http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16847
-----------------------------------
GiagiMeteo
Sab 12 Ott, 2019 09:36

Malfunzionamento Della Ricarica Delle Batterie
-----------------------------------
Buongiorno, da 5 giorni a questa parte la mia stazione meteo Bresser DMAX 6 in 1 non funziona come dovrebbe. Infatti, mentre di giorno trasmette i dati normalmente, dal tramonto e durante la notte essa interrompe la trasmissione dei dati al display interno e di conseguenza alla Rete.
Prima io e mio padre abbiamo pensato si trattasse di un problema di sporcizia, infatti la mia stazione possiede delle batterie che di giorno dovrebbero venire ricaricate dal pannello solare e di notte funzionare autonomamente con la carica giornaliera. Ma, dopo aver accuratamente pulito pannello e tutti gli altri pezzi, ci siamo accorti che il problema non si risolveva (nel manuale delle istruzioni si consiglia di cambiare le batterie ogni 2 anni, mentre io ho la stazione da appena 6 mesi). Abbiamo quindi pensato ad un problema delle stesse batterie, ma prima di cambiarle e ricomprarle volevo sentire in parere degli esperti (uno a caso, Mauro :D ) e capire se il problema potesse trovarsi in qualche altro fattore.

Grazie in anticipo.


-----------------------------------
green63
Dom 13 Ott, 2019 21:35

Re: Malfunzionamento Della Ricarica Delle Batterie
-----------------------------------
[quote user="GiagiMeteo" post="501713"]Buongiorno, da 5 giorni a questa parte la mia stazione meteo Bresser DMAX 6 in 1 non funziona come dovrebbe. Infatti, mentre di giorno trasmette i dati normalmente, dal tramonto e durante la notte essa interrompe la trasmissione dei dati al display interno e di conseguenza alla Rete.
Prima io e mio padre abbiamo pensato si trattasse di un problema di sporcizia, infatti la mia stazione possiede delle batterie che di giorno dovrebbero venire ricaricate dal pannello solare e di notte funzionare autonomamente con la carica giornaliera. Ma, dopo aver accuratamente pulito pannello e tutti gli altri pezzi, ci siamo accorti che il problema non si risolveva (nel manuale delle istruzioni si consiglia di cambiare le batterie ogni 2 anni, mentre io ho la stazione da appena 6 mesi). Abbiamo quindi pensato ad un problema delle stesse batterie, ma prima di cambiarle e ricomprarle volevo sentire in parere degli esperti (uno a caso, Mauro :D ) e capire se il problema potesse trovarsi in qualche altro fattore.

Grazie in anticipo.[/quote]

Ciao e scusami, questi giorni sono stato piuttosto impegnato e ho letto solo ora  :( 
quasi certamente il problema è legato all'alimentazione e quindi alle batterie, ora resta da vedere se le stesse sono difettose o non correttamente ricaricate dal pannello, ma per scoprirlo penso che la cosa più rapida e indolore sia sostituirle

Mauro


-----------------------------------
GiagiMeteo
Dom 13 Ott, 2019 21:44

Re: Malfunzionamento Della Ricarica Delle Batterie
-----------------------------------
[quote user="green63" post="501784"][quote user="GiagiMeteo" post="501713"]Buongiorno, da 5 giorni a questa parte la mia stazione meteo Bresser DMAX 6 in 1 non funziona come dovrebbe. Infatti, mentre di giorno trasmette i dati normalmente, dal tramonto e durante la notte essa interrompe la trasmissione dei dati al display interno e di conseguenza alla Rete.
Prima io e mio padre abbiamo pensato si trattasse di un problema di sporcizia, infatti la mia stazione possiede delle batterie che di giorno dovrebbero venire ricaricate dal pannello solare e di notte funzionare autonomamente con la carica giornaliera. Ma, dopo aver accuratamente pulito pannello e tutti gli altri pezzi, ci siamo accorti che il problema non si risolveva (nel manuale delle istruzioni si consiglia di cambiare le batterie ogni 2 anni, mentre io ho la stazione da appena 6 mesi). Abbiamo quindi pensato ad un problema delle stesse batterie, ma prima di cambiarle e ricomprarle volevo sentire in parere degli esperti (uno a caso, Mauro :D ) e capire se il problema potesse trovarsi in qualche altro fattore.

Grazie in anticipo.[/quote]

Ciao e scusami, questi giorni sono stato piuttosto impegnato e ho letto solo ora  :( 
quasi certamente il problema è legato all'alimentazione e quindi alle batterie, ora resta da vedere se le stesse sono difettose o non correttamente ricaricate dal pannello, ma per scoprirlo penso che la cosa più rapida e indolore sia sostituirle

Mauro[/quote]
Grazie del consiglio, in effetti, non sapendo quale sia il problema al 100% è meglio sostituirle.


-----------------------------------
GiagiMeteo
Lun 14 Ott, 2019 18:59

Re: Malfunzionamento Della Ricarica Delle Batterie
-----------------------------------
Tutto risolto.
Il problema stava in una sola delle tre batterie presenti che, non si sa per quale motivo, non si ricaricava.
Ora è stata sostituita e la stazione è tornata a funzionare :smile:


-----------------------------------
green63
Lun 14 Ott, 2019 21:35

Re: Malfunzionamento Della Ricarica Delle Batterie
-----------------------------------
[quote user="GiagiMeteo" post="501842"]Tutto risolto.
Il problema stava in una sola delle tre batterie presenti che, non si sa per quale motivo, non si ricaricava.
Ora è stata sostituita e la stazione è tornata a funzionare :smile:[/quote]

Molto bene, sono contento che il problema fosse quello più facile ed economico da risolvere
meglio così  ;) 

Mauro


