http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=7506
-----------------------------------
jack84
Dom 24 Gen, 2010 14:41

Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
Ieri ho montato la mi astazione meteo: ho installato i tre sensori sul tetto, il pluviometro e l'anemometro li ho fissati su di un palo, mentre il sensore igrotermico l'ho installato nello spazio fra i due tetti (le istruzioni dicono di posizionarlo non alla luce diretta e al riparo dalla pioggia). Solo che controllando i dati della stazione meteo di Badia Petroia (circa 3km da casa mia) ho notato troppa differenza di temperatura (anche di 4-5°C). Cosa mi consigliate? va bene se lo posiziono sullo stesso palo degli altri due sensori???


-----------------------------------
andrea75
Dom 24 Gen, 2010 14:46

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
4°C-5°C in più o in meno? In ogni caso il sensore della temperatura va rigorosamente esposto al sole, ma schermato (trovi indicazioni su come costruirti uno schermo anche nel nostro forum).


-----------------------------------
jack84
Dom 24 Gen, 2010 14:53

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="152302"]4°C-5°C in più o in meno? In ogni caso il sensore della temperatura va rigorosamente esposto al sole, ma schermato (trovi indicazioni su come costruirti uno schermo anche nel nostro forum).[/quote] 

i gradi sono in più...per esempio adesso mi da 10.1°C e mi sembrano un po' troppi. Grazie mille per le informazioni, ora vado a leggere e appena riesco a risolvere vedo di creare un sito.


-----------------------------------
andrea75
Dom 24 Gen, 2010 15:00

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="jack84" post="152305"][quote user="andrea75" post="152302"]4°C-5°C in più o in meno? In ogni caso il sensore della temperatura va rigorosamente esposto al sole, ma schermato (trovi indicazioni su come costruirti uno schermo anche nel nostro forum).[/quote] 

i gradi sono in più...per esempio adesso mi da 10.1°C e mi sembrano un po' troppi. Grazie mille per le informazioni, ora vado a leggere e appena riesco a risolvere vedo di creare un sito.[/quote]

Credo che il problema sia la mancanza dello schermo solare, anche se non conosco benissimo i vostri microclimi a tal punto da dire se la differenza può starci o meno, ma considerando che qui col sole che spacca le pietre siamo a +6.6°C...... :roll:


-----------------------------------
jack84
Dom 24 Gen, 2010 15:04

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="152310"][quote user="jack84" post="152305"][quote user="andrea75" post="152302"]4°C-5°C in più o in meno? In ogni caso il sensore della temperatura va rigorosamente esposto al sole, ma schermato (trovi indicazioni su come costruirti uno schermo anche nel nostro forum).[/quote] 

i gradi sono in più...per esempio adesso mi da 10.1°C e mi sembrano un po' troppi. Grazie mille per le informazioni, ora vado a leggere e appena riesco a risolvere vedo di creare un sito.[/quote]

Credo che il problema sia la mancanza dello schermo solare, anche se non conosco benissimo i vostri microclimi a tal punto da dire se la differenza può starci o meno, ma considerando che qui col sole che spacca le pietre siamo a +6.6°C...... :roll:[/quote]

infatti non è una temperatura giusta quella che mi ssta segnalando. il mio sensore ha già una specie di schermatura, anche se è più un coperchio tutto liscio e non come la schermatura di cui tu parli.


-----------------------------------
andrea75
Dom 24 Gen, 2010 15:10

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="jack84" post="152311"]infatti non è una temperatura giusta quella che mi ssta segnalando. il mio sensore ha già una specie di schermatura, anche se è più un coperchio tutto liscio e non come la schermatura di cui tu parli.[/quote]

Sì la conosco quella schermatura.... ho la tua stessa stazione quindi so di cosa parli. Il problema è che quella non è una schermatura corretta. 

Leggiti questo:
http://www.lineameteo.it/costruzione-di-uno-schermo-solare-artigianale-kba16.html


-----------------------------------
jack84
Dom 24 Gen, 2010 15:21

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="152312"][quote user="jack84" post="152311"]infatti non è una temperatura giusta quella che mi ssta segnalando. il mio sensore ha già una specie di schermatura, anche se è più un coperchio tutto liscio e non come la schermatura di cui tu parli.[/quote]

Sì la conosco quella schermatura.... ho la tua stessa stazione quindi so di cosa parli. Il problema è che quella non è una schermatura corretta. 

Leggiti questo:
http://www.lineameteo.it/costruzione-di-uno-schermo-solare-artigianale-kba16.html[/quote]

grazie!si stavo proprio leggendo quella pagina con mio padre...ora provvederemo a costruire una schermatura con i sottovasi come ho letto sul forum!va bene anche senza la ventola?


-----------------------------------
andrea75
Dom 24 Gen, 2010 15:58

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="jack84" post="152313"]grazie!si stavo proprio leggendo quella pagina con mio padre...ora provvederemo a costruire una schermatura con i sottovasi come ho letto sul forum!va bene anche senza la ventola?[/quote]

Assolutamente si! La ventilazione è opzionale. Bella questa condivisione della passione padre-figlio, complimenti! :ok:


-----------------------------------
jack84
Lun 25 Gen, 2010 12:18

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
ho un'altra curiosità: mi sono accorto che i valori di windchill sono stati sempre identici alla temperatura esterna: come mai?


-----------------------------------
andrea75
Lun 25 Gen, 2010 12:27

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="jack84" post="152481"]ho un'altra curiosità: mi sono accorto che i valori di windchill sono stati sempre identici alla temperatura esterna: come mai?[/quote]

Per un motivo molto semplice: il valore viene calcolato solo per velocità del vento maggiori o uguali a 1,3 metri al secondo (4,68 km/h) e per temperature effettive inferiori a 10 °C. In un range diverso, di temperatura e di vento, i 2 valori collimano.

 :bye:


-----------------------------------
jack84
Lun 25 Gen, 2010 13:26

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
grazie, come sempre molto preciso e veloce nelle risposte :ok: 

sto comprando tutto l'occorrente per la schermatura solare: appena terminato il lavoro posterò la foto sull'apposito topic  :)


-----------------------------------
Marco376
Lun 25 Gen, 2010 19:11

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
Ciao Giacomo! :bye: 

Lo schermo solare è fondamentale.
Io posso solo dire che la Davis auto-schermata e la Oregon dentro la capannina di legno mi segnano valori simili (differenza sempre inferiore di un grado) e tutto sommato in linea con quelli di Umbertide e Castello (considerando altitudine, esposizione, ecc.).

Un'altra cosa che mi viene in mente è il calore che manda il tetto.
Considera sia quello che può venire dalla casa (la cappa è vicina alla stazione?) che quello dovuto al riscaldamento solare.

Hai provato a tenere il termometro ad un paio di metri dal terra, nel giardino?

Per fare un confronto fatto bene dobbiamo lavorare su condizioni simili.


-----------------------------------
jack84
Lun 25 Gen, 2010 19:59

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="Marco376" post="152601"]Ciao Giacomo! :bye: 

Lo schermo solare è fondamentale.
Io posso solo dire che la Davis auto-schermata e la Oregon dentro la capannina di legno mi segnano valori simili (differenza sempre inferiore di un grado) e tutto sommato in linea con quelli di Umbertide e Castello (considerando altitudine, esposizione, ecc.).

Un'altra cosa che mi viene in mente è il calore che manda il tetto.
Considera sia quello che può venire dalla casa (la cappa è vicina alla stazione?) che quello dovuto al riscaldamento solare.

Hai provato a tenere il termometro ad un paio di metri dal terra, nel giardino?

Per fare un confronto fatto bene dobbiamo lavorare su condizioni simili.[/quote]

Lo schermo solare è quasi pronto, manca solo la verniciatura di bianco. Il termometro adesso è posizionato nello spazio fra i due tetti della mia casa fissato al muro (e i valori sono più alti di 4-5gradi sicuramente per la presenza, non molto distante della cappa della stufa a piano terra). Con la schermatura lo fisserò al palo dovo ci sono già gli altri 2 sensori. Non ho provato il termometro in giardino perchè gli altri 2 sensori sono collegati via cavo al termometro e quindi dovrei cambiare posizione a tutti 3...solo che non ho uno spazio aperto come si richiede in questo caso. Ed è per questo che avevo pensato al tetto come collocazione. Dovrei montare il termometro con lo schermo solare sabato.


-----------------------------------
jack84
Ven 29 Gen, 2010 13:39

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
poco fa ho montato lo schermo solare al sensore igrotermico, posizionandolo sullo stesso palo degli altri due sensori. ecco la foto

[URL=http://img442.imageshack.us/i/29012010694.jpg/][IMG]http://img442.imageshack.us/img442/4315/29012010694.jpg[/IMG]


-----------------------------------
stinfne
Ven 29 Gen, 2010 14:23

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="jack84" post="154168"]poco fa ho montato lo schermo solare al sensore igrotermico, posizionandolo sullo stesso palo degli altri due sensori. ecco la foto

[/quote]

Ciao.

Se posso darti un consiglio, alza Pluviometro ed Anemometro in cima al palo. In quella posizione l'anemometro è disturbato dal palo stesso, il pluvio ti darebbe sottostime importanti, data l'ombra sia del palo, che dell'anemometro che dello schermo stesso.

Stefano


-----------------------------------
jack84
Ven 29 Gen, 2010 14:37

Re: Stazione Meteo Lacrosse WS-2350
-----------------------------------
[quote user="stinfne" post="154175"][quote user="jack84" post="154168"]poco fa ho montato lo schermo solare al sensore igrotermico, posizionandolo sullo stesso palo degli altri due sensori. ecco la foto

[/quote]

Ciao.

Se posso darti un consiglio, alza Pluviometro ed Anemometro in cima al palo. In quella posizione l'anemometro è disturbato dal palo stesso, il pluvio ti darebbe sottostime importanti, data l'ombra sia del palo, che dell'anemometro che dello schermo stesso.

Stefano[/quote]

ciao Stefano grazie mille per il consiglio. Appena posso torno sul tetto e modifico il tutto. :ok:


