http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17691
-----------------------------------
il versiliese
Mar 08 Dic, 2020 11:56

Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
Da sabato pomeriggio ,durante una bufera di acqua e vento il pluvio della mia Davis VP2 ha iniziato a dare i numeri,nel senso che se piove sulla consolle appare il dato 0 in daily rain ed in rain rate con assenza del simbolo dell'ombrello;inoltre ieri mi ha segnalato tra le 15 e le 16  circa 70 mm in daily rain e 240 di rain rate.Peccato che non pioveva!
Stanotte ha piovuto sempre e stamane di nuovo 0 mm.Ho dato un'occhiata al pluvio smontando il cono e azionando più volte la basculla e sulla consolle mi sono apparsi 2,8 mm.Solo che in 30 minuti sono diventati 16,4 e non piove!
Qualche suggerimento (escludendo ovviamente quello scontato di cambiare il pluvio)?
La mia Davis è in funzione da 13 anni ed ho già cambiato nell'ordine la consolle, il termoigro e l'anemometro.
Ps il tempo di scrivere ed i mm sono saliti a 22.
Saluti a tutti


-----------------------------------
Fili
Mar 08 Dic, 2020 12:02

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
puoi provare un reset della consolle e dell'ISS (che credo tu abbia già fatto), poi non credo rimanga altra scelta che cambiare il pluviometro  :urted:


-----------------------------------
il versiliese
Mar 08 Dic, 2020 15:18

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
Grazie Fili per la risposta ho rifatto il set up mode della consolle,ma senza risultato.Ora piove ma segna 0.
Forse devo togliere anche l'alimentazione sia quella con l'AC e sia le pile.


-----------------------------------
green63
Mar 08 Dic, 2020 15:28

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="537667"]Grazie Fili per la risposta ho rifatto il set up mode della consolle,ma senza risultato.Ora piove ma segna 0.
Forse devo togliere anche l'alimentazione sia quella con l'AC e sia le pile.[/quote]

Ciao, con buona probabilità hai infiltrazioni all'interno del box trasmettitore iss
appena smette di piovere, aprilo, stacca tutti i connettori, pulisci e asciuga perfettamente tutti i morsetti e tutti i socket, lascia aperto il box, se c'è il sole, per alcune ore
se hai manualità con gli rj11 e una pinza per crimparli sostituisci l'rj11 rain rispettando le polarità
prima di richiuderlo inserisci all'interno un paio di bustine di silicagel nuove e riprova

Mauro


-----------------------------------
il versiliese
Mar 08 Dic, 2020 17:51

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
grazie Mauro.Appena il tempo migliora proverò.


-----------------------------------
il versiliese
Sab 12 Dic, 2020 10:59

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
Giovedi ,approfittando di una tregua del maltempo,ho provveduto a controllare il gruppo ISS .A vista non ho rilevato segni di infiltrazione di acqua ,ma ho passato il phon sul gruppo ISS e sui connettori ed i relativi alloggiamenti.
Poi ho lasciato la stazione al sole per 3 ore rimontandola nel pomeriggio.
Stanotte e stamani qui piove leggero (light rain) ed il pluvio sembra funzionare:ora segna 3,8 mm.
Spero di aver risolto il problema e pensavo di siliconare leggermente il bordo del coperchio ISS..Che ne dite?
Grazie a Fili e Mauro per i suggerimenti


-----------------------------------
green63
Sab 12 Dic, 2020 12:27

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="538100"]Giovedi ,approfittando di una tregua del maltempo,ho provveduto a controllare il gruppo ISS .A vista non ho rilevato segni di infiltrazione di acqua ,ma ho passato il phon sul gruppo ISS e sui connettori ed i relativi alloggiamenti.
Poi ho lasciato la stazione al sole per 3 ore rimontandola nel pomeriggio.
Stanotte e stamani qui piove leggero (light rain) ed il pluvio sembra funzionare:ora segna 3,8 mm.
Spero di aver risolto il problema e pensavo di siliconare leggermente il bordo del coperchio ISS..Che ne dite?
Grazie a Fili e Mauro per i suggerimenti[/quote]

Ciao,
Probabilmente l'oring di tenuta che percorre il bordo del trasmettitore si è seccato con il tempo e deformato, prova a controllarlo e casomai puliscilo con un panno imbevuto di olio al silicone 

Non siliconare il coperchio, non viene un bel lavoro e non garantisce tenuta, tende a scollarsi

Io abitualmente metto un elastico, di quelli larghi, circa 2cm e di diametro corretto, che avvolge totalmente il bordo del box, d'estate non dura molto, se è di buona qualità un mese prima che si rompa ma ne ho una scatola da 1000 pezzi

2 bustine di sicagel dentro che cambio un paio di volte l'anno, mai avuto problemi

Mauro


-----------------------------------
Fili
Mar 29 Dic, 2020 01:51

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
Temo di dovere fare anchd io stesso procedimento. Il mio pluviometro da oggi pomeriggio segna "scatti fantasma" ogni mezz'ora tipo.

Domattina apro il gruppo trasmettitori ed asciugo i connettori, sperando in un paio d'ore asciutte. Spero di risolvere...


-----------------------------------
il versiliese
Mar 29 Dic, 2020 10:04

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
ciao Fili ed auguri a tutti !
Io ho fatto quanto sopra ed il pluvio ha ripreso a funzionare perfettamente,resistendo anche alla tempesta di ieri.
Sarà certamente così anche per il tuo.Fra l'altro avevo contattato Salvarani per informarmi sul ricambio e mi aveva consigliato di fare prima  tutto quello precedentemente scritto da Green.


-----------------------------------
As_Needed
Mar 29 Dic, 2020 10:12

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
Sicuramente doveva essere un problema riguardo all'acqua che e' un conduttore elettrico perfetto :D I pluviometri a bascula hanno soltanto un reed switch come componente principale e siccome funziona con una calamita se fosse rotto non darebbe nemmeno nessun segno di vita. Scatti fantasma o sono dovuti a interferenze che vengono risolte via software e specie via hardware con un condensatore tra massa e il pin che va al microcontrollore. 
Ho letto meglio che il pluviometro ha pure un trasmettitore, in quel caso l'acqua a volte potrebbe pure danneggiarlo siccome puo' creare cortocircuiti

Un'altra cosa che puo fare la differenza e' la qualita del solder mask sul PCB
 :bye:


-----------------------------------
Fili
Mar 29 Dic, 2020 13:31

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
ho staccato connettori ed alimentazione ISS, lasciata 1 oretta all'aria (che non manca), ricollegato il tutto ed è ripartito apparentemente senza problemi  :wink:


-----------------------------------
Fili
Mar 29 Dic, 2020 14:10

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
non erano "scatti fantasma", il pluvio era parzialmente otturato  :? 

quindi la pioggia si era accumulata nell'imbuto e scendeva un tanto alla volta, piano piano. Ora l'ho liberato  :wink:


-----------------------------------
As_Needed
Mar 29 Dic, 2020 15:45

Re: Problemi Col Pluvio Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="541178"]non erano "scatti fantasma", il pluvio era parzialmente otturato  :? 

quindi la pioggia si era accumulata nell'imbuto e scendeva un tanto alla volta, piano piano. Ora l'ho liberato  :wink:[/quote]

Ah ecco. 
Qui in australia ho un piccolo pluviometro che si era bloccato nella posizione di contatto con la calamita ed aveva fatto bloccare tutta la stazione perche' mandava continuamente segnali. Alla fine ho scoperto che la causa era un ragno che aveva fatto nel giro di qualche giorno talmente tante ragnatele che la bascula non si poteva piu muovere  :lol:  La prima volta che vedevo una cosa del genere


