http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=5407
-----------------------------------
Fede
Gio 07 Ago, 2008 00:09

Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
L'ho chiesto ad Andrea ma ho pensato subito dopo di estendere la domanda anche a tutto il forum.

L'altra notte il pluviometro della La Crosse WS-2350, nonostante il cielo stellato ha improvvisamente segnalato uno 0.51mm di pioggia. lo aveva fatto una o due settimane fa.
Ieri è stata registrata una raffica di vento a [b]97.1Km/h[/b] in un momento di calma. Questa sera alle 20.50 di nuovo una raffica a 97.1Km/h. A parte che non ci credo (anche se non sono in casa) ma il valore uguale a quello di ieri mi fa pensare ad un errore di interpretazione del segnale che si ripete.

la prima spiegazione che mi viene in mente è che aggiungere 15m di prolunga al cavo che porta il segnale dal T/H alla consolle fose non sia stata una buona idea ai fini della trasmissione del segnale....può essere?

E' possibile che il T/H nonostante sia in configurazione cablata, trasmetta comunque wireless ad intervalli regolari come se il cavo non ci fosse? Ed è possibile che ogni tanto la ricezione wireless possa essere interpretata male?

Di fatto il problema sarebbe ridicolo se non fosse che mi ritrovo nelle statistiche raffiche di vento da Bora Triestina e pioggerelline quotidiane Scozzesi....anche cancellare questi dati dallo storico del SW e dal datalogger di stazione non mi pare cosa semplice....

Domani provo a togliere la prolunga e dopo il trasferimento del T/H da dietro acasa (a N) dove stava prima, a dentro lo schermo solare su un palo a centro tetto, spero che 10m bastino fino alla stazione (ma non credo!!!).

[b]Altri consigli o ipotesi?[/b]

Grazie 1000 a tutti.


-----------------------------------
klaus81
Gio 07 Ago, 2008 02:32

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Sei sicuro di aver il computer "a Terra"? Io ho risolto questo tipo di problemi collegando il case del PC con un filo elettrico ad un termosifone  :wink: ...Non c'entrano le prolunghe secondo me.... :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Gio 07 Ago, 2008 09:00

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Si esatto, il consiglio di Klaus è validissimo!!!

Quando si usa la trasmissione cablata è necessario mettere in qualche modo "a terra" il computer, io proverei così prima di smontare cavi e cavetti  :bye:


-----------------------------------
Fede
Gio 07 Ago, 2008 09:09

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="klaus81" post="78575"]Sei sicuro di aver il computer "a Terra"? Io ho risolto questo tipo di problemi collegando il case del PC con un filo elettrico ad un termosifone  :wink: ...Non c'entrano le prolunghe secondo me.... :bye:[/quote]

GRAZIE per il consiglio: non ci avrei pensato. Il computer è collegato con una Shuko ad un gruppo di continuità stabilizzato e protetto a sua volta collegato con una Shuko all'impianto di terra di casa.

Se avessi un case metallico fare in modo di mettere a terra artigianalmente anche quello.....ma come faccio a mettere a terra [b]questo[/b]?

[align=center] [img]http://www.lineameteo.it/files/images/407/imac.jpg[/img]  
[/align]
posso provare con la seriale che è di metallo.....


-----------------------------------
Poranese457
Gio 07 Ago, 2008 09:17

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Ora... nn ricordo esattamente come è fatto l'i-mac... ma il supporto del monitor non è di metallo leggero?


-----------------------------------
Fede
Gio 07 Ago, 2008 09:20

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="78587"]Ora... nn ricordo esattamente come è fatto l'i-mac... ma il supporto del monitor non è di metallo leggero?[/quote]
Alluminio....ma non so se il basamento sia elettricamente collegato all'elettronica del computer.....posso provare.


-----------------------------------
andrea75
Gio 07 Ago, 2008 09:25

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Io proverei a farla andare wireless e vedere se ci sono ancora problemi. Il tutto potrebbe essere causato dalla prolunga o forse dalla giunta tra i due cavi che potrebbe creare qualche errore nei dati.
Io proverei o con un unico cavo, senza giunture, meglio ancora se schermato. In questo topic ci sono altri che hanno avuto problemi simili:

http://forum.meteonetwork.it/showthread.php?t=26446

Io sincermente, con la stazione wireless, non ho mai avuto grossi problemi, al di là di qualche errore simili al tuo, ma ne conto in 3 anni e mezzo non più di 3-4 (almeno a mia memoria).


-----------------------------------
Fede
Gio 07 Ago, 2008 12:16

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Ho provato a girare il quesito anche in quel topic.....stiamo a vedere.
Nel frattempo farò un tentativo facendo funzionare per 1-2 giorni la stazione senza cavo in modalità wireless e/o alimentando la consolle solo con le batterie stilo senza alimentatore di serie.
Il problema della terra del computer non credo sia in questo caso rilevante sia perchè la terra è già garantita dall'impianto di casa, sia perchè l'alimentazione passa per un gruppo filtrato e protetto.
Avevo pensato di mettere a terra l'adattatore seriale-USB ma non se se è una buona idea quindi aspetto....


-----------------------------------
andrea75
Gio 07 Ago, 2008 12:38

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="Fede" post="78612"]Ho provato a girare il quesito anche in quel topic.....stiamo a vedere.
Nel frattempo farò un tentativo facendo funzionare per 1-2 giorni la stazione senza cavo in modalità wireless e/o alimentando la consolle solo con le batterie stilo senza alimentatore di serie.
Il problema della terra del computer non credo sia in questo caso rilevante sia perchè la terra è già garantita dall'impianto di casa, sia perchè l'alimentazione passa per un gruppo filtrato e protetto.
Avevo pensato di mettere a terra l'adattatore seriale-USB ma non se se è una buona idea quindi aspetto....[/quote]

No no assolutamente... se la messa a terra in casa è ok, non dovresti avere alcun tipo di problema con il pc. Figuriamoci con un computer senza case metallico..........


-----------------------------------
Fede
Gio 07 Ago, 2008 13:09

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Nel riepilogo della finestra del SW trovo "serial errors: 0"  -  "sensors errors: 47"  -  Quality 97%


-----------------------------------
andrea75
Gio 07 Ago, 2008 13:18

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="Fede" post="78615"]Nel riepilogo della finestra del SW trovo "serial errors: 0"  -  "sensors errors: 47"  -  Quality 97%[/quote]

Mai visti questi valori! :shock:


-----------------------------------
Fede
Gio 07 Ago, 2008 13:54

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="78616"][quote user="Fede" post="78615"]Nel riepilogo della finestra del SW trovo "serial errors: 0"  -  "sensors errors: 47"  -  Quality 97%[/quote]

Mai visti questi valori! :shock:[/quote]

Beh, perchè sono quelli di LWC e tu non lo usi  :lol: 

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/407/immagine_4_1218109822_237109.png[/img] 

Sono sotto i "termometri" e da questa mattina tutto ok.

Volevo solo dire che pare sia un problema che dal sw viene interpretato come un eroore del sensore e non di comunicazione seriale con la consolle. Questo può voler dire che il problema sia nei sensori (tutti? mhhhh....), nel cavo che va dal T/H alla consolle (ccompresi plugs a monte e a valle), nel plug doppio-RJ che fa da giunta, o nella consolle che riceve disturbi vie radio (433MHz) come ad esempio i due o tre sensori esterni di un termometro multicanale della Oregon.....

Ora bisognerebbe andare per esclusione...  ;)


-----------------------------------
Fede
Ven 03 Ott, 2008 18:50

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Ora ne sono certo: come fa due gocce d'acqua scatta la raffica di vento a 91.7km/h. E il pluviometro non ha nemmeno segnalato la pioggia quindi non è lui. O l'anemometro o il termoigrometro che però essendo dentro lo schermo solare dubito sia sia potuto bagnare con queste poche gocce di pioggia.
Domani tiro giu l'anemometro e provo a sigillare il plug di connessione.....non ricordo bene se ha un plug o se il cavo esce direttamente dalla plastica.
ALTRO CHE INTERFERENZE: AL MIO NON GLI PIACE L'ACQUA!!! :evil:  :evil:  :evil:


-----------------------------------
andrea75
Ven 03 Ott, 2008 21:14

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="Fede" post="84349"]Ora ne sono certo: come fa due gocce d'acqua scatta la raffica di vento a 91.7km/h. E il pluviometro non ha nemmeno segnalato la pioggia quindi non è lui. O l'anemometro o il termoigrometro che però essendo dentro lo schermo solare dubito sia sia potuto bagnare con queste poche gocce di pioggia.
Domani tiro giu l'anemometro e provo a sigillare il plug di connessione.....non ricordo bene se ha un plug o se il cavo esce direttamente dalla plastica.
ALTRO CHE INTERFERENZE: AL MIO NON GLI PIACE L'ACQUA!!! :evil:  :evil:  :evil:[/quote]

Anche io ultimamente ho qualche problemino quando piove, ma copiosamente... ma questo è dovuto ai maggiorni disturbi nella trasmissione dovuti all'umidità nell'aria...... per quello che ti riguarda invece proprio non saprei... :(


-----------------------------------
nerofumo
Ven 03 Ott, 2008 21:23

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
si va per tentativi:

disattiva gli allarmi se c'e' anche il controllo dell'ora, cambia le pile dei sensori e comunque prova anche ad  una messa a terra dalla seriale al primo termosifone


-----------------------------------
andrea75
Ven 03 Ott, 2008 21:28

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="nerofumo" post="84374"]si va per tentativi:

disattiva gli allarmi se c'e' anche il controllo dell'ora, cambia le pile dei sensori e comunque prova anche ad  una messa a terra dalla seriale al primo termosifone[/quote]

Rispondo io per lui, che ormai l'ha detto troppe volte... ha un MAC, quindi niente messa a terra! :P


-----------------------------------
nerofumo
Ven 03 Ott, 2008 21:35

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Andrè dal cavetto sul punto d'attacco con la seriale un minimo di contatto si dovrebbe trovare e se non lo trova se lo vende  8)) 
magari non so leggere ma la foto del pc l'ho vista  :D 

ot qui tona!


-----------------------------------
andrea75
Ven 03 Ott, 2008 21:43

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="nerofumo" post="84377"]Andrè dal cavetto sul punto d'attacco con la seriale un minimo di contatto si dovrebbe trovare e se non lo trova se lo vende  8)) 
magari non so leggere ma la foto del pc l'ho vista  :D 

ot qui tona![/quote]

Il fatto è che non avendo un case metallico non dovrebbe avere problemi di accumulo di enrgia elettrostatica... è un po' come un portatile.
Infatti, molti di quelli che hanno avuto problemi insormontabili di messa a terra hanno dovuto proprio ripiegare sui portatili, che bypassano il problema.
Era questo che intendevo. ;) :bye:


-----------------------------------
Fede
Ven 03 Ott, 2008 22:07

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
L'adattatore USB-SERIALE ha (ovviamente) lozoccolo esterno che è metallico e posso anche metterlo a terra collegandolo al termosifone o meglio all'impianto di terra di casa. Forse qui più che di messa a terra ci sarebbe più bisogno di un nodo equipotenziale.....ma continuo ad essere convinto che non c'entra. Oggi ha iniziato a piovere e pochi minuti dopo sono arrivate due raffiche da 91.77km/h. Ha smesso di piovere (roba di poco perchè il pluviometro non l'ha nemmeno segnalato) e le raffiche fantasma non si sono ripresentate. Non c'erano fulmini. Da qui la convinzione che la colpa sia dell'acqua......
Gli allarmi sono tutti disattivati e non vado in modalità wireless......

BAH!!!


-----------------------------------
nerofumo
Ven 03 Ott, 2008 22:30

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
leggevo che il cablato non inserito in canaline plastificate poteva essere fonte di disturbi, qualcuno mette al posto del cavo di dotazione quello ignifugo (che è anche schermato) che viene usato negli impianti di allarme, fai una prova in wireless sempre ammesso che come dici potrebbe dipendere dal pluvio
parlo di "disturbi elettrici" , passami il termine, perchè misurazioni fantasma non sono rare nelle la crosse, per quanto mi riguarda ho avuto un bel da fare per eliminare raffiche inesistenti ad oltre 100 kmh


-----------------------------------
Fede
Sab 04 Ott, 2008 10:32

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Io stanotte lavoravo ed ho visto le continue raffiche a 91.77km/h fino a stamattina alle 7.....e non pioveva da ieri sera. Nemmeno si possono chimare raffiche perchè stavolta le letture erano decine ed avevo quei valori addirittura come velocità media del vento e non solo come wind gust.

Ho trovato [url=http://www.meteorete.it/lacrosse-faq/anemometro.html]QUESTO che pare possa essere una soluzione a sentire l'autore definitiva e per di più proveniente anche dalla La Crosse. Non costa niente provare se non fosse che devo aprire l'anemometro e fare qualche saldatura........bisogna che ricompro il saldatore! ;-)

[b]E COMUNQUE mi fa un po' girare le paXXe che una stazione meteo la cui funzione dovrebbe (ED E') quella di misurare i dati meteorologici mi dia letture così inaffidabili. [/b]E' come se il microonde non scaldasse o la macchina si fermasse quando piove....
Ora io posso anche mettermi a fare modifiche e tentativi ma NON VA BENE! [b]NON VA AFFATTO BENE![/b]
Sto pensando seriamente di farlo presente al venditore ed al produttore ipotizzando che sia un difetto della mia stazione...


-----------------------------------
andrea75
Sab 04 Ott, 2008 10:39

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
E' quello che abbiamo sempre detto Fede... è vero che non dovrebbe succedere, ma purtroppo "può" succedere quando si prende una stazione di fascia bassa. Anche il Lidl le vendeva a 29 euro stazioni complete, ma dubito della loro reale efficenza... ora, con 120 euro ci si aspetta di sicuro qualcosa di meglio, ma è ovvio che non si può pretendere di arrivare a paragonare gli stessi risultati di una Davis.
La strada del difetto della stazione invece la vedrei più percorribile: è in garanzia e se ha un difetto hanno il dovere di sostituirtela. Se anche con una nuova avrai lo stesso problema allora la causa va ricercata altrove, ma almeno ci avrai provato, no? ;)
Io della mia 2300 continuo a non lamentarmi. Dopo 4 anni va ancora come nuova... se si rompesse domani sarei comunque contento e soddisfatto dello sporco lavoro che ha compiuto.  :ok:


-----------------------------------
Marco376
Sab 04 Ott, 2008 10:56

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="Fede" post="84438"]
Ora io posso anche mettermi a fare modifiche e tentativi ma NON VA BENE! [b]NON VA AFFATTO BENE![/b]
Sto pensando seriamente di farlo presente al venditore ed al produttore ipotizzando che sia un difetto della mia stazione...[/quote]

Anche secondo me te la devi far sosituire.

Le modifiche le faranno loro.
Non ci mettere le mani che potresti non risolvere niente e perdere la garanzia.


-----------------------------------
nerofumo
Sab 04 Ott, 2008 11:57

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
come dice Marco non ci mettere le mani
La Crosse ha un buon servizio di garanzia, ho letto più volte che hanno sostituito le stazioni in tempi molto brevi e senza fiatare


-----------------------------------
nerofumo
Sab 04 Ott, 2008 12:04

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
altrimenti puoi cambiare strada e risolvere tutto in un sol colpo

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290263956385&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DWatching


-----------------------------------
nerofumo
Sab 04 Ott, 2008 12:07

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
anche questa non è affatto male

http://cgi.ebay.it/Master-Touchscreen-Wetterstation-WS3600-WS-3600-OVP_W0QQitemZ150300519992QQcmdZViewItem?hash=item150300519992&_trksid=p3286.m63.l1177


-----------------------------------
Fede
Sab 04 Ott, 2008 12:08

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[b]INFATTI![/b]
Una cosa è cambiare un cavo telefonico con uno schermato un'altra cosa è aprire l'anemometro dissaldare e risaldare......col rischio che poi il problema rimanga perchè originato dal cavo del puviometro!
Ho appena scritto al distributore italiano descrivendo il difetto che peraltro è noto e diffuso anche se nel mio caso mi pare anche più evidente e fastidioso e chiedendo la sostituzione della stazione+ sensori.
Vediamo quello che mi dicono.....

Il fatto che ad Andrea e a tanti altri questo problema non si verifichi o almeno lo faccia molto raramente, mi lascia sperare che sia un difetto vistoso di questa stazione che ho io e che una sostituzione possa risolvere l'inconveniente. Anche perchè questo mi eviterebbe una spesa adesso imprevista per una Davis (giusto ieri ho preso contatti per comprare un'altra fotocamera e sarà un bel salasso!!! :wohow: )....

Che la La Crosse sia di fascia bassa......diciamo media....non giustifica a mio parere 28 letture sballate su 39 da ieri sera a stamattina. Quale interferenza può aver causato un cos' prolungato e reiterato errore di lettura dei dati? La stazione di Lidl ce l'ho, è costata 19 euro, il sensore esterno è appoggiato su un armadietto di plastica che ho in giardino sul lato nord di casa 8non prende mai il sole) e in questo momento lo scarto di temperatura rispetto alla WS2350 con tutto lo schermo solare, il palo a 2.5m dal tetto etc etc è di 0.0 °C.....in linea con le registrazioni di tutta l'estate in cui anche nei momenti di massima insolazione lo scarto massimo è stato sempre molto inferiore ad 1°C.
[b]Quella[/b] è di fascia bassa. La WS2350 che costa 6 volte tanto, che ha sensori "svizzeri" (che però necessitano di sottovasi italiani!!!) sito web, assistenza, servizio clienti etc etc dovrebbe dare un'affidabilità leggermente superiore. Su questa base ritengo e spero che la mia sia fallata e come tale da rispedire al mittente.  :x ;-)

Il casino è se me la cambiano e quella nuova ha lo stesso problema....... :wall:  :wall:  :wall:


-----------------------------------
nerofumo
Sab 04 Ott, 2008 12:14

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
io mi farei l'asta quella con il passivo davis incluso, poi quando arriva la nuova sostituita dalla garanzia, senza aprire il pacco, la metterei in vendita


-----------------------------------
Fede
Sab 04 Ott, 2008 12:30

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="nerofumo" post="84455"]io mi farei l'asta quella con il passivo davis incluso, poi quando arriva la nuova sostituita dalla garanzia, senza aprire il pacco, la metterei in vendita[/quote]

Questa potrebbe essere una buona idea (a quale asta ti riferisci però?) ma questa qui sotto poi chi la sente??? Ormai le ho promesso che entro la settimana sarà qui.....  :lol:

[img cache=false]http://imago.techtop.it/d/3209-1/080701-Nikon-D700.jpg[/img]

.......Troppi vizi....troppi hobby....siamo in piena crisi.....l'EURIBOR ieri è aumentato ancora.....il petrolio è sopra i 100dollari al barile da tempo.....
[b]MA SI VIVE UNA VOLTA SOLA!!!! ECCHECAXXO!!!! [/b] :twisted:


-----------------------------------
nerofumo
Sab 04 Ott, 2008 13:03

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
questa:

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290263956385&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DWatching


-----------------------------------
andrea75
Sab 04 Ott, 2008 13:07

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
[quote user="nerofumo" post="84473"]questa:

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290263956385&_trksid=p3907.m32&_trkparms=tab%3DWatching[/quote]

Ocio, che la stazione è usata però! :ok: E è una WS3600, non tutti i sensori sono uguali a quelli della WS2350. :bye:


-----------------------------------
nerofumo
Sab 04 Ott, 2008 13:20

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Andrè ma per quel prezzo di partenza  che ci volevi? una fettina di prosciutto vicino all'osso? ti dà la stazione completa di sensori, il passivo davis originale a 8 piatti ed anche il palo! 
lui la sua se va in fondo la lascia perdere


-----------------------------------
Fede
Sab 04 Ott, 2008 14:11

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Si ma alla fine non è che faccio tutto questo salto qualitativo. Tecnologicamente è tale e quale (trasmissione a 433MHz compresa) alle WS23xx (se non sbaglio) touchscreen a parte. Anzi l'anemometro non è a coppette.

Avevo capito ti riferissi ad una Davis VP2 che al momento sarebbe l'unci cambio che prenderei in considerazione e da qui i dubbi di un'altra spesa (leggi 500euri).
Eventualmente potrei pensare in alternativa ad una La Crosse con tecnologia IT+ e trasmissione su 800MHz....con la speranza che non abbia bug o altri difetti occulti.....

Vi informo su cosa mi dicono gli importatori/distributori/assistenti tecnici La Crosse Technology per l'Italia.....nel frattempo torno a contrattare la D700 che al momento mi sta più a cuore.... ;-) Una faticaccia!!! :lol:

_____________

Nel frattempo alle 15.45 è iniziato a piovere e contestualmente è partita la segnalazione di 91.77km/h e sul display al posto della velocità del vento ho anche visto per la prima volta la scritta OFL (boh?).
La stazione era in modalità wireless 8con il cavo staccato, alimentata a batterie e la seriale era messa a terra.

Un possibile soluzione di ripiego potrebbe venire dall'editore (si dice così?) del software che uso (LWC) che inizio ad apprezzare davvero parecchio: si è impegnato a verificare il driver e a mettere su un artificio per cancellare il dato 91.77km/h ogni volta che viene segnalato dalla La Crosse. E' una toppa ma se funzionasse risolverebbe il problema.....


-----------------------------------
Nitrolux
Lun 04 Mag, 2009 11:30

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Anche io ho risolto il problema delle raffiche fantasma collegando il case del pc al radiatore del termosifone! :)


-----------------------------------
prometeo
Lun 04 Mag, 2009 12:54

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Io per il termometro ci ho messo una scatola di polistirolo (quelle delle mozzarelle di bufala) aperta a nord  e verso il basso......
Sembra che funziona  ;)


-----------------------------------
prometeo
Sab 04 Lug, 2009 10:24

Re: Errori Sensori WS-2350?
-----------------------------------
Un nuovo problema :evil: 
 Le vespe hanno fatto il nido sul termometro... come ca :censored: o devo fare? Con il fuoco non ci posso andare, con prodotti chimici ho paura.....  :eek:


