http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17493
-----------------------------------
zeppelin
Dom 23 Ago, 2020 11:29

Davis Vantage Vue O Vantage Pro? (alla Fine Oregon WMR300 Ma Non Molto Soddisfatto)
-----------------------------------
La mia Oregon del 2013 inizia a dare segni di cedimento e vorrei fare l'upgrade a Davis. Prima di tutto ci sono anche altre soluzioni egualmente valide a parte Davis secondo voi? E poi possibile una differenza di 300 euro dalla Vue alla Pro? Da cosa sono giustificate? La Vue può bastare? Quello che mi interessa soprattutto è la precisione di pluviometro e termoigrometro. Non vorrei trovarmi con sottostime pluviometriche come a volte succede con la oregon che approssima i mm per difetto, o soprattutto sovrastime termometriche dovute a pessima schermatura. Se lo schermo fa schifo e devo spendere di più preferisco spendere di più anche se non vorrei. 

Pro a 700 e passa
https://www.amazon.it/Davis-Vantage-stazione-meteo-colore/dp/B003YUBOQW/ref=mp_s_a_1_16?dchild=1&keywords=davis+stazione+meteo&qid=1598174425&sr=8-16

Vue a 425 a cui sarei propenso se non ci sono problemi di cui sopra:
https://www.amazon.it/Davis-Instruments-Funk-Wetterstation-Vantage-DAV-6250EU/dp/B002LLVFK0/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=davis+stazione+meteo&qid=1598174871&sr=8-1#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div

Ciao a tutti e vi ringrazio se vorrete dare il vostro parere per aiutarmi prima del mio compleanno così me la faccio magari anche parzialmente regalare. :-D


-----------------------------------
Marco376
Dom 23 Ago, 2020 11:48

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Ciao,

con le versioni che ho io (2008-2014) ti direi Vue.
La Vue ha un pluviometro più preciso e con prestazioni costanti a contrario della Pro2 che va regolata ogni tanto.
Non vedo grossi problemi di temperatura ma su questo c'è Green che può essere più preciso.
Due pecche della Vue sono l'impossibilità di disaccoppiare l'anenometro e la necessità di sostituire tutta la Iss in caso di guasto ad uno dei componenti.
La Pro2 ha il vantaggio che i sensori si possono installare e mantenere separatamente.

Con le versioni più recenti invece, credo che la pecca più grossa della Pro2, il pluviometro, sia stato riprogettato in maniera simile alla Vue e le prestazioni dovrebbero essere molto migliorate.
Per la Vue invece sembra possibile la sostituzione di singoli componenti in caso di guasti.
In questo caso io sceglierei la Pro2 con il consiglio di installare gli aghi metallici anti uccelli per il pluviometro.

Poi dipende dal budget ovviamente.


-----------------------------------
Gab78
Dom 23 Ago, 2020 12:29

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Quoto tutto ciò che dice Marco!  :ok:


-----------------------------------
zeppelin
Dom 23 Ago, 2020 23:01

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Grazie ad entrambi! :-) certo la differenza di prezzo è notevole. Spero che quella di Amazon sia l'ultima versione della Vue perché la faccenda di non poter cambiare i singoli sensori sulla vecchia è davvero assurda. Se qualcuno ha qualcosa da dire sulle temperature che sono la cosa che più mi interessa resto in attesa. Purtroppo la oregon, dopo aver sostituito il sensore originale, con quelli ricomprati ha un persistente difetto da sovrastima termica in caso di alta U.R. che non capisco come si origini ma che è evidente anche se di solito lieve. Per il resto funziona bene non l'avrei cambiata se non fosse per questo.


-----------------------------------
MySn0w
Lun 24 Ago, 2020 00:22

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Buonasera Zeppelin, per quanto riguarda le temperature la Vantage Vue ha il vizietto di sovrastimare le massime se installata a terra in zone con poca ventilazione.
Purtroppo ha uno schermo solare molto piccolo anche se la Davis ha studiato bene la sua collocazione sull’unità esterna.
Secondo me da il meglio a tetto o in zone molto ventilate.


-----------------------------------
Fili
Lun 24 Ago, 2020 01:30

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Da possessore di entrambe ti direi VP2 tutta la vita. Pluviometro (almeno il mio) precisissimo, mai un problema (tranne 1 sostituzione anemometro in 10 anni). Sovrastima molto limitata per me che abito in piena città. 

Comodissimo il fatto di poter mettere l'anemometro dove ti pare, oltre ai 12m in dotazione, con una banale prolunga telefonica. 

Chi più spende, meno spende ;)


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 24 Ago, 2020 06:13

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Sul link della vp2 che hai postato c'è l' immagine della stazione con il kit daytime o il 24h,in tal caso la cifra seppur alta é  conveniente,di solito si trovano a 700 e passa euro in versione "base".


-----------------------------------
andrea75
Lun 24 Ago, 2020 08:46

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Ricordati che comunque per entrambe le stazioni ti servirà il datalogger. ;) Originale o no, ma serve.


-----------------------------------
green63
Lun 24 Ago, 2020 15:48

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Do anche il mio parere, 
la Vue, se installata a tetto o comunque in zona molto ben ventilata, è in grado di restituire dati di temperatura abbastanza affidabili, non di molto lontani dalla vp2 5 piatti passiva
se il contesto di installazione è invece un classico giardino, magari parzialmente riparato, decisamente vp2 con kit daytime, con la Vue rischieresti sovrastime imbarazzanti in determinati periodi dell'anno.

dal lato espandibilità ovviamente vince la vp2, migliorata molto anche lato pluviometro con il nuovo tipping spoon, certamente meno problematico del vecchio tipping bucket

Mauro


-----------------------------------
zeppelin
Lun 24 Ago, 2020 22:56

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="529830"]Ricordati che comunque per entrambe le stazioni ti servirà il datalogger. ;) Originale o no, ma serve.[/quote]

Ma perché non lo danno in dotazione? Con la Oregon c'era! Cioè costano così tanto e non c'è nemmeno il datalogger? E la Vue sovrastima anche le massime come dicono in molti e anche Mauro che ringrazio? Quasi quasi mi ricompro il nuovo modello Oregon. :-D

Ringrazio tutti dei consigli intanto, davvero gentilissimi. :-)


-----------------------------------
andrea75
Mar 25 Ago, 2020 00:00

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="529945"][quote user="andrea75" post="529830"]Ricordati che comunque per entrambe le stazioni ti servirà il datalogger. ;) Originale o no, ma serve.[/quote]

Ma perché non lo danno in dotazione? [/quote]

No, non è compreso... originale sei sui 200 Euro circa, non originale sugli 80.


-----------------------------------
Fili
Mar 25 Ago, 2020 01:14

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="529947"][quote user="zeppelin" post="529945"][quote user="andrea75" post="529830"]Ricordati che comunque per entrambe le stazioni ti servirà il datalogger. ;) Originale o no, ma serve.[/quote]

Ma perché non lo danno in dotazione? [/quote]

No, non è compreso... originale sei sui 200 Euro circa, non originale sugli 80.[/quote]

penso che Giaime si stesse chiedendo il motivo per cui non lo danno in dotazione. In effetti non si capisce, visto che è indispensabile  :confuso: quanti vogliono utilizzare una VP2 come semplice "termometro live" senza archiviazione dati?  :lol:


-----------------------------------
andrea75
Mar 25 Ago, 2020 08:52

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="529951"][quote user="andrea75" post="529947"][quote user="zeppelin" post="529945"][quote user="andrea75" post="529830"]Ricordati che comunque per entrambe le stazioni ti servirà il datalogger. ;) Originale o no, ma serve.[/quote]

Ma perché non lo danno in dotazione? [/quote]

No, non è compreso... originale sei sui 200 Euro circa, non originale sugli 80.[/quote]

penso che Giaime si stesse chiedendo il motivo per cui non lo danno in dotazione. In effetti non si capisce, visto che è indispensabile  :confuso: quanti vogliono utilizzare una VP2 come semplice "termometro live" senza archiviazione dati?  :lol:[/quote]

Credo sia un modo per contenere il costo iniziale, facendolo figurare più basso, e per guadagnarci un po' di più, perché magari mettendolo in bundle, il pacchetto sarebbe dovuto costare un po' meno. 
Ecco, diciamo che potevano fare una versione con datalogger escluso e una con datalogger compreso a prezzo più basso, anche in via "ufficiale", e non lasciando l'iniziativa ai singoli rivenditori, che comunque offrono il pacchetto completo a prezzo più vantaggioso. 
Ad ogni modo ora si trovano fortunatamente quelli non originali a prezzi più che dimezzati, e personalmente li consiglio a mani basse. Il costo effettivo di un dispositivo di quel tipo è quello. 200 euro è onestamente uno sproposito.


-----------------------------------
zeppelin
Dom 30 Ago, 2020 18:34

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Grazie a tutti. Certo che tra sovrastime possibili e datalogger è un bel casino. Ma lo schermo non potrei utilizzare quello che ho ora nella stazione che funziona egregiamente? Quello della davis VUE è tanto scarso?


-----------------------------------
Freddoforever
Dom 30 Ago, 2020 18:57

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="530391"]Grazie a tutti. Certo che tra sovrastime possibili e datalogger è un bel casino. Ma lo schermo non potrei utilizzare quello che ho ora nella stazione che funziona egregiamente? Quello della davis VUE è tanto scarso?[/quote]

Se scegli la Davis Vue e la tua è una zona abbastanza ventilata sicuramente andrà bene,se poi la installassi sul tetto sarebbe ancora meglio,in ogni caso non puoi mettere il 7714 sulla Vue  ;)
E poi considera  (da prove fatte ) che anche il 7714 sovrastima ad esempio se confrontato con un Barani meteoshield con lo stesso sensore.....


-----------------------------------
andrea75
Dom 30 Ago, 2020 19:00

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Sì è vero, la Vue non sarà il top in quanto a schermatura, ma credo che la tua posizione non crei particolari problemi. Poi parliamo al massimo di qualche decimo, anche nei peggiori casi, quindi fossi in te andrei abbastanza tranquillo sulla Vue, che resta un'ottima stazione. ;)


-----------------------------------
MySn0w
Lun 31 Ago, 2020 10:31

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="530391"]Grazie a tutti. Certo che tra sovrastime possibili e datalogger è un bel casino. Ma lo schermo non potrei utilizzare quello che ho ora nella stazione che funziona egregiamente? Quello della davis VUE è tanto scarso?[/quote]

Ciao, no non puoi utilizzare un altro schermo solare.


-----------------------------------
zeppelin
Lun 31 Ago, 2020 13:00

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Ma la Davis per forza? Che dite le altre non sono all'altezza proprio magari spendendo un po' meno? Qualcuno sa se la Oregon Scientific WMR300 (la versione dopo la mia attuale) sia buona? Le giornate come oggi sono il motivo per cui voglio cambiare la WMR200 che ho ora, da quando 1 anno e mezzo fa ho dovuto riacquistare il termoigrometro che aveva sbroccato dopo anni di onorato lavoro, i sostituti che sono compatibili, non originali, in caso di forte umidità sovrastimano nettamente la temperatura e poi c'è sempre la sottostima lieve delle precipitazioni arrotondate per difetto all'unità.


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 31 Ago, 2020 13:19

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="530467"]Ma la Davis per forza? Che dite le altre non sono all'altezza proprio magari spendendo un po' meno? Qualcuno sa se la Oregon Scientific WMR300 (la versione dopo la mia attuale) sia buona? Le giornate come oggi sono il motivo per cui voglio cambiare la WMR200 che ho ora, da quando 1 anno e mezzo fa ho dovuto riacquistare il termoigrometro che aveva sbroccato dopo anni di onorato lavoro, i sostituti che sono compatibili, non originali, in caso di forte umidità sovrastimano nettamente la temperatura e poi c'è sempre la sottostima lieve delle precipitazioni arrotondate per difetto all'unità.[/quote]


La WMR300 è un clone della Davis vp2 ma mi sembra che costicchi parecchio.
Guarda le Ecowitt,puoi scegliere sia i modelli AIO già pronti ma col solito problema dello schermetto solare ma ci sono anche quelle configurabili con i vari componenti: termoigrometro,anemometro,pluviometro,ecc. e non sei costretto a cambiare lo schermo solare.
Ora hanno dei nuovi sensori a sonda che da prove fatte sembra andare molto bene sul Davis 7714.
http://www.ecowitt.com/
Altrimenti c'è poco da scegliere se non PCE oppure le varie Bresser 5 o 6 in 1 ma anche lì c'è il problema dello schermetto.


-----------------------------------
green63
Lun 31 Ago, 2020 14:30

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Concordo con Andrea in merito alla vue, se la postazione gode di una buona ventilazione costante la sovrastima si riduce a un pò di decimi, non pochi ma nulla di drammatico

concordo anche con freddoforever, ecowitt al momento è, a mio modesto parere, il prodotto in fascia entry-level più performante e potenzialmente espandibile sul mercato, ho testato a lungo la stazioncina ad ultrasuoni ws80 e posso garantirvi che, in termini di prestazioni termometriche non è inferiore ad una vue  ;) 

Inoltre, se si ha manualità, con un po di lavoro è possibile migliorarla ulteriormente, la mia ws80, al momento, supera in prestazioni termometriche la vp2 5 piatti passiva che è si scarsa come schermatura, ma di certo è superiore, seppur di poco, ad una vue

il lavoro di modifica, semplicissimo, richiede solo un pennello e smalto nero opaco, se non si vuole fare questo si può aggiungere un sensore di t/rh separato, ma a quel punto è richiesta una schermatura idonea

Mauro


-----------------------------------
zeppelin
Lun 31 Ago, 2020 14:53

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="530480"]Concordo con Andrea in merito alla vue, se la postazione gode di una buona ventilazione costante la sovrastima si riduce a un pò di decimi, non pochi ma nulla di drammatico

concordo anche con freddoforever, ecowitt al momento è, a mio modesto parere, il prodotto in fascia entry-level più performante e potenzialmente espandibile sul mercato, ho testato a lungo la stazioncina ad ultrasuoni ws80 e posso garantirvi che, in termini di prestazioni termometriche non è inferiore ad una vue  ;) 

Inoltre, se si ha manualità, con un po di lavoro è possibile migliorarla ulteriormente, la mia ws80, al momento, supera in prestazioni termometriche la vp2 5 piatti passiva che è si scarsa come schermatura, ma di certo è superiore, seppur di poco, ad una vue

il lavoro di modifica, semplicissimo, richiede solo un pennello e smalto nero opaco, se non si vuole fare questo si può aggiungere un sensore di t/rh separato, ma a quel punto è richiesta una schermatura idonea

Mauro[/quote]

Bisogna che ti scriva personalmente su sovrastime, schermi ecc.ecc.. Non voglio un'"entry level" ma nemmeno spendere 1000 euro.  :D  la mia la pagai 300 euro con tanto di datalogger e ha funzionato benino dal 2013 ad oggi.


-----------------------------------
zeppelin
Lun 31 Ago, 2020 14:54

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="530472"][quote user="zeppelin" post="530467"]Ma la Davis per forza? Che dite le altre non sono all'altezza proprio magari spendendo un po' meno? Qualcuno sa se la Oregon Scientific WMR300 (la versione dopo la mia attuale) sia buona? Le giornate come oggi sono il motivo per cui voglio cambiare la WMR200 che ho ora, da quando 1 anno e mezzo fa ho dovuto riacquistare il termoigrometro che aveva sbroccato dopo anni di onorato lavoro, i sostituti che sono compatibili, non originali, in caso di forte umidità sovrastimano nettamente la temperatura e poi c'è sempre la sottostima lieve delle precipitazioni arrotondate per difetto all'unità.[/quote]


La WMR300 è un clone della Davis vp2 ma mi sembra che costicchi parecchio.
Guarda le Ecowitt,puoi scegliere sia i modelli AIO già pronti ma col solito problema dello schermetto solare ma ci sono anche quelle configurabili con i vari componenti: termoigrometro,anemometro,pluviometro,ecc. e non sei costretto a cambiare lo schermo solare.
Ora hanno dei nuovi sensori a sonda che da prove fatte sembra andare molto bene sul Davis 7714.
http://www.ecowitt.com/
Altrimenti c'è poco da scegliere se non PCE oppure le varie Bresser 5 o 6 in 1 ma anche lì c'è il problema dello schermetto.[/quote]

Lo schermo ce l'ho, anche se non è perfetto. Bisogna vedere se ci si può mettere il sensore. Grazie comunque. :-)

P.S. ad ogni modo potete vedere adesso i problemi di sovrastima termica in caso di alta umidità e aria ferma che mi sta spingendo a cambiare la stazione, non si capisce poi a cosa dovuta, in pratica con questi sensori sostituti dell'originale l'umidità non sale mai sopra il 94% (prima arrivava al 98/99) e la temperatura sale nettamente, questo succede di giorno o di notte indifferenziatamente in caso di umidità molto alta e vento assente, è una roba che non riesco scientificamente a capire,  :eek:  ho quasi 19 gradi contro i 16-17 delle zone intorno. Massima e minima più o meno tornano ma la temperatura attuale è sballata. Pace. considerando anche la leggera sottostima costante pluviometrica penso sia tempo di cambiare.


-----------------------------------
green63
Lun 31 Ago, 2020 15:00

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="530486"][quote user="green63" post="530480"]Concordo con Andrea in merito alla vue, se la postazione gode di una buona ventilazione costante la sovrastima si riduce a un pò di decimi, non pochi ma nulla di drammatico

concordo anche con freddoforever, ecowitt al momento è, a mio modesto parere, il prodotto in fascia entry-level più performante e potenzialmente espandibile sul mercato, ho testato a lungo la stazioncina ad ultrasuoni ws80 e posso garantirvi che, in termini di prestazioni termometriche non è inferiore ad una vue  ;) 

Inoltre, se si ha manualità, con un po di lavoro è possibile migliorarla ulteriormente, la mia ws80, al momento, supera in prestazioni termometriche la vp2 5 piatti passiva che è si scarsa come schermatura, ma di certo è superiore, seppur di poco, ad una vue

il lavoro di modifica, semplicissimo, richiede solo un pennello e smalto nero opaco, se non si vuole fare questo si può aggiungere un sensore di t/rh separato, ma a quel punto è richiesta una schermatura idonea

Mauro[/quote]

Bisogna che ti scriva personalmente su sovrastime, schermi ecc.ecc.. Non voglio un'"entry level" ma nemmeno spendere 1000 euro.  :D  la mia la pagai 300 euro con tanto di datalogger e ha funzionato benino dal 2013 ad oggi.[/quote]

la ws80 costa circa 200 euro compresa di gateway   :wink: 
sul discorso sovrastime sono sempre pronto al confronto, non sono esperto, ma un minimo di basi le ho

Mauro


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 31 Ago, 2020 15:02

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="530487"][quote user="Freddoforever" post="530472"][quote user="zeppelin" post="530467"]Ma la Davis per forza? Che dite le altre non sono all'altezza proprio magari spendendo un po' meno? Qualcuno sa se la Oregon Scientific WMR300 (la versione dopo la mia attuale) sia buona? Le giornate come oggi sono il motivo per cui voglio cambiare la WMR200 che ho ora, da quando 1 anno e mezzo fa ho dovuto riacquistare il termoigrometro che aveva sbroccato dopo anni di onorato lavoro, i sostituti che sono compatibili, non originali, in caso di forte umidità sovrastimano nettamente la temperatura e poi c'è sempre la sottostima lieve delle precipitazioni arrotondate per difetto all'unità.[/quote]


La WMR300 è un clone della Davis vp2 ma mi sembra che costicchi parecchio.
Guarda le Ecowitt,puoi scegliere sia i modelli AIO già pronti ma col solito problema dello schermetto solare ma ci sono anche quelle configurabili con i vari componenti: termoigrometro,anemometro,pluviometro,ecc. e non sei costretto a cambiare lo schermo solare.
Ora hanno dei nuovi sensori a sonda che da prove fatte sembra andare molto bene sul Davis 7714.
http://www.ecowitt.com/
Altrimenti c'è poco da scegliere se non PCE oppure le varie Bresser 5 o 6 in 1 ma anche lì c'è il problema dello schermetto.[/quote]

Lo schermo ce l'ho, anche se non è perfetto. Bisogna vedere se ci si può mettere il sensore. Grazie comunque. :-)

P.S. ad ogni modo potete vedere adesso i problemi di sovrastima termica in caso di alta umidità e aria ferma che mi sta spingendo a cambiare la stazione, non si capisce poi a cosa dovuta, in pratica con questi sensori sostituti dell'originale l'umidità non sale mai sopra il 94% (prima arrivava al 98/99) e la temperatura sale nettamente, questo succede di giorno o di notte indifferenziatamente in caso di umidità molto alta e vento assente, è una roba che non riesco scientificamente a capire,  :eek:  ho quasi 19 gradi contro i 16-17 delle zone intorno. Massima e minima più o meno tornano ma la temperatura attuale è sballata. Pace. considerando anche la leggera sottostima costante pluviometrica penso sia tempo di cambiare.[/quote]

Si puoi metterci il sensore specialmente quelli nuovi con la sonda esterna allo scatolotto,comunque Mauro che conosce benissimo le Ecowitt ti consiglierà sicuramente al meglio  ;)


-----------------------------------
andrea75
Lun 31 Ago, 2020 19:06

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="530486"]Bisogna che ti scriva personalmente su sovrastime, schermi ecc.ecc.. Non voglio un'"entry level" ma nemmeno spendere 1000 euro.  :D  la mia la pagai 300 euro con tanto di datalogger e ha funzionato benino dal 2013 ad oggi.[/quote]

Ti consiglio di proseguire qui, a meno che non si vada su concetti o richieste particolari che possano non interessare agli altri.
Ma a parte che il povero Mauro è giusto che non venga "intasato" di richieste in privato (la sua vecchia firma del resto era eloquente), c'è da dire che spesso questi argomenti vengono trattati 1000 volte, e avere una buona base da suggerire ad un prossimo utente che verrà dopo di te (e verrà stanne certo) è sicuramente buona cosa. :)

Riguardo alla WMR300: è un'ottima stazione come ti ha detto Freddoforever, tanto quanto la serie Vantage Pro della Davis, ma non risparmieresti molto rispetto alla Vue (parliamo di circa 600 Euro). Se però è un budget che puoi affrontare, allora sì, è un'ottima alternativa alla Vue, anzi, forse siamo ad un livello leggermente superiore.


-----------------------------------
Gab78
Lun 31 Ago, 2020 23:14

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="530488"] [b][color=black]non sono esperto[/color][/b], ma un minimo di basi le ho

Mauro[/quote]
Come battuta non c'è male...  :D


-----------------------------------
green63
Lun 31 Ago, 2020 23:23

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="530554"][quote user="green63" post="530488"] [b][color=black]non sono esperto[/color][/b], ma un minimo di basi le ho

Mauro[/quote]
Come battuta non c'è male...  :D[/quote]

Tempo fa ero a cena con un ricercatore di un istituto metrologico, ha una 60ina di anni e fa le tarature dei sensori campione ai punti fissi, robe da tolleranza al milionesimo di Kelvin.

Mi sono permesso di fargli un appunto sui metodi di taratura dei sensori campione quando essi andranno utilizzati per tarare strumenti meteorologici e contestavo il fatto che mi sembrava inutile e una perdita di tempo fare la taratura sul punto triplo del mercurio e lui mi ha risposto all'incirca così
"potresti avere ragione, d'altronde sto ancora imparando!"

ergo, testa bassa e orecchie e mente ben aperte  ;) 

Mauro


-----------------------------------
zeppelin
Mar 01 Set, 2020 22:01

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="530532"][quote user="zeppelin" post="530486"]Bisogna che ti scriva personalmente su sovrastime, schermi ecc.ecc.. Non voglio un'"entry level" ma nemmeno spendere 1000 euro.  :D  la mia la pagai 300 euro con tanto di datalogger e ha funzionato benino dal 2013 ad oggi.[/quote]

Ti consiglio di proseguire qui, a meno che non si vada su concetti o richieste particolari che possano non interessare agli altri.
Ma a parte che il povero Mauro è giusto che non venga "intasato" di richieste in privato (la sua vecchia firma del resto era eloquente), c'è da dire che spesso questi argomenti vengono trattati 1000 volte, e avere una buona base da suggerire ad un prossimo utente che verrà dopo di te (e verrà stanne certo) è sicuramente buona cosa. :)

Riguardo alla WMR300: è un'ottima stazione come ti ha detto Freddoforever, tanto quanto la serie Vantage Pro della Davis, ma non risparmieresti molto rispetto alla Vue (parliamo di circa 600 Euro). Se però è un budget che puoi affrontare, allora sì, è un'ottima alternativa alla Vue, anzi, forse siamo ad un livello leggermente superiore.[/quote]

Grazie Andrea e grazie a tutti. :-)


-----------------------------------
Guglielmo
Lun 21 Dic, 2020 10:15

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="529763"]La mia Oregon del 2013 inizia a dare segni di cedimento e vorrei fare l'upgrade a Davis. Prima di tutto ci sono anche altre soluzioni egualmente valide a parte Davis secondo voi? E poi possibile una differenza di 300 euro dalla Vue alla Pro? Da cosa sono giustificate? La Vue può bastare? Quello che mi interessa soprattutto è la precisione di pluviometro e termoigrometro. Non vorrei trovarmi con sottostime pluviometriche come a volte succede con la oregon che approssima i mm per difetto, o soprattutto sovrastime termometriche dovute a pessima schermatura. Se lo schermo fa schifo e devo spendere di più preferisco spendere di più anche se non vorrei. 

Pro a 700 e passa
https://www.amazon.it/Davis-Vantage-stazione-meteo-colore/dp/B003YUBOQW/ref=mp_s_a_1_16?dchild=1&keywords=davis+stazione+meteo&qid=1598174425&sr=8-16

Vue a 425 a cui sarei propenso se non ci sono problemi di cui sopra:
https://www.amazon.it/Davis-Instruments-Funk-Wetterstation-Vantage-DAV-6250EU/dp/B002LLVFK0/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=davis+stazione+meteo&qid=1598174871&sr=8-1#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div

Ciao a tutti e vi ringrazio se vorrete dare il vostro parere per aiutarmi prima del mio compleanno così me la faccio magari anche parzialmente regalare. :-D[/quote]

Da possessore di Oregon WMR200 ti volevo chiedere se poi hai deciso la sostituzione e con quale delle due Davis o altre... :bye:


-----------------------------------
zeppelin
Dom 11 Apr, 2021 23:45

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="Guglielmo" post="539121"][quote user="zeppelin" post="529763"]La mia Oregon del 2013 inizia a dare segni di cedimento e vorrei fare l'upgrade a Davis. Prima di tutto ci sono anche altre soluzioni egualmente valide a parte Davis secondo voi? E poi possibile una differenza di 300 euro dalla Vue alla Pro? Da cosa sono giustificate? La Vue può bastare? Quello che mi interessa soprattutto è la precisione di pluviometro e termoigrometro. Non vorrei trovarmi con sottostime pluviometriche come a volte succede con la oregon che approssima i mm per difetto, o soprattutto sovrastime termometriche dovute a pessima schermatura. Se lo schermo fa schifo e devo spendere di più preferisco spendere di più anche se non vorrei. 

Pro a 700 e passa
https://www.amazon.it/Davis-Vantage-stazione-meteo-colore/dp/B003YUBOQW/ref=mp_s_a_1_16?dchild=1&keywords=davis+stazione+meteo&qid=1598174425&sr=8-16

Vue a 425 a cui sarei propenso se non ci sono problemi di cui sopra:
https://www.amazon.it/Davis-Instruments-Funk-Wetterstation-Vantage-DAV-6250EU/dp/B002LLVFK0/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=davis+stazione+meteo&qid=1598174871&sr=8-1#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div

Ciao a tutti e vi ringrazio se vorrete dare il vostro parere per aiutarmi prima del mio compleanno così me la faccio magari anche parzialmente regalare. :-D[/quote]

Da possessore di Oregon WMR200 ti volevo chiedere se poi hai deciso la sostituzione e con quale delle due Davis o altre... :bye:[/quote]

Scusa il ritardo, ho letto solo ora! Ho comprato alla fine una WMR300 trovata su ebay nuova a un prezzo ribassato grazie all'acquisto a Livigno di un privato credo. Bella e molto simile a una Davis pro2, va segnalata però secondo me una lieve sovrastima sulle massime rispetto allo schermo Davis precedente che usavo sulla wmr200, questione di pochi decimi ma pare esserci almeno in certe condizioni. Probabilmente schermo piccolo e pochi piatti oppure non lo so, vediamo se tale impressione permane o no nei prossimi mesi primaverili ed estivi. Potrei cercare di migliorarlo ma non so come e se è possibile. Ad ogni modo trovo assurdo che le stazioni, visto che tale problema è stato segnalato paro paro anche sulle Davis, costino sempre più e poi non riescano a evitare la cosa più importante cioè la sovrastima delle massime, nonostante che lo schermo, piccolo ma apparentemente ben fatto, stia anche sotto il blocco del pluviometro quindi in teoria meno esposto in modo totale del precedente schermo Davis 7714. Pluviometro ottimo e preciso, molto più della 200. Anemometro che fa il suo, ma a me interessano essenzialmente di più piogge e temperature. Vediamo come procede.

Allego anche la foto della stazione nuova.  

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/152/img_20210403_110647.jpg[/img]


-----------------------------------
Fili
Lun 12 Apr, 2021 01:22

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="556245"]

Allego anche la foto della stazione nuova.  

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/152/img_20210403_110647.jpg[/img][/quote]

azzo che copiaticcio della VP2 :eek:


-----------------------------------
green63
Lun 12 Apr, 2021 09:06

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Ciao Zeppelin,

compimenti per l'installazione intanto  :wink: 

in merito alle tue valutazioni sono ovviamente daccordo, ma Davis se ne frega altamente delle sovrastime, è un marchio che ormai poggia le sue solide basi su un mercato acquisito nel tempo.

Il problema non sta tanto nelle sovrastime delle massime ma in una mancanza di validità del dato istantaneo, all'incirca per 12 ore al giorno  :wink: 

I problemi della Vp2, e della tua oregon di conseguenza, sono dettati da una reattività molto limitata, una scarsa capacità di proteggere la camera sensore dalla radiazione diretta e riflessa, e da un algoritmo di linerizzazione che "àncora" il dato letto al precedente, la somma di tutti questi problemi da come risultato valori visibilmente inferiori al riferimento nelle ore di salita della temperatura e della radiazione solare, e valori visibilmente superiori nelle ore pomeridiane che diventano addirittura imbarazzanti nelle giornate più calde estive, quando il sole rimane fino a tarda ora e la fase di raffreddamento del terreno è molto più lenta.

Nelle ore invece centrali, con radiazione, e come tutti sappiamo, i valori sono maggiori per i limiti imposti dalla qualità della schermatura, e la loro entità varia di pari passo con intensità della radiazione e ventilazione.

Non è raro avere -1° C nelle ore mattutine e fino a +2° C nelle ore pomeridiane

Mauro


-----------------------------------
green63
Lun 12 Apr, 2021 09:14

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
Per spiegarmi in maniera più chiara:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2021_04_12_08_58_36.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2021_04_12_08_58_55.png[/img] 

Mauro


-----------------------------------
zeppelin
Mer 28 Apr, 2021 18:20

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="556264"]Ciao Zeppelin,

compimenti per l'installazione intanto  :wink: 

in merito alle tue valutazioni sono ovviamente daccordo, ma Davis se ne frega altamente delle sovrastime, è un marchio che ormai poggia le sue solide basi su un mercato acquisito nel tempo.

Il problema non sta tanto nelle sovrastime delle massime ma in una mancanza di validità del dato istantaneo, all'incirca per 12 ore al giorno  :wink: 

I problemi della Vp2, e della tua oregon di conseguenza, sono dettati da una reattività molto limitata, una scarsa capacità di proteggere la camera sensore dalla radiazione diretta e riflessa, e da un algoritmo di linerizzazione che "àncora" il dato letto al precedente, la somma di tutti questi problemi da come risultato valori visibilmente inferiori al riferimento nelle ore di salita della temperatura e della radiazione solare, e valori visibilmente superiori nelle ore pomeridiane che diventano addirittura imbarazzanti nelle giornate più calde estive, quando il sole rimane fino a tarda ora e la fase di raffreddamento del terreno è molto più lenta.

Nelle ore invece centrali, con radiazione, e come tutti sappiamo, i valori sono maggiori per i limiti imposti dalla qualità della schermatura, e la loro entità varia di pari passo con intensità della radiazione e ventilazione.

Non è raro avere -1° C nelle ore mattutine e fino a +2° C nelle ore pomeridiane

Mauro[/quote]

Vedo ora la tua risposta e in effetti torna. Spero sia anche il sensore a sballare visto che anche di notte segna spesso qualche decimo più di quello della vecchia WMR200 (con umidità media e bassa, con U.r. alta quello sballa ed è il motivo per cui ho dovuto cambiare stazione), l'ho comprato un altro sostitutivo perchè a volte è imbarazzante la massima a fine pomeriggio senza nessun motivo plausibile, vediamo se la situazione migliora nei limiti della decenza altrimenti sbaracco tutto e mi compro una ecowitt.  :D  :evil:  :wall:

Insisto che far pagare 600-700-800 euro per stazioni che poi sovrastimano le temperature massime a volte vistosamente è piuttosto sleale e se la devo dir tutta tipico degli Americani, sono da anni in cerca di stazioni meteo tedesche, svizzere, austriache che sono sicuro non sorvolerebbero mai su particolari così importanti, gli americani fanno le stazioni fighe, ci guadagnano un botto, si fanno il nome e poi non badano alle cose più importanti. Bah, da gente che ancora usa i gradi Fahreneit che cosa vuoi pretendere?  :lol:


-----------------------------------
green63
Mer 28 Apr, 2021 21:44

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="557191"][quote user="green63" post="556264"]Ciao Zeppelin,

compimenti per l'installazione intanto  :wink: 

in merito alle tue valutazioni sono ovviamente daccordo, ma Davis se ne frega altamente delle sovrastime, è un marchio che ormai poggia le sue solide basi su un mercato acquisito nel tempo.

Il problema non sta tanto nelle sovrastime delle massime ma in una mancanza di validità del dato istantaneo, all'incirca per 12 ore al giorno  :wink: 

I problemi della Vp2, e della tua oregon di conseguenza, sono dettati da una reattività molto limitata, una scarsa capacità di proteggere la camera sensore dalla radiazione diretta e riflessa, e da un algoritmo di linerizzazione che "àncora" il dato letto al precedente, la somma di tutti questi problemi da come risultato valori visibilmente inferiori al riferimento nelle ore di salita della temperatura e della radiazione solare, e valori visibilmente superiori nelle ore pomeridiane che diventano addirittura imbarazzanti nelle giornate più calde estive, quando il sole rimane fino a tarda ora e la fase di raffreddamento del terreno è molto più lenta.

Nelle ore invece centrali, con radiazione, e come tutti sappiamo, i valori sono maggiori per i limiti imposti dalla qualità della schermatura, e la loro entità varia di pari passo con intensità della radiazione e ventilazione.

Non è raro avere -1° C nelle ore mattutine e fino a +2° C nelle ore pomeridiane

Mauro[/quote]

Vedo ora la tua risposta e in effetti torna. Spero sia anche il sensore a sballare visto che anche di notte segna spesso qualche decimo più di quello della vecchia WMR200 (con umidità media e bassa, con U.r. alta quello sballa ed è il motivo per cui ho dovuto cambiare stazione), l'ho comprato un altro sostitutivo perchè a volte è imbarazzante la massima a fine pomeriggio senza nessun motivo plausibile, vediamo se la situazione migliora nei limiti della decenza altrimenti sbaracco tutto e mi compro una ecowitt.  :D  :evil:  :wall:

Insisto che far pagare 600-700-800 euro per stazioni che poi sovrastimano le temperature massime a volte vistosamente è piuttosto sleale e se la devo dir tutta tipico degli Americani, sono da anni in cerca di stazioni meteo tedesche, svizzere, austriache che sono sicuro non sorvolerebbero mai su particolari così importanti, gli americani fanno le stazioni fighe, ci guadagnano un botto, si fanno il nome e poi non badano alle cose più importanti. Bah, da gente che ancora usa i gradi Fahreneit che cosa vuoi pretendere?  :lol:[/quote]

Mi spiace molto per la situazione, capisco quanto possa essere stressante e snervante, senza contare che si tratta di investimenti importanti, mai così importanto come in questo momento storico  :( 

Non farei però una generalizzazione di questo tipo, ho collaborato, e collaboro con un paio di aziende americane, vero, nel settore professionale, ma estremamente attente alla qualità dei propri dati.

Forse oggi, le collaborazioni più soddisfacenti che ho sono con il comparto dell'est europeo, dove ci sono realtà molto serie, con gente estremamente preparata, sono molto titubanti inizialmente a consolidare un rapporto, ma una volta che si è instaurata una fiducia reciproca, sono veramente sorprendenti e sono quelli con cui mi trovo meglio, al momento.

Mauro


-----------------------------------
zeppelin
Mer 05 Mag, 2021 19:10

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="green63" post="556266"]Per spiegarmi in maniera più chiara:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2021_04_12_08_58_36.png[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2021_04_12_08_58_55.png[/img] 

Mauro[/quote]

Il discorso che facevi oggi ha avuto perfetto riscontro, La stazione (una oregon wmr300 sostanzialmente identica alla Davis pro2 come faceva notare Filippo) a differenza di quelle intorno e a differenza del "vecchio" sensore della WMR200, ha registrato la massima alle 6 del pomeriggio circa con 17,8 superando i 17,7 registrati (già probabilmente sovrastimati visto che la massima del vecchio sensore è stata 17,1) precedentemente. 
Tra l'altro c'è stata un'interruzione dei dati (a volte succede che perda la connessione brevemente dal modem il meteobridge) che mi fa pensare a una massima ancora leggermente superiore nei 30 minuti di interruzione. Figurati che ci sono ora ancora 17 gradi contro i 16 del vecchio sensore. Attendo il termoigrometro di ricambio per vedere se questa sovrastima nelle massime (nelle minime invece tutto bene pare) rientri un po', altrimenti urgono contromisure di qualche genere che non so nemmeno io quale, al limite ti dovò richiedere uno degli schermi da te prodotti e in qualche modo adattarlo al palo della stazione.  :bye: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/152/cattura_1620234622_917776.jpg[/img]


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 06 Mag, 2021 09:28

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="557571"]

Il discorso che facevi oggi ha avuto perfetto riscontro, La stazione (una oregon wmr300 sostanzialmente identica alla Davis pro2 come faceva notare Filippo) a differenza di quelle intorno e a differenza del "vecchio" sensore della WMR200, ha registrato la massima alle 6 del pomeriggio circa con 17,8 superando i 17,7 registrati (già probabilmente sovrastimati visto che la massima del vecchio sensore è stata 17,1) precedentemente. 
Tra l'altro c'è stata un'interruzione dei dati (a volte succede che perda la connessione brevemente dal modem il meteobridge) che mi fa pensare a una massima ancora leggermente superiore nei 30 minuti di interruzione. Figurati che ci sono ora ancora 17 gradi contro i 16 del vecchio sensore. Attendo il termoigrometro di ricambio per vedere se questa sovrastima nelle massime (nelle minime invece tutto bene pare) rientri un po', altrimenti urgono contromisure di qualche genere che non so nemmeno io quale, al limite ti dovò richiedere uno degli schermi da te prodotti e in qualche modo adattarlo al palo della stazione.  :bye: 

 [/quote]

Il vecchio sensore con cui confronti la wmr300 é nelle vicinanze oppure in una zona distante e magari più ventilata o ad altezza da terra differente ? Bisogna vedere anche questi fattori per valutare le sovrastime oltre naturalmente in quale schermo solare é collocato.


-----------------------------------
zeppelin
Gio 06 Mag, 2021 09:58

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="557591"][quote user="zeppelin" post="557571"]

Il discorso che facevi oggi ha avuto perfetto riscontro, La stazione (una oregon wmr300 sostanzialmente identica alla Davis pro2 come faceva notare Filippo) a differenza di quelle intorno e a differenza del "vecchio" sensore della WMR200, ha registrato la massima alle 6 del pomeriggio circa con 17,8 superando i 17,7 registrati (già probabilmente sovrastimati visto che la massima del vecchio sensore è stata 17,1) precedentemente. 
Tra l'altro c'è stata un'interruzione dei dati (a volte succede che perda la connessione brevemente dal modem il meteobridge) che mi fa pensare a una massima ancora leggermente superiore nei 30 minuti di interruzione. Figurati che ci sono ora ancora 17 gradi contro i 16 del vecchio sensore. Attendo il termoigrometro di ricambio per vedere se questa sovrastima nelle massime (nelle minime invece tutto bene pare) rientri un po', altrimenti urgono contromisure di qualche genere che non so nemmeno io quale, al limite ti dovò richiedere uno degli schermi da te prodotti e in qualche modo adattarlo al palo della stazione.  :bye: 

 [/quote]

Il vecchio sensore con cui confronti la wmr300 é nelle vicinanze oppure in una zona distante e magari più ventilata o ad altezza da terra differente ? Bisogna vedere anche questi fattori per valutare le sovrastime oltre naturalmente in quale schermo solare é collocato.[/quote]

È a 3 metri di distanza in un palo di fortuna. Stessa altezza, stesso posto, stesso soleggiamento. In uno schermo Davis vecchio stile cioè un 7714 Davis che come dice Mauro funzionavano meglio di questi della Pro e della Wmr300. Sono passati gli anni, aumentati i prezzi e hanno peggiorato gli schermi. Roba da mazzate.


-----------------------------------
Freddoforever
Gio 06 Mag, 2021 11:01

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro?
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="557592"]

È a 3 metri di distanza in un palo di fortuna. Stessa altezza, stesso posto, stesso soleggiamento. In uno schermo Davis vecchio stile cioè un 7714 Davis che come dice Mauro funzionavano meglio di questi della Pro e della Wmr300. Sono passati gli anni, aumentati i prezzi e hanno peggiorato gli schermi. Roba da mazzate.[/quote]

Vedi se cambia qualcosa con il termoigrometro di ricambio altrimenti non ci sono alternative,purtroppo come già  detto da Mauro la Davis (dico Davis perché la wmr300 ne è la copia) non si impegna nello sviluppo dei propri prodotti a differenza di altri marchi.


-----------------------------------
green63
Gio 06 Mag, 2021 15:49

Re: Davis Vantage Vue O Vantage Pro? (alla Fine Oregon WMR300 Ma Non Molto Soddisfatto)
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="557571"] 
Il discorso che facevi oggi ha avuto perfetto riscontro, La stazione (una oregon wmr300 sostanzialmente identica alla Davis pro2 come faceva notare Filippo) a differenza di quelle intorno e a differenza del "vecchio" sensore della WMR200, ha registrato la massima alle 6 del pomeriggio circa con 17,8 superando i 17,7 registrati (già probabilmente sovrastimati visto che la massima del vecchio sensore è stata 17,1) precedentemente. 
Tra l'altro c'è stata un'interruzione dei dati (a volte succede che perda la connessione brevemente dal modem il meteobridge) che mi fa pensare a una massima ancora leggermente superiore nei 30 minuti di interruzione. Figurati che ci sono ora ancora 17 gradi contro i 16 del vecchio sensore. Attendo il termoigrometro di ricambio per vedere se questa sovrastima nelle massime (nelle minime invece tutto bene pare) rientri un po', altrimenti urgono contromisure di qualche genere che non so nemmeno io quale, al limite ti dovò richiedere uno degli schermi da te prodotti e in qualche modo adattarlo al palo della stazione.  :bye: 

[/quote]
 

Ciao,
mi spiace ma io NON produco schermi, sono da sempre appassionato di autocostruzione, ma ho dovuto abbandonare per mancanza di tempo.
Collaboro con aziende per il miglioramento dei loro schermi solari e per la progettazione di nuove soluzioni, ma mai direttamente costruisco personalmente  :wink: 

Ciò che posso dirti è che sarebbe possibile al limite inserire il sensore in uno schermo solare di qualità eliminando totalmente la schermatura originale, migliori candidati e con spazi adeguati?

- Metspec Rad02

Al momento il mercato non offre di meglio con spazi interni a quel livello e simili prestazioni, sto collaborado ora con un'azienda professionale per un prodotto che potrebbe essere una valida alternativa e, forse, equiparare le prestazioni di un Meteoshield pro ma con gli spazi di un Metspec, ma siamo ancora nelle fasi di test riservati, i cui risultati sembrerebbero MOLTO promettenti 

Mauro


