http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18314
-----------------------------------
Giuxo
Dom 28 Nov, 2021 22:33

Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Salve,sono un utente Nuovo nel forum,vi leggo ormai da molto tempo, ho acquistato da poco una dabvis e volevo chiedervi delle informazioni, io ho una stazione meteo Davis vantage Vue posta a 2,5 metri  di altezza in un giardino,volevo chiedere se alzo il palo a 4/6 metri di altezza avrei misurazione di temperatura e vento più precisi?!


-----------------------------------
Fili
Dom 28 Nov, 2021 23:18

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
La vue più aria prende e meglio è, lo schermino solare ha bisogno di ventilazione.

Chiaro che se sei in un posto da grandi inversioni termiche alzandola a 6 metri qualcosa perdi rispetto al canonico 1,8m dal suolo.


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 08:20

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Be le prime colline di Parma è la stessa città diciamo che è soggetta a inversioni termiche importanti, io la mia stazione è messa così, allego le foto qui sotto. 

[img]http://www.lineameteo.it/files/images/3273/img_20211129_081908.jpg[/img]


-----------------------------------
andrea75
Lun 29 Nov, 2021 09:07

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Ma se invece la spostassi sul tetto? Certo, la soluzione al suolo era migliore da tanti punti di vista, ma chiaramente la casa ostruisce e non di poco il vento. 
Per un palo alto 6 metri ricordati che ci vuole un bell'ancoraggio. Dovresti andare parecchio giù nel terreno e metterci dei tiranti, altrimenti avresti problemi di oscillazioni.


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 09:31

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Purtroppo sono molto limitato, sul tette non mi hanno dato il consenso di metterlo, e il terreno non è mio, e sicuramente non mi darebbero il permesso per mettere dei tiranti perché lì poi ci coltivano.


-----------------------------------
andrea75
Lun 29 Nov, 2021 10:05

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
[quote user="Giuxo" post="568427"]Purtroppo sono molto limitato, sul tette non mi hanno dato il consenso di metterlo, e il terreno non è mio, e sicuramente non mi darebbero il permesso per mettere dei tiranti perché lì poi ci coltivano.[/quote]

Allora temo che dovrai lasciarla così, perché senza tiranti un palo di 6 metri avrebbe delle oscillazioni pazzesche, che ti comprometterebbero completamente i dati pluviometrici, oltre ad essere anche molto pericoloso.


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 10:50

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Ma messa così i quali dati avrei falsati?! Solo il vento spero


-----------------------------------
andrea75
Lun 29 Nov, 2021 11:44

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Sì un po' il vento sì, è inevitabile. Quando hai correnti provenienti dalla direzione degli ostacoli avrai sicuramente intensità molto limitata e direzione non precisissima.
Ma per gli altri dati puoi star tranquillo. La temperatura non viene influenzata, e per la pioggia hai una distanza più che sufficiente per evitare sottostime anche in caso di precipitazioni ventate. ;)


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 12:23

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Sarebbe buono sennò prendere un anemometro tipo quello della Vp2 e installarlo da qualche parte dato che è poco ingombrante e potrei fissarlo dove vorrei senza mettere pali, però poi come faccio a trasmettere i dati del vento sull App weatherlink live?!


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 14:47

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
In più ho notato che messa a tetto la Vue da minime più basse e massime più alte, in giardino il contrario!


-----------------------------------
Fili
Lun 29 Nov, 2021 15:28

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="568468"]Sì un po' il vento sì, è inevitabile. Quando hai correnti provenienti dalla direzione degli ostacoli avrai sicuramente intensità molto limitata e direzione non precisissima.
Ma per gli altri dati puoi star tranquillo. La temperatura non viene influenzata, e per la pioggia hai una distanza più che sufficiente per evitare sottostime anche in caso di precipitazioni ventate. ;)[/quote]

Beh insomma. In estate quando fa caldo, se non hai un luogo ben ventilato, la VUE soffre di sovrastima e non poco. Specialmente dopo le 18, come ben illustrava Mauro qualche giorno fa...


-----------------------------------
Fili
Lun 29 Nov, 2021 15:29

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
[quote user="Giuxo" post="568495"]In più ho notato che messa a tetto la Vue da minime più basse e massime più alte, in giardino il contrario![/quote]

Mi pare alquanto strano. :confuso:


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 16:49

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Ho letto anche io che la Vue in estate con giornate calde in quell'orario li circa o comunque nel pomeriggio può sovrastimare fino a 3 gradi, e anche per questo che io vorrei evitare questa sovrastima che ora non ho perché siamo in estate, comunque ho notato io con le stazioni vicino a me che quelle su tetto stanno dando minime più basse e massime più alte, e di questo non riesco a capire il perché, la mia invece al momento da minime di 0,5 più alte di queste su tetto e massime più basse


-----------------------------------
Fili
Lun 29 Nov, 2021 17:48

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
[quote user="Giuxo" post="568515"]Ho letto anche io che la Vue in estate con giornate calde in quell'orario li circa o comunque nel pomeriggio può sovrastimare fino a 3 gradi, e anche per questo che io vorrei evitare questa sovrastima che ora non ho perché siamo in estate, comunque ho notato io con le stazioni vicino a me che quelle su tetto stanno dando minime più basse e massime più alte, e di questo non riesco a capire il perché, la mia invece al momento da minime di 0,5 più alte di queste su tetto e massime più basse[/quote]

Forse ti rimane in ombra nelle ore più assolate? Hai alberi intorno?


-----------------------------------
Sergio74
Lun 29 Nov, 2021 18:28

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Io prima avevo la vue poi sono passato alla vantage pro 2 e per esperienza personale posso dire che va bene in collina dove c'è più ventilazione e in posti aperti. Avevo provato a metterla sul tetto ma a lato per evitare che sentisse il calore rilasciato da sotto ma a confronto con una stazione arpa situata alla stessa mia altitudine avevo sempre 2.5 anche 3°C in più sulla temperatura massima. Sono passato alla vantage pro 2 e le temperature si sono allineate.


-----------------------------------
green63
Lun 29 Nov, 2021 18:56

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
[quote user="Giuxo" post="568515"]Ho letto anche io che la Vue in estate con giornate calde in quell'orario li circa o comunque nel pomeriggio può sovrastimare fino a 3 gradi, e anche per questo che io vorrei evitare questa sovrastima che ora non ho perché siamo in estate, comunque ho notato io con le stazioni vicino a me che quelle su tetto stanno dando minime più basse e massime più alte, e di questo non riesco a capire il perché, la mia invece al momento da minime di 0,5 più alte di queste su tetto e massime più basse[/quote]

Il confronto con stazioni vicine, se non in un contesto di analisi dati medi mensili non ha alcun valore
Può essere utile per il dato istantaneo o per gli estremi solo se le stazioni sono molto vicine e con identica installazione, sia in posizionamento che in eventuali fonti di disturbo

M.


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 29 Nov, 2021 19:35

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
[quote user="Giuxo" post="568389"]Be le prime colline di Parma è la stessa città diciamo che è soggetta a inversioni termiche importanti, io la mia stazione è messa così, allego le foto qui sotto. 

[/quote]

Io proverei a distanziarla ulteriormente dalla casa fino al massino che puoi (dalla foto mi sembra che puoi guadagnare qualche altro metro) tanto la Davis non ha particolari problemi di mancata ricezione  del segnale in questo modo l'ostacolo della casa sul valore del vento seppur di poco migliorerà.
Seconda cosa ma perchè l'hai messa attaccata a quell'albero secco ?


-----------------------------------
il versiliese
Lun 29 Nov, 2021 19:55

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Come ha scritto Fili è strano che la vue ti segni minime più basse e massime più alte quando è posizionata sul tetto.In genere succede il contrario,specialmente con cielo sereno e quindi con forte irraggiamento .Ad esempio ora alle 19,30 la mia stazione sul tetto segna 7,6,mentre quella a terra 5,6.La differenza tende a scemare col procedere della notte :ad esempio a tetto oggi la minime è stata di 3,1 la max.12,2,a terra min.2,2 max. 12,8.Con cielo coperto sono pressochè equivalenti. 
Se devi metterla sul prato posizionala al classico 1,80 -2 metri di altezza.


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 20:06

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Gli unici alberi sono questi


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 20:09

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Io pure sto facendo questo confronto  solo che quella stazione è sul tetto appena di lato e poco sopra dal tetto, e noto che ha minime più basse di me e massime più alte di me. Quanto hai tenuto la tua Vue in funzione? L'hai venduta poi? Io non so se a questo punto prendere magari l'iss della Vp2 però poi come faccio a trasmettere i dati su weatherlink senza consolle?


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 20:13

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Be ma se hai 3 gradi di differenza con una stazione simile a stessa altitudine in tutti i periodi e 24 su 24 qualcosa però capisci che non torna


-----------------------------------
Fili
Lun 29 Nov, 2021 20:15

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Credo ti vada in ombra specialmente ora che il sole è molto basso.. Per questo hai massime più basse rispetto al tetto dove invece prende sole pieno ;)


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 20:19

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Sembra vicina dalle case ma dalla casa Bianca ha comunque almeno minimo minimo 8 metri di distanza è poca?! Eh perché il terreno non è mio e per recare meno danni quando lo coltivano l ho messo lì e non credevo potesse dare fastidio anche perché è più basso della stazione meteo che è più in alto di poco ma più alta


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 20:36

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
E le minime più alte rispetto a quella su tetto invece?! Perché?!


-----------------------------------
Freddoforever
Lun 29 Nov, 2021 20:50

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
[quote user="Giuxo" post="568557"]Sembra vicina dalle case ma dalla casa Bianca ha comunque almeno minimo minimo 8 metri di distanza è poca?! Eh perché il terreno non è mio e per recare meno danni quando lo coltivano l ho messo lì e non credevo potesse dare fastidio anche perché è più basso della stazione meteo che è più in alto di poco ma più alta[/quote]

Allora lasciala li se hai problemi col terreno al limite avrai dati sottostimati col vento,non è niente di drammatico  ;) 
Per il discorso delle minime/massime rispetto al tetto credo che sia valido il discorso di Fili,un raffronto vero lo puoi fare d'estate con solleggiamento pieno,inoltre le piante che non sono molto distanti dalla stazione e il giardino che è un po chiuso potrebbero creare una sorta di "cappa" sulla stazione.


-----------------------------------
Giuxo
Lun 29 Nov, 2021 21:24

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Spostare lo posso anche spostare, ma tu dici che cambia qualcosa spostandomi ulteriormente dall'edificio bianco?! perché se porta miglioramenti posso tranquillamente allontanarla in qualche modo, per il discorso della "cappa" estiva bisogna dire che in estate da me, proprio dal giardino si attiva un po' di vento che arriva dalla vallata questo può comportare magari a non avere quella cappa che dite voi?!


-----------------------------------
Freddoforever
Mar 30 Nov, 2021 09:44

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
[quote user="Giuxo" post="568570"]Spostare lo posso anche spostare, ma tu dici che cambia qualcosa spostandomi ulteriormente dall'edificio bianco?! perché se porta miglioramenti posso tranquillamente allontanarla in qualche modo, per il discorso della "cappa" estiva bisogna dire che in estate da me, proprio dal giardino si attiva un po' di vento che arriva dalla vallata questo può comportare magari a non avere quella cappa che dite voi?![/quote]

Ti avevo scritto di spostarla prima di vedere le altre foto che hai messo,a questo punto di conviene lasciarla dove è ora.
Sul discorso della "cappa" forse mi sono spiegato male,non intendevo la cappa estiva ma il fatto che quel giardino è chiuso sia dalle piante che da altri edifici e di conseguenza c'è poca circolazione d'aria condizionando i valori della stazione,nel tuo caso l'ideale sarebbe metterla sul tetto ma hai già scritto che non puoi....


-----------------------------------
Giuxo
Mar 30 Nov, 2021 20:35

Re: Disposizione Stazione Davis Vue In Giardino
-----------------------------------
Oggi giornata di favonio forte,ho notato però una cosa strana, io essendo in una zona più coperta rispetto ad una stazione vicina a me messa sul tetto, come ho faccio ad avere velocità medie quasi identiche a quella stazione e stessa cosa con la raffica?! Dovrei avere un vento medio molto più contenuto, idem le altre stazioni vicino, ok che come avete detto voi io non dovrei fare confronti con stazioni vicine però se fossi in un posto coperto dovrei comunque avere un vento molto contenuto con tutte le stazioni!


