http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16963
-----------------------------------
snowtime76
Lun 09 Dic, 2019 20:46

Pluviometro Compatibile Davis
-----------------------------------
Buonasera a tutti,

a fine inverno ho intenzione di prendere una davis vantage pro2 da installare nella casa di montagna

Vorrei chiedervi se siete a conoscenza di pluviometro compatibili con la stazione davis oltre a quello della Bitline Rg1000

Ho cercato un po' sul forum ma non sono riuscito a trovare niente altro

Vi ringrazio fin da subito per il disturbo


-----------------------------------
green63
Lun 09 Dic, 2019 21:07

Re: Pluviometro Compatibile Davis
-----------------------------------
[quote user="snowtime76" post="506009"]Buonasera a tutti,

a fine inverno ho intenzione di prendere una davis vantage pro2 da installare nella casa di montagna

Vorrei chiedervi se siete a conoscenza di pluviometro compatibili con la stazione davis oltre a quello della Bitline Rg1000

Ho cercato un po' sul forum ma non sono riuscito a trovare niente altro

Vi ringrazio fin da subito per il disturbo[/quote]

Ciao,
ottima domanda, argomento che credo quasi nessuno abbia mai affrontato, perlomeno che mi ricordi nei miei peregrinare nei forum mondiali.
In linea prettamente teorica, qualunque pluviometro con risoluzione 0,2 mm e reed normally open dovrebbe essere compatibile con l'iss della vp2, in fondo è l'unico componente in cui l'interfaccia del trasmettitore non immette correzioni, elaborazioni o altro, in realtà si tratta di un puro e semplice contaimpulsi.

Si potrebbe tentare collegandoci un qualunque pluviometro economico reed NA, perlomeno per testare, personalmente non posso farlo, a parte la vp2 e un paio di manuali, ho un professionale delta-ohm che è un NC, quindi non compatibile.

Mauro


-----------------------------------
snowtime76
Mer 11 Dic, 2019 17:39

Re: Pluviometro Compatibile Davis
-----------------------------------
Ho trovato un'altra azienda che potrebbe avere un pluviometro compatibile, in quanto dice:

[i]Ho visto che nel pluviometro Davis Cod. DW-6463M per la stazione Vantage Pro2 è proprio scritto
"Utilizzabile anche da terze parti su stazioni non-Davis (trattasi di sensore magnetico reed impulsivo pulito)"
e pertanto direi che il nostro pluviometro sia assolutamente compatibile poiché anch'esso utilizza sensori
magnetici reed ad impulso per la misura della pioggia con incrementi di 0,2 mm[/i]

Diciamo che non ne garantiscono la compatibilità ma usando lo stesso sistema secondo loro è compatibile


-----------------------------------
green63
Mer 11 Dic, 2019 21:26

Re: Pluviometro Compatibile Davis
-----------------------------------
[quote user="snowtime76" post="506151"]Ho trovato un'altra azienda che potrebbe avere un pluviometro compatibile, in quanto dice:

[i]Ho visto che nel pluviometro Davis Cod. DW-6463M per la stazione Vantage Pro2 è proprio scritto
"Utilizzabile anche da terze parti su stazioni non-Davis (trattasi di sensore magnetico reed impulsivo pulito)"
e pertanto direi che il nostro pluviometro sia assolutamente compatibile poiché anch'esso utilizza sensori
magnetici reed ad impulso per la misura della pioggia con incrementi di 0,2 mm[/i]

Diciamo che non ne garantiscono la compatibilità ma usando lo stesso sistema secondo loro è compatibile[/quote]

Come ti ho detto, tutto dipende dal tipo di reed utilizzato, se vuoi e ti fa piacere un parere sarebbe bene mi mandassi il link al prodotto

Mauro


-----------------------------------
snowtime76
Ven 13 Dic, 2019 08:15

Re: Pluviometro Compatibile Davis
-----------------------------------
scusami mi ero dimenticato di inserire il link al prodotto

http://www.metexsrl.it/files/METEX-SE180AA-SE181AA.pdf


