http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=6526
-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 13 Mag, 2009 15:38

Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Forse i possessori di stazioni meteo Davis già lo sapranno ed avranno già autonomamente provveduto all'aggiornamento costante del proprio firmware, del firmware del datalogger e del software Weatherlink. In ogni caso, se vi fosse sfuggito, ai seguenti link si trovano gli ultimissimi aggiornamenti:
1) per il firmware del datalogger weatherlinkIP (versione 1.06)
http://www.davisnet.com/support/weather/software_frmwr.asp

2) per la console di Vantage Pro2 Wireless Console Firmware, Direct PC Install, 1.82:
http://www.davisnet.com/support/weather/software_frmwr.asp

Entrambi gli aggiornamenti si possono eseguire senza ricorrere all'apposito updater (venduto a parte e non a prezzi molto lievi) solo se la versione del firmware della console è [b]posteriore al novembre del 2005[/b]. (se è precedente, non provateci neppure!) Vale la pena, ma fate molta attenzione a che non salti la correne proprio nei 3-5 minuti durante i quali, dal vostro PC, scaricate l'aggiormaneto e cancellate il precedente firmware, altrimenti la console non funzionerà più. 

3) per la versione WeatherLink 5.8.3
http://www.davisnet.com/support/weather/software_sftwr.asp

Quest'aggiornamento è scaricabile a partire da qualsiasi precedente versione.

Se questo avviso fosse stato già diramato da qualcun altro e mi fosse sfuggito, pregherei Andrea di cancellarlo. :bye:  :bye:


-----------------------------------
andrea75
Mer 13 Mag, 2009 16:09

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Te lo sposto solo nell'apposita sezione. ;)


-----------------------------------
Poranese457
Mer 13 Mag, 2009 17:56

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Si Pigi, già sapevo!!

Grazie comunque!!!  :inchino:  :inchino:  :inchino:


-----------------------------------
Fili
Mer 13 Mag, 2009 20:15

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Stasera provvedo ad aggiornare  :ok:  :bye:


-----------------------------------
MySn0w
Mar 02 Apr, 2013 15:55

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Riprendo questo post di Pierluigi perchè ho visto che a fine Febbraio 2013 è uscito un'aggiornamento software per WeatherLink ed uno firmware per le Davis Vantage Pro 2 (sia cablata che wireless). 

Leggendo queste righe:
[i]"If your Vantage Pro2 Console Firmware is dated 28-Nov-05 or later, you may update your console with the Direct PC Install file. This is a stand alone application that will update your console firmware directly through the WeatherLink data logger connected to your PC. (WeatherLink for Vantage Pro2 (#6510SER, 6510USB, 6540, 6544, 6550 or 6560) is required to use the Direct PC Install file.) DO NOT USE the Direct to PC Install file if your Vantage Pro2 firmware revision is dated before November 28, 2005."[/i]

Fonte: http://www.davisnet.com/support/weather/downloads/software_frmwr.asp

Mi chiedevo come fare per aggiornare il firmware della stazione con un datalogger Ip, visto che scrivono che il Datalogger deve essere collegato al pc?Qualcuno lo ha già fatto in passato?
Grazie per le eventuali risposte  :bye:


-----------------------------------
MySn0w
Mer 03 Apr, 2013 15:32

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Ho appena effettuato l'aggiornamento firmware ed è andato tutto ok!Per chi come me ha il weatherlink ip basta scaricare l'aggiornamento sul pc, lanciare l'eseguibile e poi:

.selezionare  TCP/IP su Communication;
.selezionare Local Device ID su TCP/IP Connection e cliccare su Find;
.avviare l'aggiornamento selezionando Start;

Se tutto procede bene, dopo qualche secondo apparirà una finestra con la vostra attuale versione firmware e poi inizierà l'aggiornamento. Alla fine la consolle si spegnerà da sola e poi si riavvierà, sentirete un solo bip e sotto apparirà la scritta "congratulazioni per aver scelto un prodotto Davis" 
 
in 10 minuti si fà tutto  :ok: 
:bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 03 Apr, 2013 21:52

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Attenzione, però: se la vostra stazione è precedente - così è raccomandato nella procedura - all'aprile 2006, non fate l'aggioramento, altrimenti vi scompariranno tutte le letture interne di temperatura ed umidità, oltre che la pressione atmosferica.

A parte che, se non erro, nell'aprile 2006 la Vantage Pro 2 nemmeno esisteva, quello che mi chiedo è un'altra cosa: possibile mai che questi della Davis non riescano mai a fare un aggiornamento del firmware che non sia "pericoloso" per qualcosa?   Se ti si spegne tutto, addio console! Se la consol è più antica di quanto tu non pensi, addio console! Ma dai!  :mrgreen:

E' esattamente come andare a mangiare il famigerato fugu in un ristorante giapponese: tu mangi una prelibatezza e sai che potrebbe essere l'ultimo pasto della tua vita! 

Comunque, io sto aggiornando... Speriamo bene!  :gelo: 
 :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 03 Apr, 2013 22:02

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="297160"]
Comunque, io sto aggiornando... Speriamo bene!  :gelo: 
 :bye:[/quote]

Mi sono autoportato jella: dev'esser successo qualcosa che ha bloccato l'installazione ("Cannot find page buffer") e si è bloccato tutto...

La console è morta. Non dà più segni di vita.

Sto provando a rieffettare la procedura di salvataggio del firmaware, ma si interrompe a metà, con messaggi del tipo "communication error" o "program page failed". Che devo fare, secondo voi?

[b][b][size=24]SOS![/size][/b][/b] 
 :gelo:  :gelo:  :gelo:


-----------------------------------
andrea75
Mer 03 Apr, 2013 22:13

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
La regola degli aggiornamenti firmware è: mai aggiornare se l'apparecchio non da problemi, proprio perché OGNI firmware, non solo quello delle Davis, può compromettere in modo serio l'apparecchio che si va ad aggiornare...

Detto ciò... proviamo a risolvere il problema di Pigi... premetto che non ho una Davis, quindi vado ad "occhio". Hai provato a ripetere l'aggiornamento di nuovo? Prova anche a togliere tutta l'alimentazione (cavo e batterie), attendere qualche secondo e provare a rialimentarla...


-----------------------------------
andrea75
Mer 03 Apr, 2013 22:25

Re: Problema Visualizzazione Grafici 
-----------------------------------
Non ho buone notizie leggendo in giro... pare che nessuno di coloro che abbiano avuto problemi simili al tuo, siano riusciti a risolvere, se non rimandando indietro la consolle alla Davis.
Per i telefoni normalmente esistono dei software che riflashano il firmware anche se il telefonino risulta morto, ma sono solitamente software di terze parti, non supportati dalle case. Ovvio che per una stazione meteo, che non ha la stessa diffusione di un cellulare, si ha difficoltà a trovare certe soluzioni.... l'unica è mettersi giù di gran lena e cercare sui forum americani qualcosa di inerente...
L'alternativa che proverei, è contattare Zambelli... magari ne sa qualcosa....


-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 03 Apr, 2013 22:39

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="297164"]La regola degli aggiornamenti firmware è: mai aggiornare se l'apparecchio non da problemi, proprio perché OGNI firmware, non solo quello delle Davis, può compromettere in modo serio l'apparecchio che si va ad aggiornare...

Detto ciò... proviamo a risolvere il problema di Pigi... premetto che non ho una Davis, quindi vado ad "occhio". Hai provato a ripetere l'aggiornamento di nuovo? Prova anche a togliere tutta l'alimentazione (cavo e batterie), attendere qualche secondo e provare a rialimentarla...[/quote]

In effetti, non l'avrei mai fatto se la console non avesse continuato a darmi problemi (dovevo resettarla almeno una volta al mese, in media). Ho già provato a staccare l'alimentazione e a togliere le batterie, facendo un reset, riprovando a reinserire il firmware ma si blocca. Evidentemente c'è un problema di flusso dati nel router, che è saturo: ci sono ben 10 apparati connessi. Per stasera getto la spugna: tanto ho un'altra console che può momentaneamnte sostituire l'altra, anche se ha un problema. Domani, disconnetterò tutti gli apparati dal router ed effettuerò l'aggiornamento del firmware con la sola stazione connessa: il lato positivo è che, comunque, il software la riconosce ancora, anche se il sotware vecchio è stato cancellato.
Grazie  :bye: per la collaborazione! e l'incoraggiamento!


-----------------------------------
MySn0w
Mer 03 Apr, 2013 23:37

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Mi dispiace Pierluigi  :( , mi sento un pò in colpà...se non riaprivo il topic magari non ti veniva l'idea di aggiornare!!ora sono al lavoro, domani vedo se trovo qualcosa pure io in internet.. :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Gio 04 Apr, 2013 08:58

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="MySn0w" post="297175"]Mi dispiace Pierluigi  :( , mi sento un pò in colpà...se non riaprivo il topic magari non ti veniva l'idea di aggiornare!!ora sono al lavoro, domani vedo se trovo qualcosa pure io in internet.. :bye:[/quote]

NOn è colpa tua: la stazione meteo non andava bene e pensavo che aggiornando il firmware, probabilmente,  i problemi si sarebbero risolti. Invece, evidentemente, c'è qualche grave problema nei circuiti perché, stamattina, anche provando a staccare ogni altro apparato, mi dà sempre "comunication error" e non si ricarica il firmware.
E' praticamente inutilizzabile.

A questo punto, che fare? si potrebbe farla esaminare dall'assistenza Davis in ITalia, sapendo che è una console versione USA?
Mi dispiace davvero doverla buttare per una fesseria del genere...
 :ohno:


-----------------------------------
andrea75
Gio 04 Apr, 2013 09:31

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="297184"][quote user="MySn0w" post="297175"]Mi dispiace Pierluigi  :( , mi sento un pò in colpà...se non riaprivo il topic magari non ti veniva l'idea di aggiornare!!ora sono al lavoro, domani vedo se trovo qualcosa pure io in internet.. :bye:[/quote]

NOn è colpa tua: la stazione meteo non andava bene e pensavo che aggiornando il firmware, probabilmente,  i problemi si sarebbero risolti. Invece, evidentemente, c'è qualche grave problema nei circuiti perché, stamattina, anche provando a staccare ogni altro apparato, mi dà sempre "comunication error" e non si ricarica il firmware.
E' praticamente inutilizzabile.

A questo punto, che fare? si potrebbe farla esaminare dall'assistenza Davis in ITalia, sapendo che è una console versione USA?
Mi dispiace davvero doverla buttare per una fesseria del genere...
 :ohno:[/quote]

Come ti dicevo prima... prova a sondare il terreno con Zambelli (Meteo System) spiegandogli il problema, magari senza far riferimento alla versione USA, ma dicendo semplicemente che hai una Davis e che aggiornando il firmware hai avuto questo problema. Ti dirà lui se va per forza rimandata in assistenza o se è possibile tentare qualche procedura "home made". Il fatto che ancora te la riconosca è buon segno... significa che non tutto è andato a p.....e! Certo è che serve cmq qualche strumento capace di flasharla....


-----------------------------------
nevone_87
Gio 04 Apr, 2013 10:26

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Quali sarebbero le novità sostanziali per far si che venga aggiornata?


-----------------------------------
andrea75
Gio 04 Apr, 2013 11:25

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="nevone_87" post="297190"]Quali sarebbero le novità sostanziali per far si che venga aggiornata?[/quote]

Dipende da quale versione parti:

[cell class=spoiler][b]Firmware version 3.12[/b]
[list=1][*]Fixed a bug in 3.00 that did not allow the ET alarm to be cleared.
[*]Eliminates occasional WeatherLink communication issue when console is busy receiving a radio packet.[/list]

[b]Firmware version 3.00[/b]
[list=1][*]Console timesout of the "Receiving From" setup screen after 15 min using batteries and 30 min using AC power.
[*]Previous versions of firmware allowed a negative ET, now it will clip hourly ET values at 0.
[*]Added leading zero to temp readings between -1.0 and 1.0.
[*]Improved temp and hum index calculations.
[*]Low humidity readings now clipped at 1% and will not show 0%.[/list]

[b]Firmware version 1.90[/b]
[list=1][*]CWOP uploads will now contain 2 min average wind speed, 10 min wind gust and direction of gust, last 15 minutes of rain, last 1 hour of rain and Altimeter. Must also have WeatherLink software v5.9.0 or later to use this feature.
[*]Fixed a bug that caused the barometer value to have a large error after updating to firmware version 1.82[/list][/cell]


-----------------------------------
MySn0w
Gio 04 Apr, 2013 17:48

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Non ho trovato molto cercando tra i vari forum (italiani) se non quanto già consigliato da Andrea. L'unica cosa che ho notato è che quasi tutti consigliano di fare l'aggiornamento togliendo tutte le periferiche usb lasciando collegata solo quella del datalogger.
Tienici aggiornati  :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Gio 04 Apr, 2013 18:29

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="297189"][quote user="Pigimeteo" post="297184"][quote user="MySn0w" post="297175"]Mi dispiace Pierluigi  :( , mi sento un pò in colpà...se non riaprivo il topic magari non ti veniva l'idea di aggiornare!!ora sono al lavoro, domani vedo se trovo qualcosa pure io in internet.. :bye:[/quote]

NOn è colpa tua: la stazione meteo non andava bene e pensavo che aggiornando il firmware, probabilmente,  i problemi si sarebbero risolti. Invece, evidentemente, c'è qualche grave problema nei circuiti perché, stamattina, anche provando a staccare ogni altro apparato, mi dà sempre "comunication error" e non si ricarica il firmware.
E' praticamente inutilizzabile.

A questo punto, che fare? si potrebbe farla esaminare dall'assistenza Davis in ITalia, sapendo che è una console versione USA?
Mi dispiace davvero doverla buttare per una fesseria del genere...
 :ohno:[/quote]


Come ti dicevo prima... prova a sondare il terreno con Zambelli (Meteo System) spiegandogli il problema, magari senza far riferimento alla versione USA, ma dicendo semplicemente che hai una Davis e che aggiornando il firmware hai avuto questo problema. Ti dirà lui se va per forza rimandata in assistenza o se è possibile tentare qualche procedura "home made". Il fatto che ancora te la riconosca è buon segno... significa che non tutto è andato a p.....e! Certo è che serve cmq qualche strumento capace di flasharla....[/quote]

Penso anch'io sia la cosa migliore. Voglio, comunque, fare un ultimo tentativo: vorrei collegare il datalogger IP, che ha una connessione a jack di rete, con un apparato che mi collega la porta di rete ad una porta USB ed usare un semplice pc portatile. In pratica, trasformerei il weatherlink Ip in USB. Voglio vedere se, così, riesco ad aggiornarlo. L'altra soluzione sarebbe quella di tentare un ripristino del vecchio firmware, anche se avevo già notato che, tentando di riscrivere il firmware, la procedura s'interrompeva.

Grazie, comunque, a tutti per i consigli. Se sono la prima persona che ci rimane...  :censored: , almeno questo servirà per quelli che avranno lo stesso infausto destino!
 :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Gio 04 Apr, 2013 18:32

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="MySn0w" post="297215"]Non ho trovato molto cercando tra i vari forum (italiani) se non quanto già consigliato da Andrea. L'unica cosa che ho notato è che quasi tutti consigliano di fare l'aggiornamento togliendo tutte le periferiche usb lasciando collegata solo quella del datalogger.
[/quote]

Be', se hai weatherlink USB... avendo la versione connessa al router, non vedo che utilità ci possa essere...
Comunque, proviamo! Non costa nulla!

E' stat proprio una fortuna l'essermi dovuto procurare un'altra console, qualche mese fa, per un'anomalia di funzionamento di quella originale! 

 :ass: 

Altrimenti, ora imprecherei in dodici lingue!  :mrgreen: 
 :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Gio 04 Apr, 2013 22:08

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[b][size=24][color=red]Tutto risolto! [/color][/size][/b] :ok: 

Dopo aver provato in tutti i modi, staccando tutti i cavi di rete e lasciando solo il modem; collegando direttamente il modem ad un print server e strasformando così il datalogger weatherlink IP in un Weatherlink USB e non ottenendo nessun risultato, ho poi notato che il "blocco" del programma avveniva sempre agli stessi step, tutti multipli di 8 (8, 16, 24, 32...) e, in ogni caso, sempre a 50 secondi o 100 secondi...
al che, mi sono detto: "Vuoi vedere che i dati in entrata cozzano con altri dati, magari in uscita dal datalogger?". Così, mi sono ricordato che avevo lasciato attivo il software Weatherlink, il quale, ad intervalli regolari, "interrogava" la stazion meteo per i dati: i due flussi finivano per cozzare l'uno contro l'altro e per blocare il processo.
[b][color=red][size=24]Ingenuità mostruosa! [/size][/color][/b]  :oops:  :oops:  :oops: (Roba da arrossire davvero! )

Chiuso il Weatherlink ed ogni programma del pc, persino l'antivirus, l'aggiornamento del firmware è andato in porto al primo tentativo e la povera console, già destinata alla rottamazione, è tornata al suo posto ed è già attiva. Speriamo che fnzioni anche meglio del passato...

Quindi, per chi volesse tentare l'aggiornamento del firmware, [b][u][size=18][color=red]raccomando [/color][/size][/u][/b]di [b][u]chiudere [/u][/b]prima - com'è del resto logico in ogni installazione - tutti i programmi, [b][u]specialmente Weatherlink[/u][/b]: se è aperto, l'installazione del firmwar s'interrompe, lasciando la console morta stecchita...

Non ho visto scritta questa raccomandazione in nessuno dei file di aito all'installazione, ma probabilmente non ho letto bene. L'ho imparato a mie spese e spero che anche chi leggerà tutto questo non cada nel mio stesso ingenuo errore.

Ringrazio tutti per la collaborazione e il sostegno morale!  :inchino:  :inchino: 

Chiedo scusa se vi ho angosciato!  :friends: 
 :bye:


-----------------------------------
MySn0w
Gio 04 Apr, 2013 22:32

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
E vaiii.. :ok: sono contento, tutto è bene quel che finisce bene!! ;) ci rimarrà utile per il futuro, anche se hai dovuto fare da cavia  :ohno:


-----------------------------------
Poranese457
Ven 05 Apr, 2013 07:45

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Bene Pigi anche se non ho risposto al topic ho seguito molto da vicino la vicenda.... tutto sommato credo che non farò comunque l'aggiornamento anche se, in effetti, potrebbe risolvermi i due problemi che da anni angosciano la mia stazione: il barometro e l'igrometro che danno valori sballati.... ho sempre pensato fosse un malfunzionamento hardware visto che ho cambiato il computer a cui è collegata la stazione almeno 3 volte ed ogni volta ho reinstallato il WLink.

Boh, ho un po' paura a provare, ci penserò su  :roll:


-----------------------------------
Pigimeteo
Ven 05 Apr, 2013 16:32

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="297241"]Bene Pigi anche se non ho risposto al topic ho seguito molto da vicino la vicenda.... tutto sommato credo che non farò comunque l'aggiornamento anche se, in effetti, potrebbe risolvermi i due problemi che da anni angosciano la mia stazione: il barometro e l'igrometro che danno valori sballati.... ho sempre pensato fosse un malfunzionamento hardware visto che ho cambiato il computer a cui è collegata la stazione almeno 3 volte ed ogni volta ho reinstallato il WLink.

Boh, ho un po' paura a provare, ci penserò su  :roll:[/quote]

La cosa è interessante: spiegami meglio. I valori sballati li dà la tua stazione meteo (la console) o vengono elaborati da Wlink? Se è il primo caso, penso che dovresti provare ad aggiornare, con qualche precauzione. Se sono riuscito a rimettere in funzione una console a cui si era praticamente cancellato il software e che era praticamente morta, penso che non sia così rischioso.
Nel secondo caso, non penso dipenda dal firmware della stazione...
 :bye:


-----------------------------------
MySn0w
Ven 05 Apr, 2013 16:36

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="297241"]

Boh, ho un po' paura a provare, ci penserò su  :roll:[/quote]

..io sono stato indeciso per 2 giorni, poi ho preso coraggio, una volta impostato tutto ho chiuso gli occhi e gli ho dato start :lol: 
Anche se sono cosciente che non è sempre una buona azione, adoro aggiornare qualsiasi cosa  :D


-----------------------------------
Poranese457
Ven 05 Apr, 2013 17:11

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="297272"][quote user="Poranese457" post="297241"]Bene Pigi anche se non ho risposto al topic ho seguito molto da vicino la vicenda.... tutto sommato credo che non farò comunque l'aggiornamento anche se, in effetti, potrebbe risolvermi i due problemi che da anni angosciano la mia stazione: il barometro e l'igrometro che danno valori sballati.... ho sempre pensato fosse un malfunzionamento hardware visto che ho cambiato il computer a cui è collegata la stazione almeno 3 volte ed ogni volta ho reinstallato il WLink.

Boh, ho un po' paura a provare, ci penserò su  :roll:[/quote]

La cosa è interessante: spiegami meglio. I valori sballati li dà la tua stazione meteo (la console) o vengono elaborati da Wlink? Se è il primo caso, penso che dovresti provare ad aggiornare, con qualche precauzione. Se sono riuscito a rimettere in funzione una console a cui si era praticamente cancellato il software e che era praticamente morta, penso che non sia così rischioso.
Nel secondo caso, non penso dipenda dal firmware della stazione...
 :bye:[/quote]

I valori sballati li da la consolle.... e di conseguenza il Wlink li prende e li trasmette errati.

Tu dici che in questo caso un update potrebbe risolvere la questione???  :oops:  :oops:


-----------------------------------
Pigimeteo
Ven 05 Apr, 2013 21:33

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="297274"][quote user="Pigimeteo" post="297272"][quote user="Poranese457" post="297241"]Bene Pigi anche se non ho risposto al topic ho seguito molto da vicino la vicenda.... tutto sommato credo che non farò comunque l'aggiornamento anche se, in effetti, potrebbe risolvermi i due problemi che da anni angosciano la mia stazione: il barometro e l'igrometro che danno valori sballati.... ho sempre pensato fosse un malfunzionamento hardware visto che ho cambiato il computer a cui è collegata la stazione almeno 3 volte ed ogni volta ho reinstallato il WLink.

Boh, ho un po' paura a provare, ci penserò su  :roll:[/quote]

La cosa è interessante: spiegami meglio. I valori sballati li dà la tua stazione meteo (la console) o vengono elaborati da Wlink? Se è il primo caso, penso che dovresti provare ad aggiornare, con qualche precauzione. Se sono riuscito a rimettere in funzione una console a cui si era praticamente cancellato il software e che era praticamente morta, penso che non sia così rischioso.
Nel secondo caso, non penso dipenda dal firmware della stazione...
 :bye:[/quote]

I valori sballati li da la consolle.... e di conseguenza il Wlink li prende e li trasmette errati.

Tu dici che in questo caso un update potrebbe risolvere la questione???  :oops:  :oops:[/quote]

Questo non lo so, però ti dico due cose:
1) fino a che non ho fatto l'aggiornamento del firmaware, io avevo due console, entrambe collegate alla stessa stazione meteo, una delle quali con il firmware 1.90 e l'altra con il 3.00. Ebbene, anche mettendole vicine, qualche differenza nelle letture c'era e non sto parlando solo dell'assurda lettura -.9 per -0.9°C che il firmware 3.00 ha risolto, ma proprio di valori diversi. Tu dirai: ma come è possibile? Leggono gli stessi segnali radio... Eppure, specie per ciò che riguarda l'umidità esterna, il DWP e la quantità di precipitazioni, i valori erano a volte molto diversi (ad es. la console "vecchia" mi dava spesso valori di DWP estremamente bassi al confronto dell'altra). Ho fatto l'ipotesi che una delle due ricevesse meglio i segnali radio, ma la diagnostica dei pacchetti radio dava valori estremamente simili, per cui non penso che fosse quello e nemmeno il differente orario, perché avevo perfettamente sincronizzato i due orologi. (Tra l'altro, quattro anni fa, io avevo già aggiornato la console vecchia al firmware 1.90, senza problemi). Non posso spiegare queste differenze se non con differenti interpretazioni dei dati dovuti al software diverso installato nelle console. Quindi: che ti costa tentare?
2) hai mai pensato di aggiornare, in alternativa, il firmware del datalogger? Io l'ho fatto, qualche tempo fa, senza problemi. Certo, è un'operazione più rischiosa dell'altra, ma bisogna essere particolarmente sfigati per rovinare tutto!

Tentar non nuoce: io sono la dimostrazione che anche un guasto che sembra irreparabile, alla fine si risolve con facilità. Con questo, non voglio spingerti a far nulla. 
Magari, parlane prima con qualche esperto di Davis...

 :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Dom 07 Apr, 2013 11:39

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Purtroppo, dopo l'aggiornamento firmware, sono caduto in disgrazia pure io  :( 

Vi spiego rapidamente: ieri pome ho provveduto all'update del firmware della mia Davis (precedentemente datato Aprile 2006) che è andato subito a buon fine tramite DirectPC.

I problemi di cui soffriva la mia console non sono stati risolti, ovvero umidità sempre sballata e barometro che adesso addirittura non da più alcun dato: poco male, prima dava valori errati quindi è la stessa cosa.

Ho pensato? vabè, il barometro andrà tarato da Weather Link ma è proprio qui che è sorto il [b][u]NUOVO PROBLEMA[/u][/b]: in pratica il WLINK si chiude automaticamente non appena finisce di scaricare i dati dalla console.... una cosa davvero strana  :confuso:  

Ho ritentuto allora necessario aggiornare anche il WLikn (avevo la 6.0.2 mentre il software è arrivato alla 6.0.3): non ho mai creduto troppo in questa soluzione che tuttavia non ho avuto modo di testare in quanto il miniPC cui è collegato il tutto mi da un errore nell'aggiornamento.

Premetto che ieri pomeriggio non mi sono messo a tentare di reinstallare il Wlink ne a tentare una seconda volta l'update al 6.0.3 perchè con il minipc sono operazioni davvero lunghe.

Riproverò oggi pomeriggio ma nel frattempo vorrei sapere cosa ne pensate voi.

Grazie  ;)


-----------------------------------
Pigimeteo
Dom 07 Apr, 2013 15:04

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="297360"]Purtroppo, dopo l'aggiornamento firmware, sono caduto in disgrazia pure io  :( 
[/quote]

Facciamo una class action contro la Davis!  :mrgreen: 

Non è che, per caso, la tua console - come viene spiegato nel sito della Divis - era troppo "anziana"? "DO NOT USE the Direct to PC Install file if your Vantage Pro2 firmware revision is dated before November 28, 2005."
Più sotto si spiega come "Before You Install
IMPORTANT! This firmware is only for Vantage Pro2 Wireless Consoles manufactured April 2006 or later (#6312, #6312OV, #6312UK, #6312EU). [b]The Inside Temp, Inside Hum, and Barometer readings will not appear if 3.12 firmware is installed on consoles manufactured before April 2006.[/b]

Sei proprio sicuro che la tua console fosse dell'aprile 2006? 

Riguardo all'altro inconveniente, [b]hai perfettamente ragione[/b]: l'ultimo firmware non funziona con l'ultima versione di WL. Dopo aver, infatti, aggiornato il firmware, mi sono accorto che si verificava un inconveniente allucinante: WL mi leggeva i dati della stazione meteo, ma tutti i file template che invio al mio sito (quelli di WL per la nostra rete meteo, per Meteonetwork, per Awekas e via dicendo...) erano vuoti. Praticamente, la mia stazione meteo è stata offline per tre giorni!
Sono stato costretto a collegare al datalogger l'altra console, quella "usata", con il firmware 3.0, cioè il precedente a questo. Così, adesso, funziona tutto, ma collegando la console con l'ultimo firmware al datalogger, non funziona più niente.

C'è, comunque, una soluzione semplice, Leo: reinstalla il vecchio firmware e la vecchia versione di WL. E va' in cerca di una nuova console: semmai, un giorno, posso portarti la mia - quella doppia - così vedi se la lettura anomala dipende dalla stazione o dalla console.

Concludendo, il nuovo firmware risolverà pure qualche problema, ma penso ne crei pure degli altri, per cui il consiglio per tutti è: [size=12][b]NON INSTALLATELO![/b][/size] Almeno non fino a quando avremo capito che cosa non funziona.


-----------------------------------
andrea75
Dom 07 Apr, 2013 16:02

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Secondo me Leo eri tra quelli che non dovevano aggiornare...... e quello che scrive Pigi riguardo alla possibilità che dopo l'upgrade il barometro non trasmetta più dati, mi pare sia proprio il tuo problema.
Oltretutto qualche giorno fa, leggendo nei vari forum per risolvere il problema di Pigi, ho letto di molti problemi nati dopo questo firmware 3.12, che addirittura a molti utenti ha addirittura bloccato il datalogger.
Non mi pare che la Davis abbia fatto proprio un bel lavoro con gli ultimi aggiornamenti... e cosa ancora peggiore, leggendo sempre nei forum americani, fornisce scarsissimo supporto a questi poveracci che hanno praticamente "buttato" le proprie consolle. E per una stazione che si paga quel che si paga, direi che non è proprio sintomo di gran professionalità.
Mi tengo stretta e cara la mia vecchia LaCrosse targata 2005, pagata 120 euro, che ancora fa il suo sporchissimo lavoro! :inchino: 

Cmq una cosa è appurata: non si può fare il downgrade del firmware..... tu che cmq l'hai presa in Italia Leo, almeno una chiamatina al buon Zambelli potresti farla. ;)


-----------------------------------
Poranese457
Dom 07 Apr, 2013 16:53

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Innanzi tutto vi ringrazio per le risposte  ;) 


Personalmente ero molto restio ad aggiornare proprio per evitare guai: partivo però da due malfunzionamenti di fondo che erano quelli dell'errata lettura dell'umidità e della pressione. Ho pensato che, magari, con il firmware aggiornato tali problemi potessero risolversi anche se ero il primo a non crederci quasi per niente.

Di conseguenza ho aggiornato e la mia posizione riguardo le rilevazioni non è cambiata: il barometro non si legge più (ma tanto prima era errato quindi poco cambiava) mentre l'umidità è sempre li bella sballata.

Il problema attuale è il weather link, versione 6.0.2 quindi la penultima, che dopo aver scaricato i dati dal datalogger si chiude improvvisamente e di botto. 

Ora, dopo la serata danzante di ieri sera oggi non ho avuto alcuna voglia di mettermi davanti al computer e quindi tenterò nei prossimi giorni il ripristino di qualcosa.

Alla fine, come dice il boss, posso sempre fare una chiamata a Zambelli visto che l'ho acquistata da lui.

@PIGI: la stazione era aggiornabile  8))


-----------------------------------
Pigimeteo
Dom 07 Apr, 2013 21:31

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="297382"]
Cmq una cosa è appurata: non si può fare il downgrade del firmware..... tu che cmq l'hai presa in Italia Leo, almeno una chiamatina al buon Zambelli potresti farla. ;)[/quote]

C'è un modo furbo  :lol: per farlo ed è il seguente: fa' andare il download del firmware e, a metà, interrompilo (esattamente come non dovresti fare), in modo da provocare la "morte" della console. Poi reinstalli quello precedente e, visto che il download non riconosce più un firmware più recente ("unknow"), te lo fa installare.

In ogni caso, la telefonata a Zambelli falla! Con quel che costano queste stazioni in Italia.  :muhehe: 

Per quel che mi riguarda, io protesterò vivacemente con la Davis: il firmware 3.1.2 non funziona e non va d'accordo né con il firmware del datalogger né con WL. Credo che, entro breve, ne faranno uscire un altro ma io resterò fermo al mio 3.0 ed userò l'altra console solo per ricevere dati da un'altra postazione.


-----------------------------------
MySn0w
Dom 07 Apr, 2013 23:30

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Mi dispiace che anche Leo è stato vittima del nuovo aggionamento firmware, io sarò stato fortunato ma non ho nessuno dei problemi da voi descritti, sia nella trasmissione dati che nell'utilizzo di WL. Praticamente non mi è cambiato nulla da quando ho fatto l'aggiornamento della consolle e di WL, trasmetto regolarmente i dati sia sulla rete di Linea Meteo che sul WeatherLink Network (su Wu in ritardo, ma è sempre stato così).
WL è installato su un pc portatile con Windows Xp, ma la trasmissione online dei dati è affidata al datalogger Ip, ogni 2/3 giorni scarico i dati sul WL. Negli aggiornamenti ho seguito questi passi:
-prima ho aggiornato WL e ho aspettato 2 giorni per verificare che i dati venivano aggiornati e scaricati regolarmente;
-poi con grande ansia, ho scaricato il nuovo firmware e l'ho installato, al primo tentativo è andato tutto ok;

Sulla consolle avevo la versione 1.90  e WL era la versione precedente a quella attuale. Non sò se è importante, ma in tanti forum ne parlano, nelle fasi sopra elencate al pc portatile non era collegato nulla, tranne il cavo ethernet per la connessione al modem telecom.


-----------------------------------
Poranese457
Mar 09 Apr, 2013 18:23

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Dovrei aver risolto il problema di comunicazione con Weather Link  ;) 

Ieri sera mentre tornavo a casa mi è venuto in mente che, dopo l'aggiornamento del firmware, non avevo ripetuto la procedura di settaggio della console, quella che si avvia premendo il tasto DONE ed il tasto "-" contemporaneamente: probabilmente non c'entra nulla, mi sono detto, ma perchè non provare?

In effetti le impostazioni con l'aggiornamento firmware erano rimaste quelle da me impostate in precedenza e quindi il mio "lavoro" si è limitato ad una conferma di tutto quanto.
A quel punto ho provato a riaprire il Weather Link e stavolta esso è rimasto aperto anche dopo aver scaricato i dati dalla consolle.... quel problema dunque è al momento risolto.

Rimane il barometro che non da segni di vita e l'igrometro che da valori sballati: nel primo caso stasera proverò una qualche soluzione software ma credo che l'unica soluzione sia la sostituzione dello stesso.

Per quanto riguarda l'igrometro appena possibile voglio aprire il gruppo sensori e vedere se c'è qualcosa che non va a livello di contatti o cavetteria: se anche quel tentativo dovesse risultare vano credo che provvederò alla sostituzione del termo/igro non prima di aver sentito da Zambelli a quanto ammonta la spesa.
Ho visto infatti sul suo sito un sensore termo/igro per Davis a 140€ ma a quanto ho capito (poco) non si tratta di roba originale quanto piuttosto di un aggeggio prodotto proprio dalla meteosystem.... potete ben immaginare il mio reparto dubbi in merito  :ziped:


-----------------------------------
Pigimeteo
Mar 09 Apr, 2013 19:06

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="297502"]Dovrei aver risolto il problema di comunicazione con Weather Link  ;) 

Ieri sera mentre tornavo a casa mi è venuto in mente che, dopo l'aggiornamento del firmware, non avevo ripetuto la procedura di settaggio della console, quella che si avvia premendo il tasto DONE ed il tasto "-" contemporaneamente: probabilmente non c'entra nulla, mi sono detto, ma perchè non provare?

In effetti le impostazioni con l'aggiornamento firmware erano rimaste quelle da me impostate in precedenza e quindi il mio "lavoro" si è limitato ad una conferma di tutto quanto.
A quel punto ho provato a riaprire il Weather Link e stavolta esso è rimasto aperto anche dopo aver scaricato i dati dalla consolle.... quel problema dunque è al momento risolto.

Rimane il barometro che non da segni di vita e l'igrometro che da valori sballati: nel primo caso stasera proverò una qualche soluzione software ma credo che l'unica soluzione sia la sostituzione dello stesso.

Per quanto riguarda l'igrometro appena possibile voglio aprire il gruppo sensori e vedere se c'è qualcosa che non va a livello di contatti o cavetteria: se anche quel tentativo dovesse risultare vano credo che provvederò alla sostituzione del termo/igro non prima di aver sentito da Zambelli a quanto ammonta la spesa.
Ho visto infatti sul suo sito un sensore termo/igro per Davis a 140€ ma a quanto ho capito (poco) non si tratta di roba originale quanto piuttosto di un aggeggio prodotto proprio dalla meteosystem.... potete ben immaginare il mio reparto dubbi in merito  :ziped:[/quote]

Prova, [u]prima di ogni altra cosa[/u], a vedere con un'altra console se i segnali dell'igrometro arrivano oppure non partono per niente dall'ISS. In alternativa al termoigrometro della Meteosystem, puoi acquistare il termoigrometro supplementare della Davis. Anziché infilarlo nello schermo standard in cui te lo vendono, puoi collegarlo direttamente all'ISS principale oppure costruire uno schermo ventilato anche più efficiente in maniera artigianale. Quello versione USA costa 195 dollari, per cui quello versione EU dovresti pagarlo sui 230 euro.

 :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Mar 09 Apr, 2013 19:53

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="297505"][quote user="Poranese457" post="297502"]Dovrei aver risolto il problema di comunicazione con Weather Link  ;) 

Ieri sera mentre tornavo a casa mi è venuto in mente che, dopo l'aggiornamento del firmware, non avevo ripetuto la procedura di settaggio della console, quella che si avvia premendo il tasto DONE ed il tasto "-" contemporaneamente: probabilmente non c'entra nulla, mi sono detto, ma perchè non provare?

In effetti le impostazioni con l'aggiornamento firmware erano rimaste quelle da me impostate in precedenza e quindi il mio "lavoro" si è limitato ad una conferma di tutto quanto.
A quel punto ho provato a riaprire il Weather Link e stavolta esso è rimasto aperto anche dopo aver scaricato i dati dalla consolle.... quel problema dunque è al momento risolto.

Rimane il barometro che non da segni di vita e l'igrometro che da valori sballati: nel primo caso stasera proverò una qualche soluzione software ma credo che l'unica soluzione sia la sostituzione dello stesso.

Per quanto riguarda l'igrometro appena possibile voglio aprire il gruppo sensori e vedere se c'è qualcosa che non va a livello di contatti o cavetteria: se anche quel tentativo dovesse risultare vano credo che provvederò alla sostituzione del termo/igro non prima di aver sentito da Zambelli a quanto ammonta la spesa.
Ho visto infatti sul suo sito un sensore termo/igro per Davis a 140€ ma a quanto ho capito (poco) non si tratta di roba originale quanto piuttosto di un aggeggio prodotto proprio dalla meteosystem.... potete ben immaginare il mio reparto dubbi in merito  :ziped:[/quote]

Prova, [u]prima di ogni altra cosa[/u], a vedere con un'altra console se i segnali dell'igrometro arrivano oppure non partono per niente dall'ISS. In alternativa al termoigrometro della Meteosystem, puoi acquistare il termoigrometro supplementare della Davis. Anziché infilarlo nello schermo standard in cui te lo vendono, puoi collegarlo direttamente all'ISS principale oppure costruire uno schermo ventilato anche più efficiente in maniera artigianale. Quello versione USA costa 195 dollari, per cui quello versione EU dovresti pagarlo sui 230 euro.

 :bye:[/quote]


No Pigi, il segnale dalla console parte... è proprio il dato che è sballato. Inoltre non saprei proprio dove rimediare un altra Davis  :( 

Ho visto quello originale Davis ma sul sito di Zambelli costa 330euro... improponibile: tu dove hai trovato la versione EU a 230euro? Sarebbe una spesa leggermente più fattibile  :ziped:


-----------------------------------
Pigimeteo
Mar 09 Apr, 2013 20:39

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
No, 230 euro era una mia stima, visto il listino a 195 dollari. 330 è davvero una mazzata micidiale!  :eek: Direi che non si giustifica un ricarico del genere!

La console te la posso prestare io (ne ho due). Se magari, per lavoro, passi da queste parti... Oppure, ci possiamo trovare a metà strada, da qualche parte. Oppure?...
 :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Mar 09 Apr, 2013 20:41

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
[quote user="Pigimeteo" post="297508"]No, 230 euro era una mia stima, visto il listino a 195 dollari. 330 è davvero una mazzata micidiale!  :eek: Direi che non si giustifica un ricarico del genere!

La console te la posso prestare io (ne ho due). Se magari, per lavoro, passi da queste parti... Oppure, ci possiamo trovare a metà strada, da qualche parte. Oppure?...
 :bye:[/quote]

Che dico? Io ho la versione USA! Mannaggia! 
 :oops:


-----------------------------------
Poranese457
Mer 10 Apr, 2013 10:52

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Grazie lo stesso Pigi  :wink: 

Ho appena sentito telefonicamente il signor Zambelli che mi ha detto che la mia stazione dovrebbe avere ancora i vecchi sensori analogici reperibili, marca Davis, a circa 130/140€.... mi fa sapere con più precisione appena riesce a controllare meglio ma questa sarebbe una spesa fattibile anche nell'immediato. Speriamo perchè non ne posso più di vedere il valore dell'umidità totalmente sballato :amen:


-----------------------------------
Pigimeteo
Mer 10 Apr, 2013 20:46

Re: Aggiornamenti Firmware E Software Per Stazioni Meteo Davis Vantage Pro 2
-----------------------------------
Be', è sempre una mazzata, ma è più sopportabile!

In bocca al lupo per la "bimba" e speriamo guarisca presto (una stazione meteo è come una persona di casa per noialtri meteofolli!  ;) )
 :bye:


