http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=17920
-----------------------------------
green63
Mar 16 Mar, 2021 21:26

Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Solo per conoscenza, comunico di essere stato incaricato direttamente da Fine Offset di seguire la parte tecnica di tutti i loro prodotti, venduti sotto diversi marchi, per il mercato italiano.

Mi occuperò di problematiche tecniche,di aiuto nelle fasi di assistenza, della ideazione e miglioramento di nuovi prodotti e della gestione dei beta tester

Per chi è già in possesso di loro prodotti, acquistati presso Ecowitt, sarà attivo un indirizzo mail

supporto.it@ecowitt.com

A questo indirizzo rispondo io, pertanto potete scrivere in italiano, sappiate però che le comunicazioni attraverso questo indirizzo di posta giungono, una volta che le ho filtrate, pressocchè in tempo reale non solo a Ecowitt ma direttamente al mio referente in Fine Offset, quindi scrivere in inglese facilita questo passaggio

Per cosa utilizzarlo?

[b]Problematiche di assistenza (citare sempre nell'oggetto "richiesta assistenza")[/b]

solo per prodotti acquistati direttamente presso Ecowitt per quanto riguarda problemi hardware

per tutti i prodotti relativamente a problematiche relative all'interfaccia web
- in questi casi segnalare sempre indirizzo o identificativo della stazione online e MAC Address del dispositivo che invia i dati in rete

[b]Idee e proposte di miglioramento prodotti/interfaccia web etc (citare sempre nell'oggetto "nuove idee")[/b]

[b]Voglio diventare beta tester (citare sempre nell'oggetto "beta tester")[/b]


per quest'ultimo aspetto diciamo che le cose cambiano radicalmente rispetto a ciò che avveniva fino a poco tempo fa, quando su una qualunque semplice richiesta venivano forniti gratuitamente prodotti per fasi di test

questo va benissimo per un'azienda che deve farsi conoscere e va visto in un ottica di marketing, per Fine Offset/Ecowitt possiamo oramai definire conclusa tale fase, l'Azienda è sempre interessata a collaborazioni di questo tipo relativamente ai nuovi prodotti che man mano verranno presentati ma sarà prevista una fase di scelta che sono stato incaricato di seguire per il mercato italiano.


Mauro


-----------------------------------
andrea75
Mar 16 Mar, 2021 22:25

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Complimenti Mauro ;)


-----------------------------------
prometeo
Gio 18 Mar, 2021 09:32

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
Complimenti 
Ed a distanza di un anno posso dire mai scelta fu più  azzeccata :-)


-----------------------------------
green63
Mer 24 Mar, 2021 14:09

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Aggiorno il post per comunicare che Ecowitt sta per presentare sul mercato una nuova stazione in fascia economica, si chiamerà wn1900

avrà una consolle di modeste dimensioni ma con le potenzialità del gateway gw1000, potrà pertanto ricevere sensori aggiuntivi ed essere connessa alla rete per l'invio dati a ecowitt.net

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/43314880_9618_4179_9090_b6c1ddfe01cd.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/15222101_4d28_41b4_b43f_fca8897c8143.jpg[/img] 

È appena terminata la prima fase di test riservata ai beta tester ufficiali ed ora l'intenzione è di allargare questa possibilità ad una ristretta cerchia di utenti, con determinate caratteristiche

per chi volesse aderire alla fase di test (ovviamente la stazione è fornita gratuitamente) può scrivere al mio indirizzo ecowitt

supporto.it@ecowitt.com

nella richiesta allegare un'immagine della propria postazione esterna, descrizione sensori in uso e, molto importante, marca e modello del router o del dispositivo wifi al quale la consolle verrà connessa per l'invio dei dati in rete

gli aspetti di valutazione sono vari, pertanto eventuali richieste non accettate non verranno motivate

Grazie

Mauro


-----------------------------------
green63
Gio 25 Mar, 2021 21:42

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Aggiorno per correttezza,
ho già selezionato diversi utenti in Europa e alcuni in Italia, le disponibilità non sono infinite

Mauro


-----------------------------------
green63
Ven 26 Mar, 2021 22:51

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Raggiunto il numero di richieste necessario

Aggiornerò non appena il prodotto sarà disponibile per eventuale acquisto

Mauro


-----------------------------------
green63
Mar 27 Apr, 2021 15:48

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Comunico che tutti i beta tester selezionati hanno ricevuto la stazione o la stanno ricevendo in queste ore.

Sarà mia cura linkare video, recensioni da parte di questi utenti selezionati, immagini e caratteristiche del nuovo prodotto

Mauro


-----------------------------------
andrea75
Mar 27 Apr, 2021 16:33

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Grazie Mauro. ;)


-----------------------------------
green63
Mar 27 Apr, 2021 21:45

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="557081"]Grazie Mauro. ;)[/quote]

Grazie Andrea,
mi spiace solo che nessun utente della rete LineaMeteo abbia fatto richiesta per questa fase di beta tester.

Per molti sarà l'inizio di una partnership che porterà a future collaborazioni e test di nuovi prodotti  :( 

Mauro


-----------------------------------
zeppelin
Mer 28 Apr, 2021 18:16

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
Ecco se l'avessi saputo qualche mese fa avrei comprato una Ecowitt invece di una Oregon che per carità ottima ma sovrastima leggermente le massime, al pari mi dicono di altre blasonate stazioni come la Davis Vue e persino Pro2 (di cui la WMR300 che ho è la copia quasi perfetta), ma forse anche un pochino di più.  :evil:

P.s. dimmi che la Ecowitt non è made in USA. ;-)

Complimenti a Mauro.


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 28 Apr, 2021 21:04

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="557189"]Ecco se l'avessi saputo qualche mese fa avrei comprato una Ecowitt invece di una Oregon che per carità ottima ma sovrastima leggermente le massime, al pari mi dicono di altre blasonate stazioni come la Davis Vue e persino Pro2 (di cui la WMR300 che ho è la copia quasi perfetta), ma forse anche un pochino di più.  :evil:

P.s. dimmi che la Ecowitt non è made in USA. ;-)

Complimenti a Mauro.[/quote]

Mi permetto di rispondere io,la Ecowitt è cinese  ;)  comunque per il discorso delle sovrastime da varie prove fatte  un sensore WH ep (che ha la sonda esterna) in un buon schermo solare batte le varie Davis Vue/Vp2

[img align=left]https://osswww.ecowitt.net/uploads/20201016/ef181b80143950a76bbc21f610bab2ac.jpg[/img]


-----------------------------------
green63
Mer 28 Apr, 2021 21:09

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="zeppelin" post="557189"]Ecco se l'avessi saputo qualche mese fa avrei comprato una Ecowitt invece di una Oregon che per carità ottima ma sovrastima leggermente le massime, al pari mi dicono di altre blasonate stazioni come la Davis Vue e persino Pro2 (di cui la WMR300 che ho è la copia quasi perfetta), ma forse anche un pochino di più.  :evil:

P.s. dimmi che la Ecowitt non è made in USA. ;-)

Complimenti a Mauro.[/quote]

Ti ringrazio per i complimenti, assolutamente immeritati  ;) 

Ecowitt non è altro che il front-end commerciale principale di Fine Offset, è quest'ultima che produce stazioni e sensori, non solo Ecowitt, li trovi rimarchiati in mille mila modi diversi, il produttore è sempre quello, ed è cinese.

La mia collaborazione con loro iniziò 3 anni fa circa, all'inizio ero molto titubante, non mi piacciono i cinesi, non mi piace la loro mentalità, troppo diversa dalla nostra, ma devo dire che, dopo i primi mesi piuttosto tormentati prima di trovare una quadra, ci siamo trovati in sintonia, e hanno intravisto, peggio per loro, un partner che poteva aiutarli a crescere, sia commercialmente che qualitativamente.

All'epoca in Europa erano pressocchè sconosciuti, ricordo perfettamente che la mappa live Ecowitt.net aveva 14 stazioni in europa, oggi 14 ce ne sono intorno a casa mia  :lol: 

La prima cosa fu convincerli a sostituire i sensori di temperatura e umidità, erano delle cose orrende, e ora tutti i loro prodotti utilizzano Sensirion, ORIGINALI, lo specifico perchè il mercato cinese offre cloni dei Sensirion a pochi dollari al quintale  ;) 

Dopodichè si inizio a ragionare su nuovi prodotti e nacque una stazioncina, che reputo quasi una mia creatura, che ha riscosso un grande successo, e che ha richiesto un anno di lavoro, credetemi, veramente stressante prima di giungere al prodotto finale, la ws80

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/index_1619636484_176100.jpeg[/img] 

Seguirono poi ulteriori nuovi prodotti fino a che,  Fine Offset decise che avrebbe tenuto i contatti con me direttamente, ora infatti il mio referente è il responsabile ufficio progettazioni, con il quale mi sento quasi giornalmente.

Mi scuso per essere stato così prolisso, ma penso sia utile a capire chi è Ecowitt.

Sono molto volenterosi, attenti e reattivi, e vogliono assolutamente crescere qualitativamente, e nei prossimi mesi vedrete che molte cose cambieranno in tal senso  ;) 

Mi è dispiaciuto che nessuno in LineaMeteo abbia aderito alla campagna di beta tester per la nuova stazione economica wn1900, per carità, è un prodotto assolutamente entry-level, ma, con un minimo di impegno a collaborare segnalando problemi, anomalie, pareri, si poteva averla gratuitamente, sarebbe stato utile perlomeno per conoscere i loro prodotti, il funzionamento della loro interfaccia web etc

Mauro


-----------------------------------
prometeo
Mer 28 Apr, 2021 21:42

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
la ho da un anno....
acquisto più che azzeccato 8))


-----------------------------------
green63
Mer 28 Apr, 2021 21:48

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="prometeo" post="557205"]la ho da un anno....
acquisto più che azzeccato 8))[/quote]

Ti ringrazio per il parere positivo, ma non esitare a segnalare eventuali criticità, i complimenti sono piacevoli, le critiche aiutano a migliorare  ;) 

Mauro


-----------------------------------
il versiliese
Gio 29 Apr, 2021 16:04

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
Mauro,mi dispiace di non aver fatto richiesta di divenire beta tester ecowitt.
Purtroppo questa pandemia mi ha assorbito quasi completamente ed ho letto il post in ritardo.
un saluto e tanta salute a tutti


-----------------------------------
green63
Gio 29 Apr, 2021 16:22

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="il versiliese" post="557244"]Mauro,mi dispiace di non aver fatto richiesta di divenire beta tester ecowitt.
Purtroppo questa pandemia mi ha assorbito quasi completamente ed ho letto il post in ritardo.
un saluto e tanta salute a tutti[/quote]

Tranquillo, sarà per la prossima volta  ;) 
comunque non escludo di riuscire ad ottenere ulteriori disponibilità nei prossimi giorni, eventualmente aggiorno il post

Mauro


-----------------------------------
green63
Ven 30 Apr, 2021 09:53

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Per chi fosse interessato, di seguito il link alla nuova stazione economica Ecowitt wn1900 in test da me

[url=https://www.ecowitt.net/home/index?id=47104]Link

ovviamente è necessario creare un account (gratuito) per poter vedere il link

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2021_04_30_09_53_12.png[/img] 

Mauro


-----------------------------------
iw1foo
Gio 02 Set, 2021 10:12

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
Buongiorno si sanno novità a riguardo stò valutando un acquisto quindi sono interessato a eventuali possibilità.


-----------------------------------
Cyborg
Mar 28 Mar, 2023 19:15

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Qualcuno ha idea di cosa siano i 4 "buchi" presenti sullo schermo della Ecowitt 7 in 1?
Il sensore è a vista, non potrebbero contribuire alla sovrastima diurna?  :mah: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/609/img_20230328_184724.jpg[/img]  

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/609/img_20230328_184750.jpg[/img]


-----------------------------------
menca92
Mar 28 Mar, 2023 19:27

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="597030"]Qualcuno ha idea di cosa siano i 4 "buchi" presenti sullo schermo della Ecowitt 7 in 1?
Il sensore è a vista, non potrebbero contribuire alla sovrastima diurna?  :mah: 

[/quote]

Il mio in effetti sovrastima con il sole :ohno:


-----------------------------------
green63
Mer 29 Mar, 2023 08:44

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
Buongiorno, quelle due "aperture" perimetrali dei piatti sono nate con lo scopo di migliorare le doti di ricircolo dell'aria nel piccolo schermo

nacquero come prima adozione sulle ws80 e vi furono alcuni test proprio relativi alla funzionalità o meno di queste aperture, si deve avere cura che esse siano rivolte a N

Nel caso siano rivolte a S è possibile che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito dalla radiazione diretta, ma ciò si dovrebbe notare con una decisa impennata della T in orari anomali, non nelle ore centrali

la stazione "sovrastima", termine assolutamente errato in questo campo, o meglio ha un errore radiativo elevato a causa delle scarse doti di protezione dalla radiazione incidente a prescindere dalla posizione di quelle aperture

M.


-----------------------------------
Poranese457
Mer 29 Mar, 2023 09:03

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="green63" post="597050"]Buongiorno, quelle due "aperture" perimetrali dei piatti sono nate con lo scopo di migliorare le doti di ricircolo dell'aria nel piccolo schermo

nacquero come prima adozione sulle ws80 e vi furono alcuni test proprio relativi alla funzionalità o meno di queste aperture, si deve avere cura che esse siano rivolte a N

Nel caso siano rivolte a S è possibile che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito dalla radiazione diretta, ma ciò si dovrebbe notare con una decisa impennata della T in orari anomali, non nelle ore centrali

la stazione "sovrastima", termine assolutamente errato in questo campo, o meglio [b]ha un errore radiativo elevato a causa delle scarse doti di protezione dalla radiazione incidente a prescindere dalla posizione di quelle aperture
[/b]
M.[/quote]


Ok,

capisci però che è più semplice ed immediato scrivere "sovrastima"  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:   :friends:


-----------------------------------
green63
Mer 29 Mar, 2023 09:17

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="597051"][quote user="green63" post="597050"]Buongiorno, quelle due "aperture" perimetrali dei piatti sono nate con lo scopo di migliorare le doti di ricircolo dell'aria nel piccolo schermo

nacquero come prima adozione sulle ws80 e vi furono alcuni test proprio relativi alla funzionalità o meno di queste aperture, si deve avere cura che esse siano rivolte a N

Nel caso siano rivolte a S è possibile che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito dalla radiazione diretta, ma ciò si dovrebbe notare con una decisa impennata della T in orari anomali, non nelle ore centrali

la stazione "sovrastima", termine assolutamente errato in questo campo, o meglio [b]ha un errore radiativo elevato a causa delle scarse doti di protezione dalla radiazione incidente a prescindere dalla posizione di quelle aperture
[/b]
M.[/quote]


Ok,

capisci però che è più semplice ed immediato scrivere "sovrastima"  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:   :friends:[/quote]

certo, lo è, descrive uno stato in maniera chiara, è solo un termine sbagliato e inappropriato, tutto qui  ;) 

M.


-----------------------------------
Cyborg
Mer 29 Mar, 2023 10:28

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="green63" post="597050"]Buongiorno, quelle due "aperture" perimetrali dei piatti sono nate con lo scopo di migliorare le doti di ricircolo dell'aria nel piccolo schermo

nacquero come prima adozione sulle ws80 e vi furono alcuni test proprio relativi alla funzionalità o meno di queste aperture, si deve avere cura che esse siano rivolte a N

Nel caso siano rivolte a S è possibile che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito dalla radiazione diretta, ma ciò si dovrebbe notare con una decisa impennata della T in orari anomali, non nelle ore centrali

la stazione "sovrastima", termine assolutamente errato in questo campo, o meglio ha un errore radiativo elevato a causa delle scarse doti di protezione dalla radiazione incidente a prescindere dalla posizione di quelle aperture

M.[/quote]

Grazie della spiegazione. Diciamo che le aperture per forza di cose sono verso sud/est e nord/est.
Ho installato questa stazione da pochi giorni, per ora ho notato subito una migliore schermatura rispetto alla Bresser. Ovviamente non siamo a livelli Davis, anche se molto vicini alla Vue.

Nei prossimi giorni (aspettando giornate serene e senza vento) conto di fare alcune prove per migliorare le massime, cercando di riparare maggiormente il sensore e verniciando lo schermo di bianco. Sullo stesso palo ho montato un sensore Lacrosse su schermo Davis per i confronti.
Vi farò sapere  :bye:


-----------------------------------
green63
Mer 29 Mar, 2023 11:34

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="597056"][quote user="green63" post="597050"]Buongiorno, quelle due "aperture" perimetrali dei piatti sono nate con lo scopo di migliorare le doti di ricircolo dell'aria nel piccolo schermo

nacquero come prima adozione sulle ws80 e vi furono alcuni test proprio relativi alla funzionalità o meno di queste aperture, si deve avere cura che esse siano rivolte a N

Nel caso siano rivolte a S è possibile che con sole basso sull'orizzonte il sensore possa essere colpito dalla radiazione diretta, ma ciò si dovrebbe notare con una decisa impennata della T in orari anomali, non nelle ore centrali

la stazione "sovrastima", termine assolutamente errato in questo campo, o meglio ha un errore radiativo elevato a causa delle scarse doti di protezione dalla radiazione incidente a prescindere dalla posizione di quelle aperture

M.[/quote]

Grazie della spiegazione. Diciamo che le aperture per forza di cose sono verso sud/est e nord/est.
Ho installato questa stazione da pochi giorni, per ora ho notato subito una migliore schermatura rispetto alla Bresser. Ovviamente non siamo a livelli Davis, anche se molto vicini alla Vue.

Nei prossimi giorni (aspettando giornate serene e senza vento) conto di fare alcune prove per migliorare le massime, cercando di riparare maggiormente il sensore e verniciando lo schermo di bianco. Sullo stesso palo ho montato un sensore Lacrosse su schermo Davis per i confronti.
Vi farò sapere  :bye:[/quote]

Molto bene, tieni conto che lo schermino può essere agevolmente smontato e i piattini con le scanalature possono essere invertiti come posizionamento

Queste stazioncine vanno mediamente bene per quanto riguarda i valori di temperatura, ovviamente sapendo che un errore con buona radiazione è purtroppo inevitabile, sarà tanto minore quanto maggiore sarà la ventilazione naturale.

il loro problema principale, parlando di temperatura, è che lo schermo, oltre a proteggere poco dalla radiazione ha dimensioni talmente esigue e un sensore talmente esposto da dare spesso dati istantanei molto lontani dalla realtà.

M.


-----------------------------------
green63
Mer 29 Mar, 2023 14:03

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
In giornate tipo quella odierna, caratterizzate si da una buona radiazione solare ma da temperature non eccessive a con una buona ventilazione (solitamente i 2 m/s sono la soglia oltre la quale l'errore radiativo tende a ridursi fortemente), il gap con sistemi di rilevamento più professionali (vedi a destra) può ritenersi accettabile

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2023_03_29_14_00_02.png[/img] 

i problemi sorgono quando il vento è debole e le temperature salgono

M.


-----------------------------------
green63
Gio 30 Mar, 2023 18:00

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
Ecco oggi, ad esempio, il vento è decisamente calato e, seppure siamo già in fase di discesa della radiazione, il calore accumulato nelle ore precedenti si fa sentire e iniziamo a salire sopra il grado, sempre considerando che il confronto è impietoso visti gli altri attori  ;) 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2023_03_30_17_55_32.png[/img] 

M.


-----------------------------------
Cyborg
Ven 31 Mar, 2023 08:22

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="green63" post="597110"]Ecco oggi, ad esempio, il vento è decisamente calato e, seppure siamo già in fase di discesa della radiazione, il calore accumulato nelle ore precedenti si fa sentire e iniziamo a salire sopra il grado, sempre considerando che il confronto è impietoso visti gli altri attori  ;) 

M.[/quote]

Questo confronto è con una Ecowitt 7in1? Originale o modificata?
Io intanto sto ancora aspettando una giornata per fare delle prove ma è sempre nuvoloso e/o ventoso, e anche nei prossimi giorni non ci saranno condizioni ottimali.


-----------------------------------
Cyborg
Ven 31 Mar, 2023 08:27

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Intanto un problemino... qualcuno ha idea del perchè la pressione sia sballata online mentre sullo schermo della stazione è giusta?

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/609/img_20230331_082346.jpg[/img]


-----------------------------------
mondosasha
Ven 31 Mar, 2023 09:21

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="597124"]Intanto un problemino... qualcuno ha idea del perchè la pressione sia sballata online mentre sullo schermo della stazione è giusta?

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/609/img_20230331_082346.jpg[/img][/quote]

Quella sulla console è la relativa, sul sito assoluta credo.
devi impostare la pressione relativa in base alla tua zona mettendo la pressione  della tua altezza.


-----------------------------------
andrea75
Ven 31 Mar, 2023 09:22

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="597124"]Intanto un problemino... qualcuno ha idea del perchè la pressione sia sballata online mentre sullo schermo della stazione è giusta?[/quote]

Qualche impostazione di pressione assoluta/relativa? :mah:


-----------------------------------
Cyborg
Ven 31 Mar, 2023 09:33

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
La cosa strana è che la pressione sullo schermo (che ho aggiustato) è quella assoluta. E' possibile visualizzare anche quella relativa che è più alta (ovviamente impossibile). Sembra che siano chiamate al contrario.
Ora ho reimpostato la pressione di fabbrica ed è tornato a posto, ma non capisco il perchè...


-----------------------------------
Cyborg
Ven 31 Mar, 2023 10:01

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Che cavolate che ho scritto... ho invertito io il significato di assoluta e relativa  :urted:  :zzz:


-----------------------------------
andrea75
Ven 31 Mar, 2023 21:28

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="597130"]Che cavolate che ho scritto... ho invertito io il significato di assoluta e relativa  :urted:  :zzz:[/quote]

Capita! :D Anche a me qualche volta è successo, apposta per questo è la prima cosa che mi è venuta in mente. 
L'importante è che tu abbia risolto. :)


-----------------------------------
Cyborg
Sab 15 Apr, 2023 10:52

Re: Ecowitt in Italia
-----------------------------------
Ancora non sono riuscito a fare delle prove perchè non c'è mai il tempo adatto.
Nei pochi momenti soleggiati e senza vento che ci sono stati la "sovrastima" si vede, ho provato ad applicare una palpebra ombreggiante ma con risultati non apprezzabili.

Intanto mi sono imbattuto in questa guida, fatta da un personaggio poco affidabile  :lol:   :roll: 

[url=http://www.kwos.it/joomla/it/articoli/149-modifica-dello-schermo-solare-della-ecowitt-ws-80]http://www.kwos.it/joomla/it/articoli/149-modifica-dello-schermo-solare-della-ecowitt-ws-80

Che dici Mauro, posso verniciare i piatti di nero e bianco? Il risultato è garantito?


-----------------------------------
green63
Sab 15 Apr, 2023 15:25

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="597743"]Ancora non sono riuscito a fare delle prove perchè non c'è mai il tempo adatto.
Nei pochi momenti soleggiati e senza vento che ci sono stati la "sovrastima" si vede, ho provato ad applicare una palpebra ombreggiante ma con risultati non apprezzabili.

Intanto mi sono imbattuto in questa guida, fatta da un personaggio poco affidabile  :lol:   :roll: 

[url=http://www.kwos.it/joomla/it/articoli/149-modifica-dello-schermo-solare-della-ecowitt-ws-80]http://www.kwos.it/joomla/it/articoli/149-modifica-dello-schermo-solare-della-ecowitt-ws-80

Che dici Mauro, posso verniciare i piatti di nero e bianco? Il risultato è garantito?[/quote]

quella guida è fatta da un personaggio di spicco in questo settore, un grande amico peraltro, al quale devo molto per avermi introdotto alla parte metrologica di questa passione  ;) 
ora, purtroppo, non è più attivo come un tempo per impegni personali che lo hanno distolto, io sto cercando, nel mio piccolo e immeritatamente, di portare avanti il suo impegno

i piatti verniciati inferiormente di nero possono migliorare una schermatura di buon livello, non una schermatura inefficiente come in questo caso, i test di Raffaello furono condotti in un periodo in cui la verniciatura nera interna ebbe la fortuna di limitare le riflessioni interne, assorbendole, ma si trattò di vantaggi passeggeri, credimi, il lavoro da fare, tanto, non vale il risultato che otterresti

M.


-----------------------------------
Cyborg
Sab 15 Apr, 2023 15:42

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="green63" post="597750"][quote user="Cyborg" post="597743"]Ancora non sono riuscito a fare delle prove perchè non c'è mai il tempo adatto.
Nei pochi momenti soleggiati e senza vento che ci sono stati la "sovrastima" si vede, ho provato ad applicare una palpebra ombreggiante ma con risultati non apprezzabili.

Intanto mi sono imbattuto in questa guida, fatta da un personaggio poco affidabile  :lol:   :roll: 

[url=http://www.kwos.it/joomla/it/articoli/149-modifica-dello-schermo-solare-della-ecowitt-ws-80]http://www.kwos.it/joomla/it/articoli/149-modifica-dello-schermo-solare-della-ecowitt-ws-80

Che dici Mauro, posso verniciare i piatti di nero e bianco? Il risultato è garantito?[/quote]

quella guida è fatta da un personaggio di spicco in questo settore, un grande amico peraltro, al quale devo molto per avermi introdotto alla parte metrologica di questa passione  ;) 
ora, purtroppo, non è più attivo come un tempo per impegni personali che lo hanno distolto, io sto cercando, nel mio piccolo e immeritatamente, di portare avanti il suo impegno

i piatti verniciati inferiormente di nero possono migliorare una schermatura di buon livello, non una schermatura inefficiente come in questo caso, i test di Raffaello furono condotti in un periodo in cui la verniciatura nera interna ebbe la fortuna di limitare le riflessioni interne, assorbendole, ma si trattò di vantaggi passeggeri, credimi, il lavoro da fare, tanto, non vale il risultato che otterresti

M.[/quote]

Ah io pensavo che la guida fosse tua, ecco perchè ho detto ironicamente personaggio poco affidabile  :D 
Niente allora lascio perdere, ho in mente una soluzione diversa ma un po' laboriosa, se ci riuscirò ti farò sapere.
 :bye:


-----------------------------------
green63
Sab 15 Apr, 2023 15:50

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="597751"][quote user="green63" post="597750"][quote user="Cyborg" post="597743"]Ancora non sono riuscito a fare delle prove perchè non c'è mai il tempo adatto.
Nei pochi momenti soleggiati e senza vento che ci sono stati la "sovrastima" si vede, ho provato ad applicare una palpebra ombreggiante ma con risultati non apprezzabili.

Intanto mi sono imbattuto in questa guida, fatta da un personaggio poco affidabile  :lol:   :roll: 

[url=http://www.kwos.it/joomla/it/articoli/149-modifica-dello-schermo-solare-della-ecowitt-ws-80]http://www.kwos.it/joomla/it/articoli/149-modifica-dello-schermo-solare-della-ecowitt-ws-80

Che dici Mauro, posso verniciare i piatti di nero e bianco? Il risultato è garantito?[/quote]

quella guida è fatta da un personaggio di spicco in questo settore, un grande amico peraltro, al quale devo molto per avermi introdotto alla parte metrologica di questa passione  ;) 
ora, purtroppo, non è più attivo come un tempo per impegni personali che lo hanno distolto, io sto cercando, nel mio piccolo e immeritatamente, di portare avanti il suo impegno

i piatti verniciati inferiormente di nero possono migliorare una schermatura di buon livello, non una schermatura inefficiente come in questo caso, i test di Raffaello furono condotti in un periodo in cui la verniciatura nera interna ebbe la fortuna di limitare le riflessioni interne, assorbendole, ma si trattò di vantaggi passeggeri, credimi, il lavoro da fare, tanto, non vale il risultato che otterresti

M.[/quote]

Ah io pensavo che la guida fosse tua, ecco perchè ho detto ironicamente personaggio poco affidabile  :D 
Niente allora lascio perdere, ho in mente una soluzione diversa ma un po' laboriosa, se ci riuscirò ti farò sapere.
 :bye:[/quote]

sono qui  ;) 
purchè non si tratti di ventilazione attiva, già tentata con pessimi risultati e soldi buttati  ;) 

ad oggi l'unica soluzione è sensore aggiuntivo in schermo separato oppure, limitando lievemente il costo, spostare il sensore interno, cosa che stiamo valutando con il produttore 

a presto
M.


-----------------------------------
Cyborg
Sab 15 Apr, 2023 16:18

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="green63" post="597752"]
purchè non si tratti di ventilazione attiva, già tentata con pessimi risultati e soldi buttati  ;) 

ad oggi l'unica soluzione è sensore aggiuntivo in schermo separato oppure, limitando lievemente il costo, spostare il sensore interno, cosa che stiamo valutando con il produttore 

a presto
M.[/quote]

Io ho il modello con lo schermo a colori WS2910, è possibile aggiungere un sensore facendolo comparire sia sullo schermo che in rete al posto di quello già presente?


-----------------------------------
green63
Sab 15 Apr, 2023 17:34

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="Cyborg" post="597753"][quote user="green63" post="597752"]
purchè non si tratti di ventilazione attiva, già tentata con pessimi risultati e soldi buttati  ;) 

ad oggi l'unica soluzione è sensore aggiuntivo in schermo separato oppure, limitando lievemente il costo, spostare il sensore interno, cosa che stiamo valutando con il produttore 

a presto
M.[/quote]

Io ho il modello con lo schermo a colori WS9610, è possibile aggiungere un sensore facendolo comparire sia sullo schermo che in rete al posto di quello già presente?[/quote]

mandami il link al modello esatto, penso di si, si dovrebbe aggiungere un wh-32, la versione monocanale, una volta connesso va a sostituire il sensore principale, anche su Wunderground

M.


-----------------------------------
Cyborg
Sab 15 Apr, 2023 18:03

Re: Ecowitt In Italia
-----------------------------------
[quote user="green63" post="597757"]

mandami il link al modello esatto, penso di si, si dovrebbe aggiungere un wh-32, la versione monocanale, una volta connesso va a sostituire il sensore principale, anche su Wunderground

M.[/quote]
ws2910, prima avevo sbagliato.
[url=https://www.amazon.it/Stazione-Wireless-Professionale-Alimentato-Incorporato/dp/B0991GVBYK?pd_rd_w=aRtXD&content-id=amzn1.sym.07b5095e-5ffd-461e-9174-ae1027e530e4&pf_rd_p=07b5095e-5ffd-461e-9174-ae1027e530e4&pf_rd_r=0QPG10HJTNV37YMVAHQX&pd_rd_wg=k7MYC&pd_rd_r=70f88b07-f129-46e5-bfdc-819eb4fdb232&pd_rd_i=B0991GVBYK&ref_=pd_bap_d_grid_rp_0_1_t&th=1]Link


-----------------------------------
massimo79
Ven 21 Lug, 2023 19:51

Re: Ecowitt In Italia  RICHIESTA ASSISTENZA
-----------------------------------
Buongiorno,sono massimo 79 e abito a cCantiano in provincia di Pesaro
Ho acquistato ieri questa stazione meteo ecowitt hp 2561.
Qualcuno ha manuale in italiano, oppure mi puo' aiutare per il settaggio e  per la condivisione nelle  App?
Grazie


