http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16391
-----------------------------------
il versiliese
Mer 20 Mar, 2019 16:09

Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
da stamane la consolle della mia davis VP2 non segna più la velocità del vento (segna 0 fisso),mentre compare regolarmente la direzione.
Che fare?

saluti


-----------------------------------
Fili
Mer 20 Mar, 2019 16:31

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="486664"]da stamane la consolle della mia davis VP2 non segna più la velocità del vento (segna 0 fisso),mentre compare regolarmente la direzione.
Che fare?

saluti[/quote]

se le coppette girano regolarmente (quindi no problemi meccanici) 9 su 10 è l'ampollina reed che è "andata"... o la fai riparare da un bravo elettronico o investi 150 euro su un nuovo anemometro (ti consiglio la seconda soluzione) ;)


-----------------------------------
il versiliese
Mer 20 Mar, 2019 16:51

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
le coppette girano alla grande,a me girano altre "coppette" ,visto l'intacco di cassa di 150 euro :muhehe:  :muhehe:


-----------------------------------
il versiliese
Mer 20 Mar, 2019 16:59

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
ho dato un'occhiata ai listini:con iva l'anemometro viene 207 euro.
appena posso salgo sul tetto e provo a smontare il tutto :wall:  :wall:


-----------------------------------
Fili
Mer 20 Mar, 2019 17:04

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="486667"]ho dato un'occhiata ai listini:con iva l'anemometro viene 207 euro.
appena posso salgo sul tetto e provo a smontare il tutto :wall:  :wall:[/quote]

ho avuto lo stesso problema un paio di anni fa, l'ho comprato su ebay dalla Germania

https://www.ebay.it/itm/Segnavento-Anemometro-6410-Pezzi-di-Ricambio-Sensori-Davis-Vantage-pro-2/283400733336?hash=item41fc000298:g:bAIAAOSwXINcSb54

così risparmi un po'... io, a dire il vero, ricordo di averlo pagato un po' meno (120?) però forse sono aumentati i prezzi... o forse ricordo male io  :mah:  :mah: 

comunque prima di sborsare i soldini, fai un tentativo di riparazione... a buttarlo via fai sempre in tempo  :lol:


-----------------------------------
green63
Mer 20 Mar, 2019 18:36

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Sono d'accordo con Filippo  ;) 
Controlla anche che la vite di serraggio delle coppette sia serrata regolarmente, se si allenta le coppette ruotano ma il perno sta fermo


-----------------------------------
il versiliese
Gio 28 Mar, 2019 19:06

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
mi sa che è propio andato:ho smontato e riavvitato le coppette,controllato il connettore,ma niente da fare.
mi arrendo,ne ordinerò un altro.
su e bay lo trovo a 160 euro (dalla Germania) contro i 200 dei rivenditori ufficiali italiani:che consigliate?


-----------------------------------
green63
Ven 29 Mar, 2019 08:56

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="487075"]mi sa che è propio andato:ho smontato e riavvitato le coppette,controllato il connettore,ma niente da fare.
mi arrendo,ne ordinerò un altro.
su e bay lo trovo a 160 euro (dalla Germania) contro i 200 dei rivenditori ufficiali italiani:che consigliate?[/quote]

Il meglio che sono riuscito a ottenere è 150 +IVA e spedizione in Italia
Mauro


-----------------------------------
il versiliese
Dom 07 Apr, 2019 15:24

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Come sapete, il mio anemometro ha smesso di funzionare,o meglio da qualche gg funziona  saltuariamente:ad esempio oggi mi ha segnato un vento max di 10 km alle 6,30 di stamane,,un max di 16 km in aprile,poi magari se ne sta fermo per un giorno pur in presenza di vento: qualcuno mi può spiegare perchè?
ne ho ordinato un altro,non vorrei aver buttato via dei soldi,perchè il problema è altrove.


-----------------------------------
il versiliese
Dom 07 Apr, 2019 15:35

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
allego uno screen shot


-----------------------------------
green63
Dom 07 Apr, 2019 16:47

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="487743"]allego uno screen shot[/quote]

ciao, mi posti per favore anche il grafico relativo alla direzione?
grazie

Mauro


-----------------------------------
il versiliese
Dom 07 Apr, 2019 16:55

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
eccolo sono i trattini .
la dire zione viene indicatav reg.sulla consolle


-----------------------------------
green63
Dom 07 Apr, 2019 16:58

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="487745"]eccolo sono i trattini .
la dire zione viene indicatav reg.sulla consolle[/quote]

ok, il problema è nell'anemometro, per sicurezza mi posti medesimo grafico prima che si presentasse il problema?

grazie


-----------------------------------
il versiliese
Dom 07 Apr, 2019 19:37

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
ecco un grafico del vento il giorno 17 marzo,qualche gg prima del malfunzinamento

grazie mille green


-----------------------------------
green63
Dom 07 Apr, 2019 22:35

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="487750"]ecco un grafico del vento il giorno 17 marzo,qualche gg prima del malfunzinamento

grazie mille green[/quote]

ok, non ci sono prevalenze anomale sulla direzione, segno che il cavo che dall'anemometro va all'iss non ha danneggiamenti, credo pertanto che la sostituzione sia stata la scelta corretta
ovviamente, se tutto dovesse andar bene, tieni comunque da parte quello non funzionante, con calma cercheremo di ripristinarlo

Mauro


-----------------------------------
Fili
Lun 08 Apr, 2019 00:44

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
È sicuramente l'ampollina Reed ;)


-----------------------------------
As_Needed
Lun 08 Apr, 2019 10:34

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Io ho riparato il pluviometro la crosse che ha il reed facilmente, bisogna avere giusto un po' di mano, il Reed è veramente molto sensibile, mai prenderlo dal vetro, sempre dai connettori, ma non dovrebbe essere un problema ripararlo ;)
Purtroppo non sono in Italia se no ti ci davo un'occhiata.


-----------------------------------
andrea75
Lun 08 Apr, 2019 11:48

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Ho da qualche giorno lo stesso problema anche qui a Petrignano con la VP2 installata in azienda. Funziona la direzione, ma non la velocità. Visto che però i soldi non sono miei, probabilmente resterà così. 
A questo punto visti i tanti casi direi che si tratta di un difetto abbastanza congenito...


-----------------------------------
green63
Lun 08 Apr, 2019 13:10

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="487766"]Ho da qualche giorno lo stesso problema anche qui a Petrignano con la VP2 installata in azienda. Funziona la direzione, ma non la velocità. Visto che però i soldi non sono miei, probabilmente resterà così. 
A questo punto visti i tanti casi direi che si tratta di un difetto abbastanza congenito...[/quote]

Purtroppo è una problematica frequente ma decisamente normale, si tratta di un componente che non soffre dell'esposizione ad agenti atmosferici avversi, anche in condizioni estreme non è soggetto a rompersi, ciò che può danneggiarlo sono soprattutto le sollecitazioni meccaniche
prendiamo, a titolo di esempio, la mia installazione, venti solitamente deboli/moderati senza mai raggiungere picchi elevati, le sollecitazioni meccaniche in questo caso sono limitate

stazione in altura e campo libero - in tal caso i venti possono essere di notevole intensità, se l'anemometro è installato su un palo non eccessivamente rigido, le oscillazioni, deleterie per le misurazioni, faranno da "ammortizzatore" alle sollecitazioni meccaniche, se l'anemometro è solidamente fissato su un palo estremamente rigido e robusto, tutte le sollecitazioni meccaniche, vibrazioni e risonanze si trasmetteranno al sensore e, conseguentemente al trasduttore reed compromettendone la durata.

Mauro


-----------------------------------
il versiliese
Lun 08 Apr, 2019 18:14

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
è arrivato il nuovo anemometro;alla fine ho deciso di prenderlo da salvarani.Indubbiamente sembra migliorato rispetto al mio,che comunque è durato più di 11 anni ,oltretuuto in una zona dove libeccio e maestrale ci danno dentro.
Oggi pomeriggio l'ho montato,ancora una volta sotto lo sguardo vigile della vecchietta e relativa badante dirimpettaie.
Tutto ok.
Ho conservato il vecchio,casomai qualcuno ci volesse smanettare per rianimarlo

saluti a tutti


-----------------------------------
valerio
Sab 04 Mag, 2019 20:11

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Buonasera ed un saluto a tutto il Forum. Mi sono appena iscritto in quanto anche io ho montato una stazione Vantage Pro2 usata, acquistata da poco, ma credo di avere lo stesso problema de il versiliese. Le coppette dell'anemometro avevano un punto di bloccaggio, risolto con aria compressa e pennellino, mentre la direzione del vento ha dei blocchi nella rotazione ed è tutto sigillato...
Sono un tecnico elettronico  e lavoro anche in SMD pertanto ho buona manualità e precisione...
Il versiliese, vorrei chiederti se hai ancora l'anemometro  rotto perchè vorrei vivisezionarlo al fine di poterlo riparare o almeno capire se non resta altro che acquistarlo nuovo....
Nel caso favorevole, ti pagherei le spese di spedizione + una eventuale tua richiesta. Ringrazio tutto il gruppo per questa opportunità augurando buona serata.
Valerio


-----------------------------------
il versiliese
Lun 06 Mag, 2019 09:46

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
OK. Come facciamo per contattarci in privato?


-----------------------------------
valerio
Lun 06 Mag, 2019 13:00

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="489376"]OK. Come facciamo per contattarci in privato?[/quote][quote user="il versiliese" post="489376"]OK. Come facciamo per contattarci in privato?[/quote] 
Puoi mandarmi un MP da questo sito. In alternativa la mia mail è valerio.vita@gmail.com
Grazie 
Valerio


-----------------------------------
valerio
Gio 23 Mag, 2019 00:04

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Cari amici buona sera/notte. Innanzi tutto desidero ringraziare il versiliese per l'invio dell'anemometro oramai defunto, che è stato da me sottoposto ad autopsia... per capire se era possibile riportarlo a nuova vita.
Trattasi del modello 6410 di vecchia fattura, dove il sensore di giri è realizzato con un reed relè attivato da un magnetino calettato sull'asse delle coppette. Ad ogni rotazione corrisponde un impulso in chiusura.  Il pezzo si smonta con buona facilità, ovviamente avendo pratica di micromeccanismi... In questo caso il guasto è determinato dal reed relè che è divenuto insensibile al campo magnetico, probabilmente per fine vita meccanico. I due contatti metallici si trovano entro una ampollina di vetro lunga 1cm ove è fatto il vuoto. Quando l'ampollina si trova immersa in un campo magnetico i due contatti si attraggono chiudendo il circuito, per poi riaprirsi in assenza di campo magnetico. Pertanto vi è uno stress meccanico per il movimento di chiusura ed apertura, nonchè stress elettrico, dal momento che sui contatti, in chiusura, deve scorrere una seppur minima corrente. Ovviamente non ho intenzione di mettere un nuovo reed, ma di sostituirlo con un circuito/componente elettronico molto più longevo ed affidabile. Tempo permettendo, quando avrò compiuto l'operazione vi renderò partecipi. 
Per adesso allego alcune foto di particolari che dettaglierò, sperando siano di vostro interesse.

Saluti.
Valerio
P.S. Notare che anche il fermo sieger posto all'esterno (verso le coppette) è in bronzo!


-----------------------------------
valerio
Gio 23 Mag, 2019 00:14

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Seguito foto.
Considerando che si tratta di un componente che ha lavorato per una decina di anni, è ancora in ottime condizioni e pertanto suscettibile di riparazione/ripristino. Eseguendo il lavoro personalmente, avendone la capacità, la spesa complessiva per i ricambi non dovrebbe superare 50-60€. Il solo potenziometro in USA viene venduto a circa 35-40 dollari. 
Grazie per l'attenzione e saluti. Valerio


-----------------------------------
Fili
Gio 23 Mag, 2019 00:18

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Complimenti!!! Tanta invidia per chi sa fare questo tipo di lavoro :inchino:


-----------------------------------
il versiliese
Ven 24 Mag, 2019 14:37

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Valerio, sei un mago.
ottimo riscontro diagnostico con immagini chiare ed esplicative(e te lo dice uno abiuato ai riscontri,anche se di tutt 'altro genere)
Sono contento se il mio anemometro,dopo 11 anni di venti tirrenici,si cimenterà con quelli adriatici.
E questo grazie a Linea meteo ed al suo Forum


-----------------------------------
andrea75
Ven 24 Mag, 2019 15:42

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="491045"]E questo grazie a Linea meteo ed al suo Forum[/quote]

Complimenti a voi, per la passione e la disponibilità che mettete a disposizione di tutti. Noi vi diamo solo lo spazio, il resto lo fate voi. ;)


-----------------------------------
valerio
Dom 26 Mag, 2019 15:08

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
Grazie a tutti ed al Forum, luogo virtuale dove ciascuno di noi può attingere notizie e pubblicare le proprie esperienze.
Io, nel mio piccolo, metto a disposizione le mie conoscenze elettroniche se qualcuno dovesse averne bisogno.
Buona domenica. Valerio


-----------------------------------
nevone_87
Dom 08 Gen, 2023 21:22

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
anche il mio anemometro Davis dopo oltre 11 anni di onorato sevizio ha deciso di andare in pensione; segna soltanto la direzione del vento con raffiche sempre a 0 km/h, raramente segna qualcosa.

prezzi diventati esorbitanti : 250 euro per un classico anemometro  :fuyou:  :wall:


-----------------------------------
Fili
Lun 09 Gen, 2023 11:37

Re: Problemi Con L'anemometro
-----------------------------------
[quote user="nevone_87" post="590927"]anche il mio anemometro Davis dopo oltre 11 anni di onorato sevizio ha deciso di andare in pensione; segna soltanto la direzione del vento con raffiche sempre a 0 km/h, raramente segna qualcosa.

prezzi diventati esorbitanti : 250 euro per un classico anemometro  :fuyou:  :wall:[/quote]

compra la pipetta su Salvarani Meteoshop. 50 euro (IVA e spedizione compresi) e passa la paura 

https://www.meteo-shop.com/it/stazioni-meteorologiche/vantage-pro-2/ricambi/50440-cartuccia-cuscinetti-velocita-vento/

chiamali per essere sicuro della versione corretta di cui hai bisogno  :bye:

anzi, se mi fai sapere la versione (ma essendo la tua di 11 anni, credo sia uguale alla mia), ne ho una io nuova da darti, chiaramente non ti faccio pagare IVA  ;)


