non lo so  ;) Mauro ci potrebbe dire qualcosa di più a proposito.


-----------------------------------
Poranese457
Gio 27 Giu, 2019 10:44

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="493917"][quote user="Fili" post="493910"][quote user="nicola74" post="493905"]Buongiorno a tutti, minima esagerata in collina, 23.3°C!
Ora si sale di brutto!!! attuale 30°C!!!!!!! poco...GODIBILE![/quote]

spegni il forno Nicò... hai evidente sovrastima  8)) 

+24° a Foligno, +27° in collina a Montefalco

oggi comunque farà davvero caldo, e si entrerà nella zona di scarsa/assente godibilità del caldo anche dal mio punto di vista  :bye:[/quote]

Nessuna sovrastima. In collina le minime sono più alte e stamani fa caldo. Perugia centro ha fatto 24,1 di minima e a Montepulciano 23,2. 22,0 gradi a Monte Santa Maria Tiberina, 639 metri. Adesso già superati 29-30 gradi in alcune località, tra cui Chiusi città e scalo, Tavernelle, Sanfatucchio di Castiglione del Lago, Perugia centro e San Mariano dove il buon Andrea non se la passa granchè bene con 29,8 gradi adesso mi sa.  :lol:  
 .[/quote]

Non si parlava della minima ma dei 30°C alle 9 di mattina, assolutamente fuori scala  :zzz:  :zzz:


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 10:47

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="493936"][quote user="zeppelin" post="493917"][quote user="Fili" post="493910"][quote user="nicola74" post="493905"]Buongiorno a tutti, minima esagerata in collina, 23.3°C!
Ora si sale di brutto!!! attuale 30°C!!!!!!! poco...GODIBILE![/quote]

spegni il forno Nicò... hai evidente sovrastima  8)) 

+24° a Foligno, +27° in collina a Montefalco

oggi comunque farà davvero caldo, e si entrerà nella zona di scarsa/assente godibilità del caldo anche dal mio punto di vista  :bye:[/quote]

Nessuna sovrastima. In collina le minime sono più alte e stamani fa caldo. Perugia centro ha fatto 24,1 di minima e a Montepulciano 23,2. 22,0 gradi a Monte Santa Maria Tiberina, 639 metri. Adesso già superati 29-30 gradi in alcune località, tra cui Chiusi città e scalo, Tavernelle, Sanfatucchio di Castiglione del Lago, Perugia centro e San Mariano dove il buon Andrea non se la passa granchè bene con 29,8 gradi adesso mi sa.  :lol:  
 .[/quote]

Non si parlava della minima ma dei 30°C alle 9 di mattina, assolutamente fuori scala  :zzz:  :zzz:[/quote]

Allora anche la stazione del centro storico è fuori scala.


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 10:55

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493937"][quote user="Poranese457" post="493936"][quote user="zeppelin" post="493917"][quote user="Fili" post="493910"][quote user="nicola74" post="493905"]Buongiorno a tutti, minima esagerata in collina, 23.3°C!
Ora si sale di brutto!!! attuale 30°C!!!!!!! poco...GODIBILE![/quote]

spegni il forno Nicò... hai evidente sovrastima  8)) 

+24° a Foligno, +27° in collina a Montefalco

oggi comunque farà davvero caldo, e si entrerà nella zona di scarsa/assente godibilità del caldo anche dal mio punto di vista  :bye:[/quote]

Nessuna sovrastima. In collina le minime sono più alte e stamani fa caldo. Perugia centro ha fatto 24,1 di minima e a Montepulciano 23,2. 22,0 gradi a Monte Santa Maria Tiberina, 639 metri. Adesso già superati 29-30 gradi in alcune località, tra cui Chiusi città e scalo, Tavernelle, Sanfatucchio di Castiglione del Lago, Perugia centro e San Mariano dove il buon Andrea non se la passa granchè bene con 29,8 gradi adesso mi sa.  :lol:  
 .[/quote]

Non si parlava della minima ma dei 30°C alle 9 di mattina, assolutamente fuori scala  :zzz:  :zzz:[/quote]

Allora anche la stazione del centro storico è fuori scala.[/quote]

Cmq tagliamo la testa al toro, visto che è fuori scala la tolgo dalla rete :ok:


-----------------------------------
andrea75
Gio 27 Giu, 2019 11:03

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
Sì forse quei 30°C alle 9 erano sovrastimati. Probabilmente è l'incidenza dei raggi tra lo schermo, non so.
Il Davis dovrebbe essere un ottimo schermo, ma mi sto accorgendo questi giorni che non sei l'unico a cui da qualche problemino in alcuni momenti della giornata. Anche Andfra ha lo stesso problema con la sua stazione di San Marco. Anche lui sensore Netatmo nello schermo Davis.... forse è questa combinazione che potrebbe avere qualche difficoltà.


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 11:14

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="493939"]Sì forse quei 30°C alle 9 erano sovrastimati. Probabilmente è l'incidenza dei raggi tra lo schermo, non so.
Il Davis dovrebbe essere un ottimo schermo, ma mi sto accorgendo questi giorni che non sei l'unico a cui da qualche problemino in alcuni momenti della giornata. Anche Andfra ha lo stesso problema con la sua stazione di San Marco. Anche lui sensore Netatmo nello schermo Davis.... forse è questa combinazione che potrebbe avere qualche difficoltà.[/quote]

Andre...ripeto! un conto è sovrastimare di 1 o 2 °C...un conto è essere fuori scala!
Ho sempre detto che dalle 8 alle 9.30 c'è una sovrastima! ma parlare di fuori scala mi sembra eccessivo.
la sovrastima di andfra è molto più importante!


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 11:16

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493941"][quote user="andrea75" post="493939"]Sì forse quei 30°C alle 9 erano sovrastimati. Probabilmente è l'incidenza dei raggi tra lo schermo, non so.
Il Davis dovrebbe essere un ottimo schermo, ma mi sto accorgendo questi giorni che non sei l'unico a cui da qualche problemino in alcuni momenti della giornata. Anche Andfra ha lo stesso problema con la sua stazione di San Marco. Anche lui sensore Netatmo nello schermo Davis.... forse è questa combinazione che potrebbe avere qualche difficoltà.[/quote]

Andre...ripeto! un conto è sovrastimare di 1 o 2 °C...un conto è essere fuori scala!
Ho sempre detto che dalle 8 alle 9.30 c'è una sovrastima! ma parlare di fuori scala mi sembra eccessivo.
la sovrastima di andfra è molto più importante![/quote]

Li poi c è anche una sottostima la mattina...controlla i valori minimi e confrontali con quelli dell'altra stazione di san marco.


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 11:17

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
Cmq ripeto se la ritenete fuori scala non ho nessun problema a toglierla.


-----------------------------------
andrea75
Gio 27 Giu, 2019 11:21

Re: 27 Giugno 2019: Osservazioni Meteo
-----------------------------------
Non c'è bisogno di togliere nulla... se la sovrastima è importante le stazioni i sensori si escludono in automatico. Se non succede significa che la cosa non è così grave. 
Ad ogni modo, se non erro, c'era già un tuo topic in strumenti meteo dove si discuteva di questo problema. Qui siamo già alla seconda pagina di offtopic. Direi che si può continuare di là.


-----------------------------------
andfra
Gio 27 Giu, 2019 11:46

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Anche io ho lo stesso problema. Non vorrei che inserendo il sensore dentro si siano un po' allontanati i piatti...

Stasera smonto tutto. Ma tu Nicola hai inserito il sensore netatmo con il "cappello" di alluminio dentro lo schermo?


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 11:49

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="andfra" post="493949"]Anche io ho lo stesso problema. Non vorrei che inserendo il sensore dentro si siano un po' allontanati i piatti...

Stasera smonto tutto. Ma tu Nicola hai inserito il sensore netatmo con il "cappello" di alluminio dentro lo schermo?[/quote]

si, ho letto che in alcune situazione le dimensioni del sensore netatmo impediscono all'interno dello schermo una corretta aerazione e quindi ecco spiegata la sovrastime


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 11:50

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
Non ho letto tutto il post perché sono al lavoro, ricordo solo che il sensore netatmo va inserito nello schermo Davis in maniera "sospesa" , la parte inferiore NON deve poggiare sul piatto inferiore 


Mauro


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 11:52

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="493915"][quote user="nicola74" post="493913"][quote user="Fili" post="493910"][quote user="nicola74" post="493905"]Buongiorno a tutti, minima esagerata in collina, 23.3°C!
Ora si sale di brutto!!! attuale 30°C!!!!!!! poco...GODIBILE![/quote]

spegni il forno Nicò... hai evidente sovrastima  8)) 

+24° a Foligno, +27° in collina a Montefalco

oggi comunque farà davvero caldo, e si entrerà nella zona di scarsa/assente godibilità del caldo anche dal mio punto di vista  :bye:[/quote]

Ho il rilevatore forse un pelo troppo in basso...credo che comunque sovrastimi non più di 1°C...o poco più.[/quote]

[size=14]Molto di più, non potevi proprio avere 30°C (ma nemmeno 29 o 28°C) alle 9 di mattina  8))[/quote][/size]

Cmq Leo se hai un minuto di tempo controllati le stazioni in collina, vedrai che il 90% hanno alle 9 di mattina temperature comprese tra i 28 e 29.5°C. Quindi secondo il tuo ragionamento sono tutte fuori scala! :mah:


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 11:55

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="493952"]Non ho letto tutto il post perché sono al lavoro, ricordo solo che il sensore netatmo va inserito nello schermo Davis in maniera "sospesa" , la parte inferiore NON deve poggiare sul piatto inferiore 


Mauro[/quote]

Ciao Mauro, è impossibile inserirlo in maniera sospesa. 
Lo spazio non lo permette.
Io l ho inserito in orizzontale


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 11:59

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493954"][quote user="green63" post="493952"]Non ho letto tutto il post perché sono al lavoro, ricordo solo che il sensore netatmo va inserito nello schermo Davis in maniera "sospesa" , la parte inferiore NON deve poggiare sul piatto inferiore 


Mauro[/quote]

Ciao Mauro, è impossibile inserirlo in maniera sospesa. 
Lo spazio non lo permette.
Io l ho inserito in orizzontale[/quote]

Ok, cerco tra i documenti oggi pomeriggio che ho del tempo libero, ma sono quasi certo che sia fattibile, in orizzontale c'è effettivamente il rischio che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito direttamente

Mauro


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 12:01

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="493955"][quote user="nicola74" post="493954"][quote user="green63" post="493952"]Non ho letto tutto il post perché sono al lavoro, ricordo solo che il sensore netatmo va inserito nello schermo Davis in maniera "sospesa" , la parte inferiore NON deve poggiare sul piatto inferiore 


Mauro[/quote]

Ciao Mauro, è impossibile inserirlo in maniera sospesa. 
Lo spazio non lo permette.
Io l ho inserito in orizzontale[/quote]

Ok, cerco tra i documenti oggi pomeriggio che ho del tempo libero, ma sono quasi certo che sia fattibile, in orizzontale c'è effettivamente il rischio che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito direttamente

Mauro[/quote]

sisi, è proprio questo il problema! ma la sovrastima non va gli oltre 1 o 2 °C e per non più di un'ora e mezza..


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 12:02

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493956"][quote user="green63" post="493955"][quote user="nicola74" post="493954"][quote user="green63" post="493952"]Non ho letto tutto il post perché sono al lavoro, ricordo solo che il sensore netatmo va inserito nello schermo Davis in maniera "sospesa" , la parte inferiore NON deve poggiare sul piatto inferiore 


Mauro[/quote]

Ciao Mauro, è impossibile inserirlo in maniera sospesa. 
Lo spazio non lo permette.
Io l ho inserito in orizzontale[/quote]

Ok, cerco tra i documenti oggi pomeriggio che ho del tempo libero, ma sono quasi certo che sia fattibile, in orizzontale c'è effettivamente il rischio che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito direttamente

Mauro[/quote]

sisi, è proprio questo il problema! ma la sovrastima non va gli oltre 1 o 2 °C e per non più di un'ora e mezza..[/quote]

Di sicuro con l'involucro non c'entra sospesa.


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 12:03

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493957"][quote user="nicola74" post="493956"][quote user="green63" post="493955"][quote user="nicola74" post="493954"][quote user="green63" post="493952"]Non ho letto tutto il post perché sono al lavoro, ricordo solo che il sensore netatmo va inserito nello schermo Davis in maniera "sospesa" , la parte inferiore NON deve poggiare sul piatto inferiore 


Mauro[/quote]

Ciao Mauro, è impossibile inserirlo in maniera sospesa. 
Lo spazio non lo permette.
Io l ho inserito in orizzontale[/quote]

Ok, cerco tra i documenti oggi pomeriggio che ho del tempo libero, ma sono quasi certo che sia fattibile, in orizzontale c'è effettivamente il rischio che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito direttamente

Mauro[/quote]

sisi, è proprio questo il problema! ma la sovrastima non va gli oltre 1 o 2 °C e per non più di un'ora e mezza..[/quote]

Di sicuro con l'involucro non c'entra sospesa.[/quote]

No no, ne sono sicuro, non volevo mettere in dubbio ciò che dici, sicuramente sbaglio io o lo schermo non era un Davis, oggi verifico

Grazie
Mauro


-----------------------------------
andfra
Gio 27 Giu, 2019 12:07

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
con tutti questi "quote" mi sono perso.

quindi va inserito con l'involucro, ma che significa in maniera sospesa?


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 12:10

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="andfra" post="493960"]con tutti questi "quote" mi sono perso.

quindi va inserito con l'involucro, ma che significa in maniera sospesa?[/quote]

in teoria andrebbe messo in verticale senza appoggiarlo al piatto...


-----------------------------------
andrea75
Gio 27 Giu, 2019 12:10

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="andfra" post="493960"]con tutti questi "quote" mi sono perso.

quindi va inserito con l'involucro, ma che significa in maniera sospesa?[/quote]

In maniera tale che non tocchi le pareti, e in particolare l'ultimo piatto (quello inferiore) dello schermo. Questo ho capito.


-----------------------------------
Francesco
Gio 27 Giu, 2019 12:14

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="493963"][quote user="andfra" post="493960"]con tutti questi "quote" mi sono perso.

quindi va inserito con l'involucro, ma che significa in maniera sospesa?[/quote]

In maniera tale che non tocchi le pareti, e in particolare l'ultimo piatto (quello inferiore) dello schermo. Questo ho capito.[/quote]

Infatti con lo schermo che mi ha dato Mauro è così.


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 12:15

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Francesco" post="493964"][quote user="andrea75" post="493963"][quote user="andfra" post="493960"]con tutti questi "quote" mi sono perso.

quindi va inserito con l'involucro, ma che significa in maniera sospesa?[/quote]

In maniera tale che non tocchi le pareti, e in particolare l'ultimo piatto (quello inferiore) dello schermo. Questo ho capito.[/quote]

Infatti con lo schermo che mi ha dato Mauro è così.[/quote]

Sul Davis a meno che non togli l'involucro non c'entra sospesa.


-----------------------------------
andfra
Gio 27 Giu, 2019 12:15

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
si ma come fai a fissarlo senza far toccare le pareti e il fondo? lo devi ancorare sopra?


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 12:21

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="andfra" post="493966"]si ma come fai a fissarlo senza far toccare le pareti e il fondo? lo devi ancorare sopra?[/quote]

Aspettiamo istruzioni da Mauro :ok:


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 14:10

Re: Sensore Netarmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
Allora, sono rientrato ora, e in effetti, i documenti che ricordavo riguardano l'installazione del sensore Netatmo in uno schermo professionale Siap
Detto ciò le cose non cambiano, il sensore, come giustamente detto da Andrea, non deve toccare i piatti e non deve poggiare sul piatto inferiore dello schermo
Il cappuccio superiore,che ha il solo scopo di proteggere il vano batterie, può essere rimosso se lo spazio in altezza dovesse non essere sufficiente.
Per il fissaggio basta utilizzare una qualunque staffa ad L, se possibile in plastica o comunque di colore bianco, il fissaggio del sensore può essere effettuato con una fascetta o con una clip per tubi idraulici

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_06_27_14_05_56.jpeg[/img] 

Mauro


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 14:13

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="493979"]Allora, sono rientrato ora, e in effetti, i documenti che ricordavo riguardano l'installazione del sensore Netatmo in uno schermo professionale Siap
Detto ciò le cose non cambiano, il sensore, come giustamente detto da Andrea, non deve toccare i piatti e non deve poggiare sul piatto inferiore dello schermo
Il cappuccio superiore,che ha il solo scopo di proteggere il vano batterie, può essere rimosso se lo spazio in altezza dovesse non essere sufficiente.
Per il fissaggio basta utilizzare una qualunque staffa ad L, se possibile in plastica o comunque di colore bianco, il fissaggio del sensore può essere effettuato con una fascetta o con una clip per tubi idraulici

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_06_27_14_05_56.jpeg[/img] 

Mauro[/quote]

Quindi mi confermi che se il cappuccio si toglie il sensore non si rovina...


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 14:13

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493980"][quote user="green63" post="493979"]Allora, sono rientrato ora, e in effetti, i documenti che ricordavo riguardano l'installazione del sensore Netatmo in uno schermo professionale Siap
Detto ciò le cose non cambiano, il sensore, come giustamente detto da Andrea, non deve toccare i piatti e non deve poggiare sul piatto inferiore dello schermo
Il cappuccio superiore,che ha il solo scopo di proteggere il vano batterie, può essere rimosso se lo spazio in altezza dovesse non essere sufficiente.
Per il fissaggio basta utilizzare una qualunque staffa ad L, se possibile in plastica o comunque di colore bianco, il fissaggio del sensore può essere effettuato con una fascetta o con una clip per tubi idraulici

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_06_27_14_05_56.jpeg[/img] 

Mauro[/quote]

Quindi mi confermi che se il cappuccio si toglie il sensore non si rovina...[/quote]


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 14:14

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493981"][quote user="nicola74" post="493980"][quote user="green63" post="493979"]Allora, sono rientrato ora, e in effetti, i documenti che ricordavo riguardano l'installazione del sensore Netatmo in uno schermo professionale Siap
Detto ciò le cose non cambiano, il sensore, come giustamente detto da Andrea, non deve toccare i piatti e non deve poggiare sul piatto inferiore dello schermo
Il cappuccio superiore,che ha il solo scopo di proteggere il vano batterie, può essere rimosso se lo spazio in altezza dovesse non essere sufficiente.
Per il fissaggio basta utilizzare una qualunque staffa ad L, se possibile in plastica o comunque di colore bianco, il fissaggio del sensore può essere effettuato con una fascetta o con una clip per tubi idraulici

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_06_27_14_05_56.jpeg[/img] 

Mauro[/quote]

Quindi mi confermi che se il cappuccio si toglie il sensore non si rovina...[/quote][/quote]

La staffa sul piatto come la fisso?


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 14:31

Re: Sensore Netarmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493981"][quote user="nicola74" post="493980"][quote user="green63" post="493979"]Allora, sono rientrato ora, e in effetti, i documenti che ricordavo riguardano l'installazione del sensore Netatmo in uno schermo professionale Siap
Detto ciò le cose non cambiano, il sensore, come giustamente detto da Andrea, non deve toccare i piatti e non deve poggiare sul piatto inferiore dello schermo
Il cappuccio superiore,che ha il solo scopo di proteggere il vano batterie, può essere rimosso se lo spazio in altezza dovesse non essere sufficiente.
Per il fissaggio basta utilizzare una qualunque staffa ad L, se possibile in plastica o comunque di colore bianco, il fissaggio del sensore può essere effettuato con una fascetta o con una clip per tubi idraulici

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2019_06_27_14_05_56.jpeg[/img] 

Mauro[/quote]

Quindi mi confermi che se il cappuccio si toglie il sensore non si rovina...[/quote][/quote]

Allora, in realtà il "cappuccio" copre solamente la sezione di alimentazione e non la scheda elettronica principale, ovviamente se è stato messo ha una sua funzione, pertanto NON posso scongiurare possibili problemi, pertanto NON rimuovetelo se il sensore è ancora coperto da garanzia

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/netatmo_temphum_2.jpg[/img] 
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/netatmo_temphum_3.jpg[/img] 

Se potete, in casi di schermo davis, guadagnate lo spazio necessario a metterlo in verticale e sospeso, non vi sono soluzioni alternative, di certo, in orizzontale non va bene  ;) 

Mauro


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 14:50

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Magari per evitare infiltrazioni di acqua si potrebbe rivestirlo con la pellicola...no?


-----------------------------------
Fili
Gio 27 Giu, 2019 14:53

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
comunque se il sole colpisse direttamente il sensore, la sovrastima sarebbe di 20 gradi, non certo di 1 o 2 credo...  :wink:


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 15:06

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="493988"]comunque se il sole colpisse direttamente il sensore, la sovrastima sarebbe di 20 gradi, non certo di 1 o 2 credo...  :wink:[/quote]

Filippo, il sole può colpire il sensore in maniera parziale, per riflessione, non certo allo stesso modo in cui farebbe se il sensore fosse esposto direttamente alla radiazione solare e senza alcuna protezione, per avere sovrastima di 20 gradi gli devi dare fuoco  :lol: 

Tornando in tema ribadisco la regola, non ho il sensore Netatmo ne tantomeno il davis e non posso quindi fare prove, il sensore deve stare in verticale, sospeso tra i piatti senza toccarli

credo che proteggere il vano batterie, magari con una guaina in pvc bianco, possa garantire una buona protezione senza aumentarne le dimensioni

Mauro


-----------------------------------
andrea75
Gio 27 Giu, 2019 15:07

Re: Sensore Netatmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
Il mio sensore della Lacrosse è "nudo" dal 2005, con la scheda libera nello schermo, protetta solo da una spruzzata di Plastik (uno spray protettivo che appunto si usa in elettronica per rivestire schede e circuiti e creare un film). 
Questo non per dire che potete scoperchiare tutto liberamente, anche perché ogni sensore è diverso dall'altro, e costruito e progettato in maniera diversa. Ma seguendo qualche accortezza e soprattutto monitorando, magari in caso di pioggia, che tutto rimanga sufficientemente protetto, un tentativo potreste farlo. Tanto questi giorni non c'è sicuramente né rischio pioggia, né pericolo di eccessiva umidità che potrebbe danneggiare qualcosa... fate una prova, lasciatelo qualche ora libero nello schermo e vedete come si comporta. Se non notate nessuna differenza, allora è chiaro che il problema va ricercato altrove e potete rimettere tutto com'era, ma se vedete che la risposta è migliore, in quel caso provate questa nuova sistemazione, con la cautela di proteggere il sensore al meglio.


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 15:08

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="493995"][quote user="Fili" post="493988"]comunque se il sole colpisse direttamente il sensore, la sovrastima sarebbe di 20 gradi, non certo di 1 o 2 credo...  :wink:[/quote]

Filippo, il sole può colpire il sensore in maniera parziale, per riflessione, non certo allo stesso modo in cui farebbe se il sensore fosse esposto direttamente alla radiazione solare e senza alcuna protezione, per avere sovrastima di 20 gradi gli devi dare fuoco  :lol: 

Tornando in tema ribadisco la regola, non ho il sensore Netatmo ne tantomeno il davis e non posso quindi fare prove, il sensore deve stare in verticale, sospeso tra i piatti senza toccarli

credo che proteggere il vano batterie, magari con una guaina in pvc bianco, possa garantire una buona protezione senza aumentarne le dimensioni

Mauro[/quote]

ci provero' :ok:


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 15:10

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="493987"]Magari per evitare infiltrazioni di acqua si potrebbe rivestirlo con la pellicola...no?[/quote]

quello che è deleterio è l'aria prossima alla saturazione nel caso in cui, rimuovendo la protezione, rimangano esposti componenti elettronici, l'acqua, teoricamente, non può raggiungere il corpo sensore, la pellicola non è una buona soluzione perchè facilità la formnazione di condensa e umidità che resterebbe a contatto con le parti elettriche esposte


Mauro


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 15:14

Re: Sensore Netatmo su schermo Davis. Possibile sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="493996"]Il mio sensore della Lacrosse è "nudo" dal 2005, con la scheda libera nello schermo, protetta solo da una spruzzata di Plastik (uno spray protettivo che appunto si usa in elettronica per rivestire schede e circuiti e creare un film). 
Questo non per dire che potete scoperchiare tutto liberamente, anche perché ogni sensore è diverso dall'altro, e costruito e progettato in maniera diversa. Ma seguendo qualche accortezza e soprattutto monitorando, magari in caso di pioggia, che tutto rimanga sufficientemente protetto, un tentativo potreste farlo. Tanto questi giorni non c'è sicuramente né rischio pioggia, né pericolo di eccessiva umidità che potrebbe danneggiare qualcosa... fate una prova, lasciatelo qualche ora libero nello schermo e vedete come si comporta. Se non notate nessuna differenza, allora è chiaro che il problema va ricercato altrove e potete rimettere tutto com'era, ma se vedete che la risposta è migliore, in quel caso provate questa nuova sistemazione, con la cautela di proteggere il sensore al meglio.[/quote]


Quoto Presidente  ;) 
i sensorpush nei meteoshield che utilizzo sono stati totalmente "denudati" dal loro contenitore, non è stata applicata nessuna protezione, su 3 in funzione uno solo, nell'inverno scorso, ha smesso di funzionare, tolto dallo schermo, lasciato un paio di giorni a temperatura e umidità ambiente interno ha ripreso il corretto funzionamento.

Quindi provate pure, semprechè il sensore non sia ancora coperto dalla garanzia originale, questo è importante  ;) 

Mauro


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 15:15

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="493999"][quote user="nicola74" post="493987"]Magari per evitare infiltrazioni di acqua si potrebbe rivestirlo con la pellicola...no?[/quote]

quello che è deleterio è l'aria prossima alla saturazione nel caso in cui, rimuovendo la protezione, rimangano esposti componenti elettronici, l'acqua, teoricamente, non può raggiungere il corpo sensore, la pellicola non è una buona soluzione perchè facilità la formnazione di condensa e umidità che resterebbe a contatto con le parti elettriche esposte


Mauro[/quote]

Quindi?


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 15:18

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="494005"][quote user="green63" post="493999"][quote user="nicola74" post="493987"]Magari per evitare infiltrazioni di acqua si potrebbe rivestirlo con la pellicola...no?[/quote]

quello che è deleterio è l'aria prossima alla saturazione nel caso in cui, rimuovendo la protezione, rimangano esposti componenti elettronici, l'acqua, teoricamente, non può raggiungere il corpo sensore, la pellicola non è una buona soluzione perchè facilità la formnazione di condensa e umidità che resterebbe a contatto con le parti elettriche esposte


Mauro[/quote]

Quindi?[/quote]

NIcola, prendi le misure, compra un tubo in pvc bianco con un diametro compatibile al cappuccio originale, ma con altezza inferiore così da ridurre le dimensioni e lasciare comunque una protezione ad eventuali schizzi in caso di pioggia con forte vento
lato superiore chiuso

ciao
Mauro


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 15:29

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="494007"][quote user="nicola74" post="494005"][quote user="green63" post="493999"][quote user="nicola74" post="493987"]Magari per evitare infiltrazioni di acqua si potrebbe rivestirlo con la pellicola...no?[/quote]

quello che è deleterio è l'aria prossima alla saturazione nel caso in cui, rimuovendo la protezione, rimangano esposti componenti elettronici, l'acqua, teoricamente, non può raggiungere il corpo sensore, la pellicola non è una buona soluzione perchè facilità la formnazione di condensa e umidità che resterebbe a contatto con le parti elettriche esposte


Mauro[/quote]

Quindi?[/quote]

NIcola, prendi le misure, compra un tubo in pvc bianco con un diametro compatibile al cappuccio originale, ma con altezza inferiore così da ridurre le dimensioni e lasciare comunque una protezione ad eventuali schizzi in caso di pioggia con forte vento
lato superiore chiuso

ciao
Mauro[/quote]

Perfetto, ultima domanda!come chiudo il tubo in pvc? :smile:


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 15:32

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="494011"][quote user="green63" post="494007"][quote user="nicola74" post="494005"][quote user="green63" post="493999"][quote user="nicola74" post="493987"]Magari per evitare infiltrazioni di acqua si potrebbe rivestirlo con la pellicola...no?[/quote]

quello che è deleterio è l'aria prossima alla saturazione nel caso in cui, rimuovendo la protezione, rimangano esposti componenti elettronici, l'acqua, teoricamente, non può raggiungere il corpo sensore, la pellicola non è una buona soluzione perchè facilità la formnazione di condensa e umidità che resterebbe a contatto con le parti elettriche esposte


Mauro[/quote]

Quindi?[/quote]

NIcola, prendi le misure, compra un tubo in pvc bianco con un diametro compatibile al cappuccio originale, ma con altezza inferiore così da ridurre le dimensioni e lasciare comunque una protezione ad eventuali schizzi in caso di pioggia con forte vento
lato superiore chiuso

ciao
Mauro[/quote]

Perfetto, ultima domanda!come chiudo il tubo in pvc? :smile:[/quote]

con un tappo, possibilmente bianco, e con diametro adeguato

ciao
Mauro


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 15:36

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Grazie Mauro, sempre gentilissimo :ok:


-----------------------------------
green63
Gio 27 Giu, 2019 15:39

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="nicola74" post="494013"]Grazie Mauro, sempre gentilissimo :ok:[/quote]

Ci mancherebbe, è il mio compito  ;) 
anzi, scusami se oggi sono un poco sbrigativo e brusco, ma mia figlia ha avuto un piccolo incidente poco fa, nulla di che, ma comunque una scocciatura e, guarda caso, sempre quando ho un momento di libertà  :evil:


-----------------------------------
andfra
Gio 27 Giu, 2019 15:41

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
Nicola, io l'ho inserito scoperto per 4 anni e l'unica cosa che si è deteriorata sono le 2 viti che aprono il vano batteria Il resto si è solo sporcato.


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 16:03

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="494014"][quote user="nicola74" post="494013"]Grazie Mauro, sempre gentilissimo :ok:[/quote]

Ci mancherebbe, è il mio compito  ;) 
anzi, scusami se oggi sono un poco sbrigativo e brusco, ma mia figlia ha avuto un piccolo incidente poco fa, nulla di che, ma comunque una scocciatura e, guarda caso, sempre quando ho un momento di libertà  :evil:[/quote]

mannaggia..mi dispiace!


-----------------------------------
nicola74
Gio 27 Giu, 2019 16:04

Re: Sensore Netatmo Su Schermo Davis. Possibile Sovrastima?
-----------------------------------
[quote user="andfra" post="494015"]Nicola, io l'ho inserito scoperto per 4 anni e l'unica cosa che si è deteriorata sono le 2 viti che aprono il vano batteria Il resto si è solo sporcato.[/quote]

Andrea di sicuro non si rovina ma se c'è una protezione sto più tranquillo! ;)


