http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=18966
-----------------------------------
federpg
Mar 17 Gen, 2023 10:16

Bresser 5 In 1 Installazione E Wifi
-----------------------------------
Ciao Ragazzi, finalmente ho comprato la mia prima stazione meteo.
Vorrei dei consigli sul dove e come posizionare il corpo esterno della mia Bresser.
Inoltre ho difficoltà a mettere in rete i miei dati, consigli?
Grazie
PS: Non Male come periodo per l'installazione :D  :D


-----------------------------------
andrea75
Mar 17 Gen, 2023 10:39

Re: Bresser 5 In 1 Installazione E Wifi
-----------------------------------
[quote user="federpg" post="591662"]Ciao Ragazzi, finalmente ho comprato la mia prima stazione meteo.
Vorrei dei consigli sul dove e come posizionare il corpo esterno della mia Bresser.
Inoltre ho difficoltà a mettere in rete i miei dati, consigli?
Grazie
PS: Non Male come periodo per l'installazione :D  :D[/quote]

Ciao, se ci avessi chiesto lumi ti avremmo consigliato una stazione diversa dalla Bresser 5in1, che purtroppo non brilla per affidabilità dello schermo solare. In questo senso vanno già meglio le Ecowitt, con lo schermo che sebbene sia simile come fattura, è posto sotto il pluviometro ed ha una resa sicuramente migliore. 
Quello della Bresser è posto sotto il corpo centrale, ed inoltre ha pure un colore marronicino che a differenza del bianco attira di più i raggi UV. A tal proposito ti consiglio queste 2 piccole modifiche che se non altro migliorano un po' la situazione: verniciare di bianco lo schermo (applicando anche una mano di trasparente per migliorare la tenuta della vernice), e applicare una palpebra ombreggiante. Qui trovi un esempio:
http://www.lineameteo.it/nuova-stazione-sull-appennino-sangiustinese-vf45-vt16796-vp500581.html

Oltre a ciò, ti consiglio di installarla in un posto molto ventilato (meglio tetto quindi, ma ad una adeguata altezza dallo stesso, 1.5/2.0 m). In tutti gli altri casi (giardino, cortile, terrazzo) avrai una sovrastima certa, anche marcata, pur con gli accorgimenti di cui sopra. 
Seguendo tutte le indicazioni, non avrai una Davis, ma se non altro avrai valori più adeguati.


-----------------------------------
federpg
Mar 17 Gen, 2023 11:03

Re: Bresser 5 In 1 Installazione E Wifi
-----------------------------------
Grazie per la risposta.
E' stato un regalo, non ho avuto scelta. Mi correggo è una Bresser 7 in 1!
Grazie dei consigli


-----------------------------------
andrea75
Mar 17 Gen, 2023 14:38

Re: Bresser 5 In 1 Installazione E Wifi
-----------------------------------
[quote user="federpg" post="591673"]Grazie per la risposta.
E' stato un regalo, non ho avuto scelta. Mi correggo è una Bresser 7 in 1!
Grazie dei consigli[/quote]

Non mi ricordo se lo schermo è lo stesso della 5in1. Hai una foto per caso?


-----------------------------------
giantod
Mar 17 Gen, 2023 17:20

Re: Bresser 5 In 1 Installazione E Wifi
-----------------------------------
Mettendo un piatto bianco sopra la parte centrale a copertura dei raggi sullo schermo la misura risulta maggiormente attendibile, ma deve coprire anche angoli e lasciare ventilazione. Ne ho due 5 in 1 e posso riscontrare ciò (vicino casa c’è una Davis ed i valori sono del tutto simili). Dai miei posta a tetto  sopra un paio di m nel tetto nell’unico punto installabile risente però del calore dell impluvio dei tetti in centro storico e dei muri che si infuocano in estate già dalla tarda mattina e innescano convezione. Più un problema di posto che di stazione in se.
Senza dubbio c’è di meglio come stazione


-----------------------------------
Freddoforever
Mer 18 Gen, 2023 11:49

Re: Bresser 5 In 1 Installazione E Wifi
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="591720"][quote user="federpg" post="591673"]Grazie per la risposta.
E' stato un regalo, non ho avuto scelta. Mi correggo è una Bresser 7 in 1!
Grazie dei consigli[/quote]

Non mi ricordo se lo schermo è lo stesso della 5in1. Hai una foto per caso?[/quote]

Se non sbaglio è quella con la ventolina nello schermo,stazione interessante.


-----------------------------------
andrea75
Mer 18 Gen, 2023 14:45

Re: Bresser 5 In 1 Installazione E Wifi
-----------------------------------
[quote user="Freddoforever" post="591840"][quote user="andrea75" post="591720"][quote user="federpg" post="591673"]Grazie per la risposta.
E' stato un regalo, non ho avuto scelta. Mi correggo è una Bresser 7 in 1!
Grazie dei consigli[/quote]

Non mi ricordo se lo schermo è lo stesso della 5in1. Hai una foto per caso?[/quote]

Se non sbaglio è quella con la ventolina nello schermo,stazione interessante.[/quote]

Infatti per quello chiedevo... se è quella lì la situazione già dovrebbe migliorare notevolmente.


-----------------------------------
federpg
Gio 19 Gen, 2023 09:44

Re: Bresser 5 In 1 Installazione E Wifi
-----------------------------------
Grazie a tutti per le risposte.
"Purtroppo" si tratta di una 5 in 1 , non male però per iniziare!
Installerò la copertura per limare le sovrastime di T.
Appena riuscirò a metterla in rete vi aggiorno!


-----------------------------------
federpg
Dom 22 Gen, 2023 15:00

Re: Bresser 5 In 1 Installazione E Wifi
-----------------------------------
Eccola!!!


