http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17579
-----------------------------------
Ivan13
Gio 08 Ott, 2020 20:44

Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Salve a tutti, mi permetto di aprire questa nuova discussione perché credo che possa essere interessante per tutti. Qualche giorno fa ho fatto modificare un sensore a scatolotto wh32 in un wh32-ep, con una sonda in metallo della sensirion SHT35 invece che con la sonda in plastica che viene usata dalla ecowitt. 

A breve inizierò i confronti tra le due sonde usando due schermi solari identici, due barani meteosheild standard, posizionati nella stessa postazione, in un prato di una piscina. Lo scopo è quello di capire la differenza tra le due tipologie di sonde. 

Questo il link per seguire l’andamento della sonda e del sensore a scatolotto: https://www.ecowitt.net/home/index?id=24281

P.s. Il sensore a sonda è stato già allineato con gli altri sensori che ho a disposizione

Al momento sto confrontando il sensore a sonda in metallo con un normale sensore a “scatolotto”. Pubblicherò i grafici dei confronti.

Ho creato una cartella con drive in cui ho messo le foto della modifica del sensore e del posizionamento. https://drive.google.com/drive/folders/1-1wpo6Q4esIV4sKTmrtnG4mNm6PWBIRz


-----------------------------------
Ivan13
Gio 08 Ott, 2020 20:48

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Il confronto tra scatolotto e sonda è già da ieri iniziato. Pubblico i grafici e un riepilogo dei dati raccolti. Utilizzo sempre una cartella drive per pubblicare. Scusatemi ma non mi fa caricare le foto normalmente. https://drive.google.com/drive/folders/1-4QUDFid06XDeSOvpCD8s9yorp8aMjYa


-----------------------------------
Ivan13
Ven 09 Ott, 2020 20:54

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Dati e grafici odierni. Giornata maggiormente soleggiata, con temperatura Max di 23 e minima di 10,5°C. Scostamento medio di 0,23°C e scostamento Max di 1,4°C in meno rispetto alla sonda. 

Ecco il consueto link di drive: https://drive.google.com/drive/folders/1-9-owursvIveuitUW_E6GtllbeP4tBc8


-----------------------------------
As_Needed
Dom 11 Ott, 2020 14:08

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Ciao Ivan,

Interessanti i test ;) Ho esattamente lo stesso sensore SHT35, lo utilizzo con un ESP8266 nel mio progetto e ti posso dire che dovresti considerare pure un'altra cosa:

Siccome ho anche un altro sensore SHT35, ho notato che quello nella "scatola" in metallo, reagisce molto piu' lentamente alla variazione di temperatura, comparato al sensore SHT35 solo con un SF2 filter cap come questo nel link sotto

https://www.tindie.com/products/closedcube/sht35-d-digital-humidity-temperature-sensor/


Ho molti progetti in corso, che vanno da una stazione completa(UV, pioggia, vento, temperatura, pressione, umidita') WIFI con pannello solare e possibilità' di comparazione tra un classe SHT1x e SHT3x ed ho pure un progetto di un comparatore di sensori WIFI a cui potranno essere inseriti fino a 10 sensori con grafici ;) 

Tra non moltissimo (dipende quando mi arriveranno tutti i componenti necessari), pubblichero' il tutto qui sul forum.

 :bye:


-----------------------------------
Gab78
Dom 11 Ott, 2020 15:05

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Complimenti Eugenio!  :ok:


-----------------------------------
Ivan13
Dom 11 Ott, 2020 15:35

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="533463"]Ciao Ivan,

Interessanti i test ;) Ho esattamente lo stesso sensore SHT35, lo utilizzo con un ESP8266 nel mio progetto e ti posso dire che dovresti considerare pure un'altra cosa:

Siccome ho anche un altro sensore SHT35, ho notato che quello nella "scatola" in metallo, reagisce molto piu' lentamente alla variazione di temperatura, comparato al sensore SHT35 solo con un SF2 filter cap come questo nel link sotto

https://www.tindie.com/products/closedcube/sht35-d-digital-humidity-temperature-sensor/


Ho molti progetti in corso, che vanno da una stazione completa(UV, pioggia, vento, temperatura, pressione, umidita') WIFI con pannello solare e possibilità' di comparazione tra un classe SHT1x e SHT3x ed ho pure un progetto di un comparatore di sensori WIFI a cui potranno essere inseriti fino a 10 sensori con grafici ;) 

Tra non moltissimo (dipende quando mi arriveranno tutti i componenti necessari), pubblichero' il tutto qui sul forum.

 :bye:[/quote]

Considererò anche ciò. Grazie mille della puntualizzazione


-----------------------------------
As_Needed
Dom 11 Ott, 2020 21:09

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
[quote user="Ivan13" post="533469"]
Considerò anche ciò. Grazie mille della puntualizzazione[/quote]

Ti rispondo qui per il PM ;)
Puoi collegare tranquillamente anche il sensore del link che ho postato, facendo cura di rispettare le connessioni SDA, SCL, VDD, GND.

E dovrai saldare dei fili che vanno dal sensore al tuo ecowitt

Sul sensore che hai adesso ci è scritto, mi sembra solo in cinese, a cosa corrispondono i colori dei fili della sonda, se mi fai una foto da vicino, ci do un'occhiata ;)

:bye:


-----------------------------------
As_Needed
Dom 11 Ott, 2020 21:10

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
[quote user="Gab78" post="533467"]Complimenti Eugenio!  :ok:[/quote]

Grazie Gabriele, è tanto che non ci sente :D


-----------------------------------
Ivan13
Dom 11 Ott, 2020 21:10

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Aggiungo anche i dati della giornata di ieri e di oggi. Due giornate pressoché identiche, solo oggi pomeriggio il cielo  si è completamente annuvolato. Scostamenti medi di circa -0,3° con scostamenti massimi di -1,8°C.

Questi i grafici di ieri: https://drive.google.com/drive/folders/1-BnVIPUDvwnDZ-KB6GWsfjwp4v0E4VPr

Questi quelli di oggi: https://drive.google.com/drive/folders/1-CqoGlQC2SuXRAwLuUzZ8YBzMZzeBi5b


-----------------------------------
Ivan13
Dom 11 Ott, 2020 21:16

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="533494"][quote user="Ivan13" post="533469"]
Considerò anche ciò. Grazie mille della puntualizzazione[/quote]

Ti rispondo qui per il PM ;)
Puoi collegare tranquillamente anche il sensore del link che ho postato, facendo cura di rispettare le connessioni SDA, SCL, VDD, GND.

E dovrai saldare dei fili che vanno dal sensore al tuo ecowitt

Sul sensore che hai adesso ci è scritto, mi sembra solo in cinese, a cosa corrispondono i colori dei fili della sonda, se mi fai una foto da vicino, ci do un'occhiata ;)

:bye:[/quote]

Sul sensore ecowitt non vi sono scritte le sigle ma ci sono dei numeri scritti su di essi, ad ognuno di essi va collegato il filo adatto  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/dc955d8f_0041_446e_a5e9_ee3affa3c8df.jpeg[/img]


-----------------------------------
As_Needed
Dom 11 Ott, 2020 22:16

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
[quote user="Ivan13" post="533497"]

Sul sensore ecowitt non vi sono scritte le sigle ma ci sono dei numeri scritti su di essi, ad ognuno di essi va collegato il filo adatto  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/3051/dc955d8f_0041_446e_a5e9_ee3affa3c8df.jpeg[/img][/quote]

Quelle che hai evidenziato sono soltanto delle resistenze e condensatori, probabilmente di pull up o pull down, con un condensatore tra VCC e GND.

Quello a cui mi riferivo e' le sigle sul sensore stesso in questa foto:

https://drive.google.com/file/d/1lYqQtwQOcd3aR6dkRr21G35WkPFBrdxd/view?usp=sharing

Se vedi c'è' scritto VCC e SCL e probabilmente nell'altro lato pure SDA e GND, con un carattere cinese di fianco.
Probabilmente quello sta a significare i colori a cui corrispondono i fili del sensore (ROSSO, NERO, GIALLO, VERDE)

Ho la ragazza mia che e' cinese, quindi se mi fai una foto possiamo essere sicuri dei colori e poi ti dico :D 
Una volta che sai a quali colori corrispondono e' facile individuare i collegamenti. 

Nella mia sonda sono così e dovrebbero essere cosi pure sulla tua:

VCC ------------> ROSSO
GND -----------> NERO
SCL -------------> GIALLO
SDA -----------> VERDE

Una volta che sai questo, praticamente l'altro sensore che ti ho linkato, dove c'e' scritto SDA ci colleghi un filo che va a collegarsi dove adesso si collega il cavo VERDE, dove c'e' SCL, ci colleghi un cavo che va dove adesso ci colleghi il cavo GIALLO e cosi via ;)

 :bye:


-----------------------------------
Ivan13
Dom 11 Ott, 2020 22:43

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Eccoti altre foto. Con il sensore mi è anche arrivato uno schema con i colori e relativi fili. Foto chiare in cui si legge non ne ho sfortunatamente https://drive.google.com/drive/folders/1-FtANmPSM5Ro13gC87xJCCQCP-0gihXw


-----------------------------------
As_Needed
Dom 11 Ott, 2020 22:54

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Vanno benissimo come foto ;) 
Beh allora e' come ho detto nel precedente post

VCC ------------> ROSSO
GND -----------> NERO
SCL -------------> GIALLO
SDA -----------> VERDE

Quindi tu al momento colleghi i fili del sensore ai fili di quel connettore e poi il connettore alla scheda?

In ogni caso praticamente dovresti seguire questi collegamenti :

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/2017_03_24t20_17_01_095z_b008_sht35d_1602449505_716026.jpg[/img] 

Fai partire dei cavi dal sensore in foto, che corrispondono ai cavi che adesso il tuo sensore in metallo ha.
Ovviamente dovrai saldare i cavi.

P.S. Il sensore in foto entra benissimo nel Meteoshield, perche' ho il Meteoshield pure io :D


-----------------------------------
Ivan13
Lun 12 Ott, 2020 07:42

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
[quote user="As_Needed" post="533507"]Vanno benissimo come foto ;) 
Beh allora e' come ho detto nel precedente post

VCC ------------> ROSSO
GND -----------> NERO
SCL -------------> GIALLO
SDA -----------> VERDE

Quindi tu al momento colleghi i fili del sensore ai fili di quel connettore e poi il connettore alla scheda?

In ogni caso praticamente dovresti seguire questi collegamenti :

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/1789/2017_03_24t20_17_01_095z_b008_sht35d_1602449505_716026.jpg[/img] 

Fai partire dei cavi dal sensore in foto, che corrispondono ai cavi che adesso il tuo sensore in metallo ha.
Ovviamente dovrai saldare i cavi.

P.S. Il sensore in foto entra benissimo nel Meteoshield, perche' ho il Meteoshield pure io :D[/quote]

Nello standard spazio non ne manca, al momento non posso fare la modifica, appena la posso fare la farò. Ti ringrazio dei consigli comunque, molto costruttivo.


-----------------------------------
As_Needed
Lun 12 Ott, 2020 12:59

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
[quote user="Ivan13" post="533524"]

Nello standard spazio non ne manca, al momento non posso fare la modifica, appena la posso fare la farò. Ti ringrazio dei consigli comunque, molto costruttivo.[/quote]

Piacere mio ;) Nel professional lo spazio e' limitato, mi pare che infatti lo standard sia piu spazioso.

Comunque, quel sensore che ti ho linkato si puo scegliere con la opzione SF2 filter cap, che praticamente usa il filtro ufficiale Sensirion, per questo e' cosi reattivo il sensore.

 :bye:


-----------------------------------
Ivan13
Lun 12 Ott, 2020 21:21

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Dati odierni: nel grafico odierno ho aggiunto anche i dati della serata di ieri, dalle 19:30 circa. Ho anche aggiunto il grafico delle precipitazioni, per comprendere meglio la situazione meteorologica in atto.

Solito link di drive: https://drive.google.com/drive/folders/1-MajCcO8m6IQSsG97NBjn_eSxG1G9_h-


-----------------------------------
Ivan13
Gio 15 Ott, 2020 22:21

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Aggiorno il post con i grafici degli altri giorni. In questi giorni abbiamo anche cercato di capire perché tale differenza tra i due sensori, abbiamo deciso si smontare il cappuccio per vedere se era esso a influenzare i dati e a quanto sembra esso non c’entra. Comunque io continuo sempre con il confronto, aspettando soprattutto il sensore a sonda in plastica, sensore cui dovevo confrontare principalmente. 

P.s. Ho fatto una cartella con drive in cui ho messo i vari grafici nelle sottocartelle chiamate SCATOLOTTO - SONDA SENZA CAPPUCCIO e SCATOLOTTO - SONDA CON CAPPUCCIO. In queste sue cartelle troverete le sottocartelle relative al singolo giorno. https://drive.google.com/drive/folders/1-QLNHMvj9zR2M0yoozP2DiMgOygBo-T5


-----------------------------------
Ivan13
Dom 18 Ott, 2020 21:32

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Negli ultimi giorni ho effettuato varie prove per capire la differenza tra i due sensori. Se siete interessati, vi allego il link diretto al forum meteonetwork, dove vi sono tutti i dettagli

Ecco il link: https://forum.meteonetwork.it/stazioni-meteorologiche-ecowitt-fine-offset/169543-wh3x-ep-sonda-in-metallo-vs-wh3x-ep-sonda-in-plastica-3.html


-----------------------------------
Ivan13
Gio 22 Ott, 2020 17:47

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Finalmente poco fa (verso le 15:00) ho montato il sensore a sonda in plastica nello schermo barani. Tutto ciò dopo aver effettuato un allineamento con gli altri sensori ed è risultato preciso senza la necessità di dare alcun offset ne alla temperatura che all’umidità. 

I dati dei due sensori li potete consultare al seguente link: Ecowitt Weather . 

Allego anche alcune foto dell’installazione della sonda nello schermo: https://drive.google.com/drive/folders/10Oxh8blbsfE4f9pgbIxCuwoXmWTJHhb0

P.s. al sensore con sonda in metallo ho tolto il nastro che avevo messo per l’altro confronto, come si evince dalla foto. 

Ivan


-----------------------------------
Ivan13
Dom 25 Ott, 2020 08:45

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Aggiorno la discussione comunicandovi di aver effettuato il test tra sonda in plastica e sonda in metallo. 

I risultati sono stati di uno scostamento massimo di -0,7°C e con scostamento medio di -0,1336°C. Dopo questo risultati, ho deciso di confrontare il sensore a scatolotto wh31 con il sensore a sonda in plastica, curioso di vedere i risultati. 

Ieri la giornata non è stata la più adatta per i confronti, molto ventosa, e quindi i risultati del confronto non sono da considerare più di tanto, ma oggi credo e spero che andrà meglio. 

Se siete interessati seguite la discussione nel forum meteonetwork al seguente link: https://forum.meteonetwork.it/stazioni-meteorologiche-ecowitt-fine-offset/169543-wh3x-ep-sonda-in-metallo-vs-wh3x-ep-sonda-in-plastica-4.html#post1061203892


-----------------------------------
Ivan13
Gio 29 Ott, 2020 08:27

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
I test continuano ancora.  Negli ultimi giorni ho in confronto un sensore a sonda di plastica e un sensore a scatololotto smembrato di tutte le materie plastiche.  Questi sono gli ultimi risultati del confronto:
 
Riassumo brevemente gli ultimi risultati:

-- CONFRONTO SONDA IN PLASTICA - SONDA IN METALLO: deviazione massima di -0,7 ° C e media di -0,13 ° C
   - collegamento alla cartella di unità con i dati raccolti di tali confronti:
https://drive.google.com/drive/folders/10_P59nEMIfN5f6dx1nO2CXq9a8PhdD-Y

-- CONFRONTO SONDA IN PLASTICA - SCATOLOTTO: deviazione massima anche di -1,1 ° C e media di circa -0,20 ° C
   - link alla cartella con i grafici di quei confronti:
https://drive.google.com/drive/folders/10sOdam3DGou7jr2z2mWTL3ptWFJsabZ9

-- CONFRONTO SONDA IN PLASTICA - SCATOLOTTO SMEMBRATO  (ancora in corso): deviazione massima di -1 ° C e media di -0,06 ° C (molto, molto meglio della scatola normale.
  - collegamento alla cartella di Drive: https://drive.google.com/drive/folders/110c0rrSBAy9p0xNVU-6RBaAXK19eU_lL


-----------------------------------
andrea75
Gio 29 Ott, 2020 08:44

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Grazie per gli aggiornamenti Ivan. ;)


-----------------------------------
Ivan13
Lun 02 Nov, 2020 10:13

Re: Wh32-ep Con Sonda  In Metallo Vs Wh31-EP Con Sonda In Plastica
-----------------------------------
Ecco fatto il riepilogo approfondito dei dati raccolti dai vari confronti fino ad adesso, con tabella riassuntiva e cartella drive con grafici completi giornalieri: 



- Confronto tra SONDA IN METALLO e SCATOLOTTO NORMALE: scostamento medio dei massimi di -1,2°C e medio di -0,24°C; link alla cartella drive in cui ci sono tutti i grafici suddivisi in cartella giornaliera: https://drive.google.com/drive/folders/1-g7fUubjwKd9BxsRzDW_dEM4-wOgQ6wj

[img] https://forum.meteonetwork.it/attachment.php?attachmentid=542031&d=1604305444


- Confronto tra SONDA IN METALLO SENZA CAPPUCCIO e SENSORE A SCATOLOTTO NORMALE: scostamento medio dei massimi di -0,8°C e medio di -0,13°C; link alla cartella drive: https://drive.google.com/drive/folders/1-q6cCku1nYG0feidh_nnoKWlevsujCie

[img] https://forum.meteonetwork.it/attachment.php?attachmentid=542032&d=1604305464


-  Confronto tra SENSORE A SONDA IN METALLO (VARIE PROVE CON I NASTRI) e SENSORE A SCATOLOTTO NORMALE: scostamento medio dei massimi di -1,1°C e medio di -0,3229°C; link alla cartella drive: https://drive.google.com/drive/folders/10AsndFBWexNUKS5pHbRD_QuL1f0HB0K9

[img] https://forum.meteonetwork.it/attachment.php?attachmentid=542033&d=1604305488




- Confronto tra SENSORE A SONDA IN METALLO e SENSORE A SONDA IN PLASTICA: scostamento medio dei massimi di -0,6°C e scostamento medio di -0,15°C; link alla cartella drive: https://drive.google.com/drive/folders/10_P59nEMIfN5f6dx1nO2CXq9a8PhdD-Y
[img] https://forum.meteonetwork.it/attachment.php?attachmentid=542034&d=1604305510


- Confronto tra SENSORE A SONDA IN PLASTICA e SCATOLOTTO INTERO: scostamento medio dei massimi di -0,9°C e medio di -0,11°C; link alla cartella drive: https://drive.google.com/drive/folders/10sOdam3DGou7jr2z2mWTL3ptWFJsabZ9
[img] https://forum.meteonetwork.it/attachment.php?attachmentid=542035&d=1604305530




- Confronto tra SENSORE A SONDA IN PLASTICA e SENSORE A SCATOLOTTO SMEMBRATO: da questo confronto i risultati sono stati di scostamento medio dei massimi di -0,875°C e medio di -0,054°C; link alla cartella drive: https://drive.google.com/drive/folde...6RBaAXK19eU_lL
[img] https://forum.meteonetwork.it/attachment.php?attachmentid=542036&d=1604305548



Confronto tra SENSORE A SCATOLOTTO INTERO e SCATOLOTTO SMEMBRATO: in corso


