http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=7417
-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 00:17

INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Ancora un cordiale saluto a tutti ed eccomi con il mio primo post.Tre giorni fa mi e arrivata la mia prima Vantage PRO2 6153 ,una cosa direi meravigliosa.ma avrei qualche domanda da fare ,visto che non mastico bene questa materia e ho paura nel installarla di commettere qualche errore.Visto che i sensori li installero su un tubo rigido di 3m ancorato al cominiolo (a disuso) la mia domanda era: e MOLTO importante che il palo sia in bola?sopra tutto immagino per il pluviometro.e poi nella confezione c'era una calamita da applicare sul bilancino del pluviometro in caso si misura nello standard EU (0,2), per qui io lo messo, pero mi sembrava che il bilanciere non e più cosi bilanciato insomma in una direzione va più facilmente che nel altra,facendo pressione con il ditto.con poche parole ho fatto un pò di prove cosi mentre assemblavo tutto,visto che domani saliro sul tetto a fissarla mi chiedevo se e normale.Grazie in anticipo.poi più avanti vorrei pubblicare i dati online e ne avrò bisogno di altri consigli ma per adesso mi basta cosi.


-----------------------------------
Marco376
Dom 10 Gen, 2010 09:02

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Ciao e benvenuto! :bye: 

Sia il palo che anemometro e pluviometro devono essere in bolla (specialmente il secondo) altrimenti si parte già con un 15-20% di errore in più rispetto alle possibilità della stazione.
Questa cosa è fondamentale.

Poi se hai messo il convertitore da pollici a mm (quel coso che ti permette di avere scatti della bascula da 0,2 mm) devi anche cambiare le impostazioni del Weatherlink (nella procedura guidata devi settare mm e non pollici) altrimenti ti da valori sballati.


-----------------------------------
Poranese457
Dom 10 Gen, 2010 09:46

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Ciao Mitko e benvenuto in questo forum!!

Le informazioni date da Marco sono tutte corrette ovviamente l'unico appunto che vorrei farti e sul posto che hai scelto per mettere la stazione.
Attaccata ad un comignolo... sei sicuro che accanto a quel comingnolo che tu indichi come in disuso non ve ne siano altri che invece funzionino anche adesso??
Perchè in quel caso anche se a discreta distanza, un comingnolo che spara fuori fumo e caldo potrebbe influire negativamente sulla rilevazione delle temperature.
Capisci da te che otterresti temperature più alte di quelle effettive a causa del riscaldamento provocato dai comignoli "accesi".

Di nuovo, benvenuto!  :bye:  :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 10:58

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Marco376" post="149456"]Ciao e benvenuto! :bye: 

Sia il palo che anemometro e pluviometro devono essere in bolla (specialmente il secondo) altrimenti si parte già con un 15-20% di errore in più rispetto alle possibilità della stazione.
Questa cosa è fondamentale.

Poi se hai messo il convertitore da pollici a mm (quel coso che ti permette di avere scatti della bascula da 0,2 mm) devi anche cambiare le impostazioni del Weatherlink (nella procedura guidata devi settare mm e non pollici) altrimenti ti da valori sballati.[/quote]

Grazie Marco, ho capito e cerchero di metterlo massimo in bola anche se non sara facile al limite in un secondo momento usero i tiranti per il palo in modo da perfezionare la bola.oggi voglio fare il grosso forare per le staffe il comignolo e stringere il palo.la console lo gia settata per mm e 0.2.


-----------------------------------
nicola59
Dom 10 Gen, 2010 11:00

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Benvenuto anche da parte mia, i consigli che ti hanno dato i precedenti, sono ottimi e da seguire. :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 11:11

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="149459"]Ciao Mitko e benvenuto in questo forum!!

Le informazioni date da Marco sono tutte corrette ovviamente l'unico appunto che vorrei farti e sul posto che hai scelto per mettere la stazione.
Attaccata ad un comignolo... sei sicuro che accanto a quel comingnolo che tu indichi come in disuso non ve ne siano altri che invece funzionino anche adesso??
Perchè in quel caso anche se a discreta distanza, un comingnolo che spara fuori fumo e caldo potrebbe influire negativamente sulla rilevazione delle temperature.
Capisci da te che otterresti temperature più alte di quelle effettive a causa del riscaldamento provocato dai comignoli "accesi".

Di nuovo, benvenuto!  :bye:  :bye:[/quote]
E vero ho 3 comignioli pero uso solo uno quello per il riscaldamento e mi sono allontanato il massimo possibile da esso, pur troppo non ho altro posto.potrei installare tutto dietro la casa ma per i panelli solari non ce tanta luce e poi credo vado a beccare un po il microclima dei vicini.ma comunque oggi monto tutto poi ce sempre tempo di spostare e cercare altri soluzioni.cosi faro un po di prove.Grazie dal cuore ancora poi scrivero come e andata.


-----------------------------------
Poranese457
Dom 10 Gen, 2010 12:28

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Si ok... se non hai alternative sei ovviamente costretto a far così.

Bene dai, quando avrai finito postaci delle foto così ti possiamo aiutare meglio.  :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 13:05

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="149492"]Si ok... se non hai alternative sei ovviamente costretto a far così.

Bene dai, quando avrai finito postaci delle foto così ti possiamo aiutare meglio.  :bye:  :bye:  :bye:[/quote]
Certamente senz'altro caricherò un pò di foto a lavoro ultimato.mi e andata bene oggi con il tempo sole e temp. 10° sto aspettando che il chimico fa presa 120min  :wall:  e poi fisso il palo con tutto su.


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 13:18

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="149501"][quote user="Poranese457" post="149492"]Si ok... se non hai alternative sei ovviamente costretto a far così.

Bene dai, quando avrai finito postaci delle foto così ti possiamo aiutare meglio.  :bye:  :bye:  :bye:[/quote]
Certamente senz'altro caricherò un pò di foto a lavoro ultimato.mi e andata bene oggi con il tempo sole e temp. 10° sto aspettando che il chimico fa presa 120min  :wall:  e poi fisso il palo con tutto su.[/quote]
Qualche giorno dopo che ho comprato la stazione ho deciso di prendere anche WeatherLink per Vantage Pro2 con il dovuto softwer per apple ho letto qua nel forum che non gira molto bene su apple pero questo lo vedrò dopo.ci vogliano al in circa 15-20 giorni dagli USA per arrivare quindi faro tutto con calma e ovviamente con vostro aiuto.un commento fuori la questione che vorrei fare e che non so a voi ma a me applicano sempre le tasse quando compro dagli USA.


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 15:54

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="149492"]Si ok... se non hai alternative sei ovviamente costretto a far così.
Ho finito e sono più che contento per lo meno non sono caduto dal tetto  :) .L'unica mia preoccupazione e che ci sono leggere vibrazioni su palo e cercherò di eliminarli in un secondo momento, e poi la cosa più importante e la bola, non e perfetta sballa un po non di tanto ma non e perfetta mettero dei tiranti e con loro cercherò di sistemare sia le vibrazioni che la bola.queste le foto. [img]http://www.lineameteo.it/files/images/666/dsc_1074_1263135045_239427.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/666/dsc_1081.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/666/dsc_1086.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/666/dsc_1088.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/666/dsc_1119.jpg[/img]  [img]http://www.lineameteo.it/files/images/666/dsc_1123.jpg[/img] 
Alla fine ho azzerato la console come era consigliato da manuale.
Voi come la pensate ho fatto qualche errore?grazie.


-----------------------------------
nicola59
Dom 10 Gen, 2010 17:30

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Benvenuto nella grande famiglia Davis; il montaggio sembrerebbe perfetto, certo con dei tiranti poi dovrai mettere bene in bolla, l'unico problema è che dovrai fare manutenzione, pulizia dei piatti dello schermo ventilato, pulizia del pluvio ecc. ecc. Non è un pò troppo alto il palo per l'accesso alla strumentazione visto che il comignolo non è funzionante?
Comunque bella posizione. :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Dom 10 Gen, 2010 18:01

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Installazione e posizione che definirei ottime!!!  :ok:  :ok: 

mi resta un dubbio... come mai  sulla consolle la temperatura non è espressa in decimi??'
Cioè c'è solo 7°C... senza decimali...

 :confuso:  :confuso:  :confuso:


-----------------------------------
Fili
Dom 10 Gen, 2010 18:28

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="149531"]mi resta un dubbio... come mai  sulla consolle la temperatura non è espressa in decimi??'
Cioè c'è solo 7°C... senza decimali...

 :confuso:  :confuso:  :confuso:[/quote]

stessa cosa che mi chiedevo anche io  :mah:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 18:41

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="149531"]Installazione e posizione che definirei ottime!!!  :ok:  :ok: 

mi resta un dubbio... come mai  sulla consolle la temperatura non è espressa in decimi??'
Cioè c'è solo 7°C... senza decimali...

 :confuso:  :confuso:  :confuso:[/quote]
E vero :eek: , grazie adesso do una occhiata penso si trata di impostazioni del menu della console grazie ancora.


-----------------------------------
andrea75
Dom 10 Gen, 2010 18:44

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
I decimi basta settarli... ne ho installata una pochi giorni fa, e come impostazione base anche la mia dava i gradi senza decimali. Se non ricordo male si deve premere Units quando ci si trova sulla temperatura.
Dovrei riguardare il manuale, ma credo che faccia prima a guardarci [b]mitkovox[/b].

Per tutto il resto, ottimo lavoro! :ok:

P.S.: sicuro ti ci vogliono venti giorni? La mia (mia si fa per dire) è arrivata dopo 4 giorni dall'ordine... manco in Italia sti tempi! :P Acquistata qui:
http://www.weatherbuffs.com/


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 18:49

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="nicola59" post="149528"]Benvenuto nella grande famiglia Davis; il montaggio sembrerebbe perfetto, certo con dei tiranti poi dovrai mettere bene in bolla, l'unico problema è che dovrai fare manutenzione, pulizia dei piatti dello schermo ventilato, pulizia del pluvio ecc. ecc. Non è un pò troppo alto il palo per l'accesso alla strumentazione visto che il comignolo non è funzionante?
Comunque bella posizione. :bye:[/quote]
Hai ragione una volta montato anche io ho pensato la stesa cosa, cioè problemi con la manutenzione.be che dico, la prima volta che salgo taglio il palo il bello del wirles credo sia questo.cosi magari riesco a mettere  in bola tutto anche senza tiranti, e le vibrazioni saranno meno o quasi inesistenti.Mi chiedevo ma le baterie quanto durano? sono tre in totale due non li ho neanche viste perche non ho aperto tutto ed' erano gia instalate bastava solo tirare due linguette di plastica per conneterle, la terza invece ho dovuto posizionarla io.chi sa al freddo quanto durano.ciao e grazie ancora.


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 18:57

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="149538"]I decimi basta settarli... ne ho installata una pochi giorni fa, e come impostazione base anche la mia dava i gradi senza decimali. Se non ricordo male si deve premere Units quando ci si trova sulla temperatura.
Dovrei riguardare il manuale, ma credo che faccia prima a guardarci [b]mitkovox[/b].

Per tutto il resto, ottimo lavoro! :ok:

P.S.: sicuro ti ci vogliono venti giorni? La mia (mia si fa per dire) è arrivata dopo 4 giorni dall'ordine... manco in Italia sti tempi! :P Acquistata qui:
http://www.weatherbuffs.com/[/quote]
Gia fatto grazie si era cosi TEMP poi 2nd e units


-----------------------------------
ik6usn
Dom 10 Gen, 2010 18:58

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="149436"]Ancora un cordiale saluto a tutti ed eccomi con il mio primo post.Tre giorni fa mi e arrivata la mia prima Vantage PRO2 6153 ,una cosa direi meravigliosa.ma avrei qualche domanda da fare ,visto che non mastico bene questa materia e ho paura nel installarla di commettere qualche errore.Visto che i sensori li installero su un tubo rigido di 3m ancorato al cominiolo (a disuso) la mia domanda era: e MOLTO importante che il palo sia in bola?sopra tutto immagino per il pluviometro.e poi nella confezione c'era una calamita da applicare sul bilancino del pluviometro in caso si misura nello standard EU (0,2), per qui io lo messo, pero mi sembrava che il bilanciere non e più cosi bilanciato insomma in una direzione va più facilmente che nel altra,facendo pressione con il ditto.con poche parole ho fatto un pò di prove cosi mentre assemblavo tutto,visto che domani saliro sul tetto a fissarla mi chiedevo se e normale.Grazie in anticipo.poi più avanti vorrei pubblicare i dati online e ne avrò bisogno di altri consigli ma per adesso mi basta cosi.[/quote]

[color=#0000ff][b][size=12]ciao e benvenuto.dalla bandiera mi sembra di capire che provieni dalla bulgaria :smile: [/size][/b][/color]


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 19:04

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="ik6usn" post="149542"][quote user="mitkovox" post="149436"]Ancora un cordiale saluto a tutti ed eccomi con il mio primo post.Tre giorni fa mi e arrivata la mia prima Vantage PRO2 6153 ,una cosa direi meravigliosa.ma avrei qualche domanda da fare ,visto che non mastico bene questa materia e ho paura nel installarla di commettere qualche errore.Visto che i sensori li installero su un tubo rigido di 3m ancorato al cominiolo (a disuso) la mia domanda era: e MOLTO importante che il palo sia in bola?sopra tutto immagino per il pluviometro.e poi nella confezione c'era una calamita da applicare sul bilancino del pluviometro in caso si misura nello standard EU (0,2), per qui io lo messo, pero mi sembrava che il bilanciere non e più cosi bilanciato insomma in una direzione va più facilmente che nel altra,facendo pressione con il ditto.con poche parole ho fatto un pò di prove cosi mentre assemblavo tutto,visto che domani saliro sul tetto a fissarla mi chiedevo se e normale.Grazie in anticipo.poi più avanti vorrei pubblicare i dati online e ne avrò bisogno di altri consigli ma per adesso mi basta cosi.[/quote]

[color=#0000ff][b][size=12]ciao e benvenuto.dalla bandiera mi sembra di capire che provieni dalla bulgaria :smile: [/size][/b][/color][/quote]
Bulgaria si.Io sono Bulgaro pero da 20 anni vivo qua.


-----------------------------------
nicola59
Dom 10 Gen, 2010 19:06

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="149539"][quote user="nicola59" post="149528"]Benvenuto nella grande famiglia Davis; il montaggio sembrerebbe perfetto, certo con dei tiranti poi dovrai mettere bene in bolla, l'unico problema è che dovrai fare manutenzione, pulizia dei piatti dello schermo ventilato, pulizia del pluvio ecc. ecc. Non è un pò troppo alto il palo per l'accesso alla strumentazione visto che il comignolo non è funzionante?
Comunque bella posizione. :bye:[/quote]
Hai ragione una volta montato anche io ho pensato la stesa cosa, cioè problemi con la manutenzione.be che dico, la prima volta che salgo taglio il palo il bello del wirles credo sia questo.cosi magari riesco a mettere  in bola tutto anche senza tiranti, e le vibrazioni saranno meno o quasi inesistenti.Mi chiedevo ma le baterie quanto durano? sono tre in totale due non li ho neanche viste perche non ho aperto tutto ed' erano gia instalate bastava solo tirare due linguette di plastica per conneterle, la terza invece ho dovuto posizionarla io.chi sa al freddo quanto durano.ciao e grazie ancora.[/quote]

Su un'altra Davis come la tua le pile le cambio ogni 8 mesi, mentre sulla consolle cariche o non 1 volta l'anno. :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Dom 10 Gen, 2010 19:23

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Se il pannello solare è esposto abbastanza bene hanno vita lunga, anche superiore ai 3 anni se ti dice bene... io ce l'ho da oltre 3 anni e non ho mai cambiato alcun tipo di batterie ne ai sensori ne alla consolle.

Anche questo si intende quando si parla che le Davis hanno bisogno di scarsissima manutenzione.  :bye:  :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 19:33

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="149548"]Se il pannello solare è esposto abbastanza bene hanno vita lunga, anche superiore ai 3 anni se ti dice bene... io ce l'ho da oltre 3 anni e non ho mai cambiato alcun tipo di batterie ne ai sensori ne alla consolle.

Anche questo si intende quando si parla che le Davis hanno bisogno di scarsissima manutenzione.  :bye:  :bye:[/quote]
Si il pannello lo orientato verso sud quindi vedremo.comunque le vostre considerazioni mi rassicurano grazie mille.


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 19:36

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="nicola59" post="149545"][quote user="mitkovox" post="149539"][quote user="nicola59" post="149528"]Benvenuto nella grande famiglia Davis; il montaggio sembrerebbe perfetto, certo con dei tiranti poi dovrai mettere bene in bolla, l'unico problema è che dovrai fare manutenzione, pulizia dei piatti dello schermo ventilato, pulizia del pluvio ecc. ecc. Non è un pò troppo alto il palo per l'accesso alla strumentazione visto che il comignolo non è funzionante?
Comunque bella posizione. :bye:[/quote]
Hai ragione una volta montato anche io ho pensato la stesa cosa, cioè problemi con la manutenzione.be che dico, la prima volta che salgo taglio il palo il bello del wirles credo sia questo.cosi magari riesco a mettere  in bola tutto anche senza tiranti, e le vibrazioni saranno meno o quasi inesistenti.Mi chiedevo ma le baterie quanto durano? sono tre in totale due non li ho neanche viste perche non ho aperto tutto ed' erano gia instalate bastava solo tirare due linguette di plastica per conneterle, la terza invece ho dovuto posizionarla io.chi sa al freddo quanto durano.ciao e grazie ancora.[/quote]

Su un'altra Davis come la tua le pile le cambio ogni 8 mesi, mentre sulla consolle cariche o non 1 volta l'anno. :bye:[/quote]
Sulla console oltre le pile formato C ho trovato in un negozio adattatore da 220v a 110v per 10€ e cosi ho risolto anche il voltaggio americano anche perche ho notato che se non e alimentata con la corrente il displei non rimane acceso per piu di poche secondi


-----------------------------------
nicola59
Dom 10 Gen, 2010 19:39

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Le pile nella consolle servono solo se dovesse andar via la corrente elettrica, quindi si consumano molto poco. :bye:


-----------------------------------
Pigimeteo
Dom 10 Gen, 2010 20:06

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="nicola59" post="149545"][quote user="mitkovox" post="149539"][quote user="nicola59" post="149528"]Benvenuto nella grande famiglia Davis; il montaggio sembrerebbe perfetto, certo con dei tiranti poi dovrai mettere bene in bolla, l'unico problema è che dovrai fare manutenzione, pulizia dei piatti dello schermo ventilato, pulizia del pluvio ecc. ecc. Non è un pò troppo alto il palo per l'accesso alla strumentazione visto che il comignolo non è funzionante?
Comunque bella posizione. :bye:[/quote]
Hai ragione una volta montato anche io ho pensato la stesa cosa, cioè problemi con la manutenzione.be che dico, la prima volta che salgo taglio il palo il bello del wirles credo sia questo.cosi magari riesco a mettere  in bola tutto anche senza tiranti, e le vibrazioni saranno meno o quasi inesistenti.Mi chiedevo ma le baterie quanto durano? sono tre in totale due non li ho neanche viste perche non ho aperto tutto ed' erano gia instalate bastava solo tirare due linguette di plastica per conneterle, la terza invece ho dovuto posizionarla io.chi sa al freddo quanto durano.ciao e grazie ancora.[/quote]

Su un'altra Davis come la tua le pile le cambio ogni 8 mesi, mentre sulla consolle cariche o non 1 volta l'anno. :bye:[/quote]

Mi raccomando di cambiare davvero le batterie tampone della console, cariche o non, almeno una volta l'anno. Se, per caso, non sono cariche, possono succedere grossi inconvenienti con il datalogger, tipo che smetta di funzionare al minimo sbalzo di tensione.

L'altra cosa che ti consiglio veramente - anche se non so se la tua zona sia molto ventosa - è quella di fissare almeno con tre tiranti il palo, in modo che non oscilli: eventuali oscillazioni mettono in crisi il pluviometro, perché danno letture esagerate: il bilancino tende a ribaltarsi spinto dalle vibrazioni senza che sia completamente colmo di pioggia. Certo, poi è molto complicato fare manutenzione almeno una volta ogni sei mesi (smontala tutta, pezzo per pezzo e pulisci delicatamente ogni componente del piatto, specie le pale del ventilatore): per questo, se fosse possibile, fa' come me: mettila a terra, su un palo di due metri: è molto meglio, credimi!
 :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 10 Gen, 2010 22:12

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote]Mi raccomando di cambiare davvero le batterie tampone della console, cariche o non, almeno una volta l'anno. Se, per caso, non sono cariche, possono succedere grossi inconvenienti con il datalogger, tipo che smetta di funzionare al minimo sbalzo di tensione.

L'altra cosa che ti consiglio veramente - anche se non so se la tua zona sia molto ventosa - è quella di fissare almeno con tre tiranti il palo, in modo che non oscilli: eventuali oscillazioni mettono in crisi il pluviometro, perché danno letture esagerate: il bilancino tende a ribaltarsi spinto dalle vibrazioni senza che sia completamente colmo di pioggia. Certo, poi è molto complicato fare manutenzione almeno una volta ogni sei mesi (smontala tutta, pezzo per pezzo e pulisci delicatamente ogni componente del piatto, specie le pale del ventilatore): per questo, se fosse possibile, fa' come me: mettila a terra, su un palo di due metri: è molto meglio, credimi!
 :bye:[/quote]

Purtroppo come e fata la casa temo sia inpossibile metterla a terra non sara precisa in rilevazioni, si accorcero il palo e mettero dei tiranti poi pazienza quando ci vuole smonto tutto basti allentare dei tiranti e svitare 4 dadi.la mia zona non e tanto ventosa nel senso che il vento non e costante ansi , pero nel caso di temporali credo i tiranti si servono


-----------------------------------
mitkovox
Ven 15 Gen, 2010 22:06

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Tutta la settimana che sto litigando con dei tiranti per il palo della mia stazione dove ho pubblicato le foto, ho quasi demolito il comignolo pero ormai ci sono, ho imparato che i sostegni per i tiranti devono essere robuste se non flettono e palo si muove come prima comunque domenica spero di finire i metterò altre foto.un altra cosa con piacere ho scoperto che praticamente nella mia zona non ci sono le stazioni meteo che un po mi gratifica, essere uno dei primi nella mia zona.


-----------------------------------
mitkovox
Sab 30 Gen, 2010 00:04

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Qui dalle mie parti da 2h che nevica, ma il pluviometro e fermo :shock: ,e normale?cosa ditte voi? :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
riccardodoc80
Sab 30 Gen, 2010 00:18

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
...anche io vorrei che il mio pluvio fosse fermo nonostante la neve!  :P 
Non possiedo una davis e non ho mai testato il mio pluvio Lacrosse con la neve.....
...ma credo sia normale!  :bye:


-----------------------------------
andrea75
Sab 30 Gen, 2010 00:19

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="154477"]Qui dalle mie parti da 2h che nevica, ma il pluviometro e fermo :shock: ,e normale?cosa ditte voi? :bye:  :bye:  :bye:[/quote]

Beato te... ce lo vorrei avere io il pluvio fermo per la neve! ;)

Tranquillo, è normale... se la neve accumula, il quantitativo in mm lo avrai solo dopo la fusione della neve. ;)


-----------------------------------
mitkovox
Sab 30 Gen, 2010 18:50

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="154482"][quote user="mitkovox" post="154477"]Qui dalle mie parti da 2h che nevica, ma il pluviometro e fermo :shock: ,e normale?cosa ditte voi? :bye:  :bye:  :bye:[/quote]

Beato te... ce lo vorrei avere io il pluvio fermo per la neve! ;)

Tranquillo, è normale... se la neve accumula, il quantitativo in mm lo avrai solo dopo la fusione della neve. ;)[/quote]
Ci siamo 5,6mm dopo che la neve si e sciolta.Direi tutto vada bene.Più avanti verso la primavera vorrei fare le prove con un pluviometro manuale per confrontare i dati.Per adesso ok. :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Sab 06 Feb, 2010 23:41

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Dopo la grande  :lol:  nevicata di ieri passato poi alla pioggia, il mio pluviometro e stato di grande attivita per meta giornata di oggi e pure cera il sole.Mi chiedo sarà la neve che e rimasta nel baratolo?Se cosi fosse non e meglio aggiungere riscaldatore per il pluvi?Pur troppo per causa neve su tetto non posso andare a controllare di persona , pero penso motivo e proprio neve che piano piano si e sciolta.In ogni caso e un fattore che a me non piace tanto e mi spiego perche, se domani voglio controllare se quel giorno a piovuto ,come statistica mi da "si" e non sara la verita.voi che ne pensate? :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Dom 07 Feb, 2010 01:50

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="157482"]Dopo la grande  :lol:  nevicata di ieri passato poi alla pioggia, il mio pluviometro e stato di grande attivita per meta giornata di oggi e pure cera il sole.Mi chiedo sarà la neve che e rimasta nel baratolo?Se cosi fosse non e meglio aggiungere riscaldatore per il pluvi?Pur troppo per causa neve su tetto non posso andare a controllare di persona , pero penso motivo e proprio neve che piano piano si e sciolta.In ogni caso e un fattore che a me non piace tanto e mi spiego perche, se domani voglio controllare se quel giorno a piovuto ,come statistica mi da "si" e non sara la verita.voi che ne pensate? :bye:[/quote]

Si certo, è esattamente la neve che si era accumulata sopra il pluvio e che si va sciogliendo... in questo modo potrai quantificare, pluviometricamente, l'accumulo della nevicata mano mano che si scioglie il manto nevoso!  ;) 

Secondo me non c'è bisogno di aggiungere un riscaldamento specialmente perchè non ritengo fondamentale sapere se in un determinato giorno abbia piovuto o meno.
Però se per te è una cosa importante allora procedi pure ma il tuo problema sarà risolto parzialmente perchè non credo che il riscaldamento riesca a scioglierti in tempo reale tutta la neve che precipita sopra il pluviometro.  :bye:  :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 07 Feb, 2010 11:21

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Si certo, è esattamente la neve che si era accumulata sopra il pluvio e che si va sciogliendo... in questo modo potrai quantificare, pluviometricamente, l'accumulo della nevicata mano mano che si scioglie il manto nevoso!  ;)

 
Interessante questo fato , praticamente in questo modo si può a linea di massima quantificare il manto nevoso :ok: .Ho visto come accessorio riscaldatore del pluviometro per davis, e mi chiedevo se fa differenza ma a quanto pare come dici non ce bisogno e io sono d'accordo,tanto l'acqua e intrappolata sotto forma di neve e prima o poi scenderà.Mi sa che il riscaldatore lo usano nei paesi nordici dove fa più freddo e per periodo più lungo. :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 07 Feb, 2010 11:32

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Ogni tanto sul displei della stazione mi compare la "R" o vero perdita di segnale.E raro pero mi sono accordo.Visto che in questo momento qui ce la nebbia e anche fitta non vorrei che i panelli solari non ce la fanno tanto , e che la batteria magari e da cambiare.Ho la posizione , pero non credo.La "R" la vedo più di notte e in condizioni come queste o vero nebbia.


-----------------------------------
Francesco80
Sab 20 Feb, 2010 00:06

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
ciao


-----------------------------------
mitkovox
Sab 20 Feb, 2010 00:08

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Francesco80" post="161611"]ciao[/quote]
Ciao, e ben venuto  :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Sab 20 Feb, 2010 07:17

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Francesco80" post="161611"]ciao[/quote]

Benvenuto Francesco!!

Ti consiglio di presentarti nell'apposita stanza se vuoi: http://www.lineameteo.it/presentazioni-vf36.html

 :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 21 Feb, 2010 18:23

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Oggi finalmente ho installato i due sensori. UV e SOLARE.Tutto ok ,ho spuntato le casele nel WL per UV e SOLARE e li vedo nel monitor pero non li vedo nel sito.Come mai???magari mi e sfuggito qualcosa?


-----------------------------------
mitkovox
Dom 21 Feb, 2010 18:27

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
E poi strano ma dalle 15,42h non carica piu immagini sul sito,ho notato strano che il grafico del barometro si e interrotto alle ore 2h :oops:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 21 Feb, 2010 19:38

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
ho sistemato e risolto il problema di caricare sul internet le pagine , era non so come impostato su una volta al giorno invece di 10min.non so invece come mai non carica i grafici delle due nuovi sensori? :eek:


-----------------------------------
Poranese457
Dom 21 Feb, 2010 20:40

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="161844"]ho sistemato e risolto il problema di caricare sul internet le pagine , era non so come impostato su una volta al giorno invece di 10min.non so invece come mai non carica i grafici delle due nuovi sensori? :eek:[/quote]

Ciao Mitko e scusa della risposta tardiva ma oggi stavo a zonzo!!  :mrgreen: 

Sono felice che abbia sistemato tutto, per l'altro fatto non so perchè non ho i sensori supplementari... più tardi o al massimo domattina do uno sguardo se riesco a trovare una soluzione ed in caso ti faccio sapere.

 :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 21 Feb, 2010 22:00

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="161851"][quote user="mitkovox" post="161844"]ho sistemato e risolto il problema di caricare sul internet le pagine , era non so come impostato su una volta al giorno invece di 10min.non so invece come mai non carica i grafici delle due nuovi sensori? :eek:[/quote]

Ciao Mitko e scusa della risposta tardiva ma oggi stavo a zonzo!!  :mrgreen: 

Sono felice che abbia sistemato tutto, per l'altro fatto non so perchè non ho i sensori supplementari... più tardi o al massimo domattina do uno sguardo se riesco a trovare una soluzione ed in caso ti faccio sapere.

 :bye:  :bye:  :bye:[/quote]
Ti ringrazio tanto , fai con comodo fretta non ce , tanto tutto resto va benissimo.ho provato inserire delle foto pero non ce lo fatta oggi e stata giornata NO :D .Ci provo adesso ancora. :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 21 Feb, 2010 22:18

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Qualche foto di lavoro di oggi :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 21 Feb, 2010 22:21

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
altre, e devo dire che mettere in bola sensori e stazione non e stato facile :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Dom 21 Feb, 2010 22:23

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
altre :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Lun 22 Feb, 2010 19:37

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Ciao Leo (scusa mi se sbaglio nome) , guardavo la mappa delle stazioni e su la mia guarda per la pioggia cosa ho visto  :shock: , anche la pressione e sballata no?magari e un errore di server.ciao :bye:


-----------------------------------
andrea75
Lun 22 Feb, 2010 19:41

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="161950"]Ciao Leo (scusa mi se sbaglio nome) , guardavo la mappa delle stazioni e su la mia guarda per la pioggia cosa ho visto  :shock: , anche la pressione e sballata no?magari e un errore di server.ciao :bye:[/quote]

Della rete Leo non sa nulla! :D

Ti ho risolto io il problema... che non era di server, ma dato dal fatto che hai cambiato tipologia di file aggiungendo i nuovi sensori.
Tutto ok ora. ;) :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Lun 22 Feb, 2010 19:59

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="161952"][quote user="mitkovox" post="161950"]Ciao Leo (scusa mi se sbaglio nome) , guardavo la mappa delle stazioni e su la mia guarda per la pioggia cosa ho visto  :shock: , anche la pressione e sballata no?magari e un errore di server.ciao :bye:[/quote]

Della rete Leo non sa nulla! :D

Ti ho risolto io il problema... che non era di server, ma dato dal fatto che hai cambiato tipologia di file aggiungendo i nuovi sensori.
Tutto ok ora. ;) :bye:[/quote]
 :D  ok grazie mille :bye: immaginavo per il sensori pero nel sito non riesce a visualizzarli ,a un altra cosa sai che ieri WMware fusion mi ha fatto upgrade, ho detto mama mia adesso si blocca tutto (windows) invece tutto ok. :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Lun 22 Feb, 2010 22:30

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="161952"][quote user="mitkovox" post="161950"]Ciao Leo (scusa mi se sbaglio nome) , guardavo la mappa delle stazioni e su la mia guarda per la pioggia cosa ho visto  :shock: , anche la pressione e sballata no?magari e un errore di server.ciao :bye:[/quote]

Della rete Leo non sa nulla! :D

Ti ho risolto io il problema... che non era di server, ma dato dal fatto che hai cambiato tipologia di file aggiungendo i nuovi sensori.
Tutto ok ora. ;) :bye:[/quote]

Eh no regà non posso sapere tutto.... mo sto imparando il Mac, piano piano divento onnipotente tranquilli!!!  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:


-----------------------------------
mitkovox
Sab 27 Feb, 2010 18:22

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Ciao Leo, sei riuscito a capire come può la stazione mandare sul sito i dati dei due sensori, UV e radiazione solare?
Io ho provato di tutto nel impostazioni del WL ma niente da fare.Scusa se rompo cosi.poi ho visto nel forum nella discussione nuova per lacross Andrea consigliava un programma per MAC LWC, bello lo anche scaricato ma niente non vede la stazione,comunque il programma mi e sembrato molto carino. :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Gio 01 Apr, 2010 01:03

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Buona sera a tutti in linea,a scoccare di mezzanotte fra 31 e primo aprile ho notato che nei dati online della mia stazione, i parametri della pioggia annuale si sono azzerati.mi chiedevo se e normale,magari ogni 3 mesi si azzerano e poi si comincia da capo?qualcuno sa dirmi perchè? :bye: Grazie.


-----------------------------------
Poranese457
Gio 01 Apr, 2010 07:57

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="166673"]Buona sera a tutti in linea,a scoccare di mezzanotte fra 31 e primo aprile ho notato che nei dati online della mia stazione, i parametri della pioggia annuale si sono azzerati.mi chiedevo se e normale,magari ogni 3 mesi si azzerano e poi si comincia da capo?qualcuno sa dirmi perchè? :bye: Grazie.[/quote]

No... non è normale.... controlla tra le impostazioni dei report pluviometrici quando è impostato l'azzeramento dei dati annuali.
Normalmente dovrebbe essere messo al primo gennaio, magari nel tuo Wlink c'è qualche impostazione sbagliata.

Putroppo non sarò a casa prima di stasera quindi questo è il massimo aiuto che posso darti fino a quell'ora  :bye:  :bye:


-----------------------------------
Marco376
Gio 01 Apr, 2010 12:39

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="166678"]
Normalmente dovrebbe essere messo al primo gennaio, magari nel tuo Wlink c'è qualche impostazione sbagliata.
[/quote]

Anche per me c'è qualche impostazione sbagliata.

Prova a controllare su Setup>>Set Yearly Rain:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/321/1_1270118300_887079.jpg[/img] 

E verifica che Rain Season Start sia su Jan:
 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/321/2_1270118319_395923.jpg[/img]


-----------------------------------
mitkovox
Gio 01 Apr, 2010 20:36

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Era cosi , grazie per il consiglio meno male che avevo fato la foto della videata precedente dal 31.marzo cosi ho riportato i dati annuali.


-----------------------------------
mitkovox
Gio 01 Apr, 2010 20:47

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
invece come faccio a linkare sempre su la pagina del sito anche i sensori UV e SOLARE? Credo di aver provato tutto pero non manda i dati di questi due sensori.su pc ho cosi e su sito niente da fare.grazie ancora.


-----------------------------------
Poranese457
Gio 01 Apr, 2010 21:06

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Mi disp... all'ultima domanda non so risponderti.

Manda un messaggio privato al buon Pigimeteo, lui ha avuto problemi simili e li ha risolti non ricordo come!  :ok:  :ok:  :ok:


-----------------------------------
andrea75
Gio 01 Apr, 2010 21:09

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="166759"]invece come faccio a linkare sempre su la pagina del sito anche i sensori UV e SOLARE? Credo di aver provato tutto pero non manda i dati di questi due sensori.su pc ho cosi e su sito niente da fare.grazie ancora.[/quote]

Devi inserire i rispettivi TAG sul template che già hai, oppure selezionare un template apposito per la Plus. Lo trovi già precompilato nella cartella \templates di WeatherLink.


-----------------------------------
mitkovox
Gio 01 Apr, 2010 21:29

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="166761"][quote user="mitkovox" post="166759"]invece come faccio a linkare sempre su la pagina del sito anche i sensori UV e SOLARE? Credo di aver provato tutto pero non manda i dati di questi due sensori.su pc ho cosi e su sito niente da fare.grazie ancora.[/quote]

Devi inserire i rispettivi TAG sul template che già hai, oppure selezionare un template apposito per la Plus. Lo trovi già precompilato nella cartella \templates di WeatherLink.[/quote]

Intendi questi?? ho gia provato tutti e non carica :mah:


-----------------------------------
andrea75
Gio 01 Apr, 2010 21:31

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="166762"][quote user="andrea75" post="166761"][quote user="mitkovox" post="166759"]invece come faccio a linkare sempre su la pagina del sito anche i sensori UV e SOLARE? Credo di aver provato tutto pero non manda i dati di questi due sensori.su pc ho cosi e su sito niente da fare.grazie ancora.[/quote]

Devi inserire i rispettivi TAG sul template che già hai, oppure selezionare un template apposito per la Plus. Lo trovi già precompilato nella cartella 	emplates di WeatherLink.[/quote]

Intendi questi?? ho gia provato tutti e non carica :mah:[/quote]

Se entri in Sample Templates, non hai dei template predefiniti? Ci dovrebbe essere sia quello per la Vantage Pro normale, che quello per la Plus.


-----------------------------------
mitkovox
Gio 01 Apr, 2010 21:32

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="166760"]Mi disp... all'ultima domanda non so risponderti.

Manda un messaggio privato al buon Pigimeteo, lui ha avuto problemi simili e li ha risolti non ricordo come!  :ok:  :ok:  :ok:[/quote]
ok più tardi li mando un mesaggio.grazie :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Gio 01 Apr, 2010 21:40

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Se entri in Sample Templates, non hai dei template predefiniti? Ci dovrebbe essere sia quello per la Vantage Pro normale, che quello per la Plus.[/quote]

sto provando adesso con ultima voce VantageP-templates, tutte le altre credo di averli provato. :bye:


-----------------------------------
andrea75
Ven 02 Apr, 2010 00:01

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="166765"]sto provando adesso con ultima voce VantageP-templates, tutte le altre credo di averli provato. :bye:[/quote]

Sbaglio o questo è quello giusto? ;)

http://mitkovox.altervista.org/Current_Vantage_Pro_Plus.htm


-----------------------------------
mitkovox
Ven 02 Apr, 2010 00:05

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="166768"][quote user="mitkovox" post="166765"]sto provando adesso con ultima voce VantageP-templates, tutte le altre credo di averli provato. :bye:[/quote]

Sbaglio o questo è quello giusto? ;)

http://mitkovox.altervista.org/Current_Vantage_Pro_Plus.htm[/quote]
Niente da fare ho provato anche questo non va.mi stavo chiedendo non e che bisogna creare un altra cartella nel sito proprio? :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Ven 02 Apr, 2010 00:13

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="166769"][quote user="andrea75" post="166768"][quote user="mitkovox" post="166765"]sto provando adesso con ultima voce VantageP-templates, tutte le altre credo di averli provato. :bye:[/quote]

Sbaglio o questo è quello giusto? ;)

http://mitkovox.altervista.org/Current_Vantage_Pro_Plus.htm[/quote]
Niente da fare ho provato anche questo non va.mi stavo chiedendo non e che bisogna creare un altra cartella nel sito proprio? :bye:[/quote]

scusa adesso veramente non capisco niente :lol:  ma allora basta cambiare il nome?sono stupefatto come hai fatto?adesso ce :inchino:  grazie mille


-----------------------------------
mitkovox
Ven 02 Apr, 2010 00:17

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="166768"][quote user="mitkovox" post="166765"]sto provando adesso con ultima voce VantageP-templates, tutte le altre credo di averli provato. :bye:[/quote]

Sbaglio o questo è quello giusto? ;)

http://mitkovox.altervista.org/Current_Vantage_Pro_Plus.htm[/quote]
Come hai fatto?praticamente hai citato il nome giusto (PLUS) ciò vuol dire che la stazione già mandava i dati?


-----------------------------------
andrea75
Ven 02 Apr, 2010 00:17

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="166769"][quote user="andrea75" post="166768"][quote user="mitkovox" post="166765"]sto provando adesso con ultima voce VantageP-templates, tutte le altre credo di averli provato. :bye:[/quote]

Sbaglio o questo è quello giusto? ;)

http://mitkovox.altervista.org/Current_Vantage_Pro_Plus.htm[/quote]
Niente da fare ho provato anche questo non va.mi stavo chiedendo non e che bisogna creare un altra cartella nel sito proprio? :bye:[/quote]

Credo a questo punto di non aver capito il problema.... io nella pagina che ti ho linkato qui sopra, che è nel tuo sito, li vedo i valori di UV e Solar Radiation (colonna di sinistra e nei grafici al centro).... sono forse errati, o cosa?


-----------------------------------
mitkovox
Ven 02 Apr, 2010 00:19

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="166772"][quote user="mitkovox" post="166769"][quote user="andrea75" post="166768"][quote user="mitkovox" post="166765"]sto provando adesso con ultima voce VantageP-templates, tutte le altre credo di averli provato. :bye:[/quote]

Sbaglio o questo è quello giusto? ;)

http://mitkovox.altervista.org/Current_Vantage_Pro_Plus.htm[/quote]
Niente da fare ho provato anche questo non va.mi stavo chiedendo non e che bisogna creare un altra cartella nel sito proprio? :bye:[/quote]

Credo a questo punto di non aver capito il problema.... io nella pagina che ti ho linkato qui sopra, che è nel tuo sito, li vedo i valori di UV e Solar Radiation (colonna di sinistra e nei grafici al centro).... sono forse errati, o cosa?[/quote]
No no e tutto ok.si vedono e come, e che vorrei capire come hai risolto :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
andrea75
Ven 02 Apr, 2010 00:21

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="166771"]
Come hai fatto?praticamente hai citato il nome giusto (PLUS) ciò vuol dire che la stazione già mandava i dati?[/quote]

Beh, chiaramente il nome del file remoto cambia, se cambi il template... sono 2 template diversi ed è normale che di base i rispettivi file generati abbiano 2 nomi diversi.
Questo però non ti impedisce di dargli il nome che vuoi... basta modificarlo... oppure te lo tieni con questo indirizzo. :wink:


-----------------------------------
mitkovox
Ven 02 Apr, 2010 00:25

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
io disperato come ero  :lol:  ho selezionato quasi tutti questi paremetri nel WL e penso che le informazioni del vantage pro e plus viaggiano diciamo insieme , poi come hai fato tu basta "chiedere info che ci serve" e gioco e fato.cosi me lo spiego o no? :bye:


-----------------------------------
andrea75
Ven 02 Apr, 2010 00:30

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
Beh, tu carica quello che ritieni più utile... a questo punto elimina tutto il superfluo, lasciando solo quello che ti serve. Il template in questione si chiama Current_Vantage_Pro_Plus.htx.. vedi poi tu quelli che possono fare al caso tuo.

Vado a nanna... buonanotte! :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Ven 02 Apr, 2010 00:32

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="166776"]Beh, tu carica quello che ritieni più utile... a questo punto elimina tutto il superfluo, lasciando solo quello che ti serve. Il template in questione si chiama Current_Vantage_Pro_Plus.htx.. vedi poi tu quelli che possono fare al caso tuo.

Vado a nanna... buonanotte! :bye:[/quote]
Ok lo faro domani buona notte e grazie ancora :bye:


-----------------------------------
mitkovox
Mar 06 Apr, 2010 00:55

Re: INSTALARE LA NUOVA VANTAGE PRO2
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="166776"]Beh, tu carica quello che ritieni più utile... a questo punto elimina tutto il superfluo, lasciando solo quello che ti serve. Il template in questione si chiama Current_Vantage_Pro_Plus.htx.. vedi poi tu quelli che possono fare al caso tuo.

Ciao,ho cancellato il template in eccesso e ho lasciato solo due quello del Vantage pro e Vantage pro plus,quello che mi sono accorto ancora altro ieri e che mi e sparito il grafico della temperatura, quello nel sito ovviamente , forse perchè  non ce più spazio?non si può invece cancellare RAIN STORM al posto del grafico temperatura?e se si può come si fa?grazie ancora. :bye:


