http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=20246
-----------------------------------
Ale89
Dom 30 Mar, 2025 20:08

Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
Ciao ragazzi sto cercando di installare la mia stazione meteo Davis pro 2. Sarei indeciso tra il tetto e il giardino. 
Il punto più consono però più scomodo sarebbe il tetto. 
Vi chiedo a voi se nel giardino potesse rispettare le regole per una giusta installazione.
Vi allego un immagine della casa e del giardino dall’alto. La stazione la vorrei installare nel punto rosso. La linea blu sarebbe la distanza della stazione con la casa,misurata con il metro è di circa 9,50 metri. Tale distanza non penso che rappresenti dei problemi visto secondo l’organizzazione meteorologica stabilisce almeno 4 metri. Ci sarebbe un problema per l’anemometro(quello potrei sacrificarmi e metterlo sul tetto). 
Dalla parte opposta alla linea blu ci sono 2 alberi bassi e la distanza è nettamente inferiore ai 9.50 metri. Potrei aggirare questa cosa installando la stazione in giardino più in alto rispetto ai famigerati 1.70/ 2 metri.
Secondo voi è fattibile come cosa?

Scusate se ho scritto un poema. Spero che mi possiate aiutare.
Grazie per la pazienza. 

Saluti a tutti voi e buona serata


-----------------------------------
andrea75
Lun 31 Mar, 2025 08:56

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
Onestamente, vedendo le foto e leggendo la descrizione di quelle che sono le varie distanze, opterei ad occhi chiusi sul giardino. Una installazione a tetto la vedo proprio come ultima spiaggia nel caso in cui le condizioni fossero davvero critiche, ma non mi sembra il tuo caso. 10 m sono sufficienti per non avere troppe influenze almeno per la pioggia, e anche qualora ci fossero non dovrebbero inficiare più di tanto il dato. Discorso un po' diverso per il vento, che invece qualche disturbo ce l'avrebbe, e in questo caso  lo spostamento sul tetto risolverebbe il problema. 
L'unica cosa che non ci hai detto riguarda l'esposizione al sole: il termoigrometro, nel caso del giardino, godrebbe di esposizione solare per tutte le ore del giorno? Perché se finisse in ombra, quello sì che potrebbe condizionare il dato di temperatura...


-----------------------------------
Ale89
Mar 01 Apr, 2025 11:17

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
Per 1 ora massimo 2 ore prima del tramonto potrebbe finire in ombra in quanto ci sono alcune case a distanza di 30 metri abbastanza alte che si piazzano tra l’iss e il sole quando quest’ultimo è basso. Però quando il sole è già basso specialmente in inverno penso che più di tanto non vada ad influire il valore della temperatura . Comunque  dietro a queste case che potrebbero tappare il sole c’è un monte dove in pratica il sole andrebbe a scomparire quando tramonta, e questo succede in estate perché il sole in questo periodo dell’anno tramonta in quella zona più o meno,quindi alla fine la stazione verrebbe oscurata ugualmente. Se alzassi la stazione a 4 metri sopra il suolo potrebbe usufruire di un po’ piu di luce per più tempo. Cosa ne pensate? 
Verificherò meglio in questi giorni per quanto riguarda l’ombra 
Grazie


-----------------------------------
andrea75
Gio 03 Apr, 2025 09:28

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
Se questa è la situazione io ti direi giardino senza troppe preoccupazioni. L'irraggiamento nelle ore più calde lo avresti comunque, e questo non ti influenzerà le massime. 
Non ti consiglio invece di alzare troppo il termoigrometro per guadagnare una manciata di minuti di sole, perché a quel punto ti andrebbe a discapito delle minime, e potresti rilevare valori leggermente più alti.


-----------------------------------
Ale89
Gio 03 Apr, 2025 19:47

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="628457"]Se questa è la situazione io ti direi giardino senza troppe preoccupazioni. L'irraggiamento nelle ore più calde lo avresti comunque, e questo non ti influenzerà le massime. 
Non ti consiglio invece di alzare troppo il termoigrometro per guadagnare una manciata di minuti di sole, perché a quel punto ti andrebbe a discapito delle minime, e potresti rilevare valori leggermente più alti.[/quote]

Dici che 4 metri sopra il suolo siano troppi?
Questo foto mostrano il mio giardino e l’ambiente circostante


-----------------------------------
andrea75
Gio 03 Apr, 2025 21:39

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
Secondo me è un'ottima installazione. ;)


-----------------------------------
Ale89
Gio 03 Apr, 2025 22:05

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="628472"]Secondo me è un'ottima installazione. ;)[/quote]

Perfetto. Mi sai dare qualche dritta per quanto riguarda che pali usare? Normali o zincati,lunghezza, spessore e profondità nel sottosuolo e se conviene mettere dei tiranti per evitare che il palo si muova in caso di vento? So che per il diametro il manuale consiglia 40 mm. Per il resto sono completamente ignorante 


-----------------------------------
andrea75
Dom 06 Apr, 2025 16:28

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
Zincato meglio sicuramente. E sì, per evitare movimenti, 3 tiranti sono ideali, specie se il palo è su un terreno libero. L'alternativa è andare molto in profondità in modo che sia il terreno a tenertelo fermo.


-----------------------------------
Ale89
Dom 06 Apr, 2025 20:08

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="628521"]Zincato meglio sicuramente. E sì, per evitare movimenti, 3 tiranti sono ideali, specie se il palo è su un terreno libero. L'alternativa è andare molto in profondità in modo che sia il terreno a tenertelo fermo.[/quote]

Grazie di tutto. Posterò alcune foto a installazione completata


-----------------------------------
andrea75
Lun 07 Apr, 2025 14:55

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Ale89" post="628526"][quote user="andrea75" post="628521"]Zincato meglio sicuramente. E sì, per evitare movimenti, 3 tiranti sono ideali, specie se il palo è su un terreno libero. L'alternativa è andare molto in profondità in modo che sia il terreno a tenertelo fermo.[/quote]

Grazie di tutto. Posterò alcune foto a installazione completata[/quote]

Ti aspettiamo, soprattutto per poi inserire in rete la stazione. ;)


-----------------------------------
giantod
Dom 13 Apr, 2025 10:28

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
Buongiorno, una informazione sul datalogger della Davis.
Non connesso alla rete quanti gg riesce a registrare i dati prima di riempire la memoria?
Dipende da molti fattori ovviamente (acquisizione impostata, ecc). Considerando normale attività come connesso alla rete?
Non ho trovato indicazioni su manuali vari.
Devo acquistare due stazioni meteo per rilievi in aree non connesse per lungo periodo e senza segnale o scarso segnale telefonico e devo capire quanto tempo può essere lasciata la stazione con datalogger senza perdere i dati.
Va necessariamente acquistato il datalogger USB?
Grazie


-----------------------------------
andrea75
Mar 15 Apr, 2025 08:59

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
Ciao Matteo. Scusami ma mi era sfuggito il messaggio.

Mi sembra, ma sarò più preciso, che se impostato ogni 5 minuti si potessero registrare fino ad 8 giorni di dati. Questo è quello che mi ricordo, ma farò qualche ricerca e sarò più preciso.


-----------------------------------
snow4ever
Mar 15 Apr, 2025 10:30

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
A pagina 9 del manuale Davis, ho trovato questa informazione che penso possa essere utile.

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/60/screenshot_2025_04_15_alle_10_27_58.png[/img] 

Da quel che è scritto nel paragrafo delle temperature, sembrerebbe che i dati vengano tenuti in memoria per 25 gg.

Ho cercato anche altrove, ma non ho trovato altre info a riguardo, purtroppo.


-----------------------------------
andrea75
Mar 15 Apr, 2025 10:52

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
[quote user="snow4ever" post="628709"]A pagina 9 del manuale Davis, ho trovato questa informazione che penso possa essere utile.

Da quel che è scritto nel paragrafo delle temperature, sembrerebbe che i dati vengano tenuti in memoria per 25 gg.

Ho cercato anche altrove, ma non ho trovato altre info a riguardo, purtroppo.[/quote]

Quello Ale credo si riferisca agli estremi memorizzati e visualizzabili nella consolle e non si riferiscono al datalogger.

Ad ogni modo mi sono documentato, e queste sono le info ufficiali di Davis. Confermo quanto detto qui sopra. Impostando il datalogger ogni 5 minuti, si possono memorizzare 8 giorni di dati:

[quote][b]How much data can be stored on my Data Logger (USB, Serial, WL IP)? - (FAQ)[/b]
Your Data Logger stores up to 2560 archive records (one 52-byte record per archive interval) for later transfer to your computer. The time period that is stored on your Data Logger depends on what archive interval you have set.

Archive Storage Capacity (the amount of time before the archive is completely filled):
1 Minute Archive Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 hours
5 Minute Archive Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 days
10 Minute Archive Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 days
15 Minute Archive Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 days
30 Minute Archive Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 days
60 Minute Archive Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 days
120 Minute Archive Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 days[/quote]
Fonte: https://support.davisinstruments.com/article/90nhj8pr0t-how-much-data-can-be-stored-on-my-data-logger-usb-serial-wl-ip


-----------------------------------
snow4ever
Mar 15 Apr, 2025 11:50

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="628710"]
Quello Ale credo si riferisca agli estremi memorizzati e visualizzabili nella consolle e non si riferiscono al datalogger.
[/quote]
E anche tu hai ragione, mi ero perso non so come l'info del datalogger  :lol: 
Buono a sapersi, comunque, grazie per averlo postato  :wink:


-----------------------------------
giantod
Gio 17 Apr, 2025 00:31

Re: Installazione Davis Pro 2
-----------------------------------
Grazie, dopo aver scritto mi sono documentato ed ho trovato le informazioni che mi avete poi indicato. Magari vi era capitato ed avevate “esperienza”.
Per l’uso che ne dovrò fare mi serve necessariamente il datalogger con memoria per lungo periodo.
Grazie ancora


