http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17081
-----------------------------------
pisolo88
Sab 08 Feb, 2020 20:39

Info Su Installazione Davis Vue
-----------------------------------
Buonasera mi serve sapere se posso installare la. Mia stazione Davis a 5 mt da terra su un palo o deve stare per forza a 2 metri come avevo sentito dire grazie del vostro consiglio


-----------------------------------
Adriatic92
Dom 09 Feb, 2020 10:05

Re: Info Su Installazione Davis Vue
-----------------------------------
Ciao, va bene anche 2mt , l'importante è che stia in campo aperto, lontano quindi da interferenze ed ostacoli troppo vicini..  ;) 

La Davis VUE di solito , se è posizionata in certi punti "delicati",  può sovrastimare leggermente per lo schermo piccolo, penso che comunque vada bene, la normativa prevede che il palo sia rialzato almeno di oltre 1,50mt dal suolo


-----------------------------------
pisolo88
Dom 09 Feb, 2020 10:20

Re: Info Su Installazione Davis Vue
-----------------------------------
A 5 metri dal suolo  non va bene?


-----------------------------------
Adriatic92
Dom 09 Feb, 2020 11:47

Re: Info Su Installazione Davis Vue
-----------------------------------
[quote user="pisolo88" post="511421"]A 5 metri dal suolo  non va bene?[/quote]

http://wiki.meteonetwork.it/index.php/Norme_OMM_e_Norme_MeteoNetwork


-----------------------------------
green63
Lun 10 Feb, 2020 08:43

Re: Info Su Installazione Davis Vue
-----------------------------------
Non intervengo da tempo, e me ne scuso, ma il tempo da alcuni mesi a questa parte è tiranno per vari motivi.
do il mio parere

non vi sono limitazioni particolari per quanto riguarda una stazione AIO come una Vue, non avendo, comunque, la possibilità di avere contemporaneamente tutti i sensori a norma per ovvi limiti fisici

pertanto è importante stabilire quali di questi parametri siano per per te più importanti, se parliamo di temperatura e umidità l'altezza ideale è a 2 mt da terra, è un'altezza che consente di avere dati attendibili anche dal pluviometro, puirchè sia lontano da ostacoli verticali più alti che possano limitare la corretta misurazione con precipitazioni a vento.

ovviamente, a questa altezza, non può essere considerato a norma l'anemometro, se non per utilizzi agrometereologici nel caso disponga comunque di visibilità a 360° e buona distanza da ostacoli naturali importanti, sia naturali che manufatti.

alzarsi a 4/5 mt di altezza migliora decisamente il dato anemometrico ma peggiora parimenti sia quello di temperatura (vengono parziamente inibiti e limitati gli scambi termici con il terreno) che pluviometrici (l'aumento della ventilazione introduce una sottostima nel rilevamento delle precipitazioni)

Mauro


