http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=7852
-----------------------------------
nello_ruocco
Dom 04 Apr, 2010 08:16

Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
Ciao
e' da un po che non scrivo sul forum anhe se, sporadicamente, vi seguo .
Ho da poco mandato in pensione la mia stazione Cresta, sostituendola con una Davis Vantage Pro2 con schermo solare ventilato 24h (wireless) presa dagli USA. 
La uso con il meteohub e invio i dati su www.campaniameteo.it (me la ha settata un amico) 
Vorrei fare alcune domande:
1. sto notando che la pressione e' molto piu' alta rispetto alle altre stazioni d'Italia e limitrofe alla mia zona. Sara' normale o mi devo controllare qualcosa?
2. Vorrei fare una pagina tutta mia su cui invio i dati in real time magari con weather display live ( sul meteohub ho la evaluation version)
3. Quando l'ho montata, dai piatti dello schermo uscivano due linguette di plastica con le frecce che facevano capire che si dovevano tirare: io le ho tolte. Spero di non aver fatto danni.
Vi invio una foto dell'instllazione: ho messo il pannelluno solare rivolto a sud (ma senza usare la bussola) e quindi l'anemometro e' grosso modo a Nord.
Anche io, come l'altro utente,,non ho messo in bolla perfetta il pluvio (la bolla ricade nel circoletto ma non e' al centro). Va ugualmente bene?
Ho trovato una griglietta circolare: andava "poggiata" all'interno dell'imbuto, senza incastrarla o altro? Io l'ho solo poggiata.

Dalla foto, pensate che l'installazione sia stata fatta giusta?
Per ora e' tutto
Vi ringrazio per le risposte che mi darete e vi auguro
Buona Pasqua

I dati sono su
http://www.campaniameteo.it/stazionimeteo/sorrento/meteohub.htm

Nello Ruocco


-----------------------------------
Fili
Dom 04 Apr, 2010 12:33

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
bella installazione...  :inchino: 

rispondo alle domande cui so rispondere.

la pressione atmosferica si può regolare, quindi informati su quale è la più "veritiera" tra le limitrofe, utilizzando anche la sinottica in tempo reale, e tarala  :) 

Munisciti di bussola e posiziona l'anemometro perfettamente a N... almeno avrai dati del vento più veritieri possibile.

Il pluvio va bene come sta, l'importante è che sia in bolla il più possibile per evitare rilevazioni sbagliate della pioggia... ma se sfaglia di mezzo grado non muore nessuno (credo)

La griglietta l'ho anche io... non si blocca, credo sia solo per evitare che vada a finire troppa robaccia nelle basculine.
 
:bye: 

PS: piazzaci una bella webcam lassù!!! 8))


-----------------------------------
Poranese457
Dom 04 Apr, 2010 12:40

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="166996"]

la pressione atmosferica si può regolare, quindi informati su quale è la più "veritiera" tra le limitrofe, utilizzando anche la sinottica in tempo reale, e tarala  :) 



PS: piazzaci una bella webcam lassù!!! 8))[/quote]

Corro subito a correggere Fili prima che il buon Nello si trovi a prendere a martellate la consolle perchè non trova la taratura della pressione!  :mrgreen: 

Essa non può esser "tarata" direttamente ma va regolata variando il valore dell'altezza sul livello del mare della tua stazione.
Quindi devi variare quel valore fino ad ottenere un valore pressorio valido ricordando che se alzi la quota la pressione cala di circa 1hpa ogni 100m e viceversa  ;) 

Ottima installazione ed ottimo lavoro!  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:


-----------------------------------
andrea75
Dom 04 Apr, 2010 12:44

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
Io ti rispondo per il WDL... purtroppo per quel software serve la licenza, che però è condizionata dall'indirizzo del dominio in cui si inserisce la pagina dei dati. Nel tuo caso dovresti informarti con i ragazzi di Campania Meteo se nel loro dominio (www.campaniameteo.it appunto) è presente una licenza per il Weather Display Live. Se già ce l'hanno ti basterà inserire il codice del filmato nelle tue pagine, in caso contrario dovrai acquistare la licenza per un sito diverso (magari il tuo) e caricare lì il necessario (filmato + file clientraw.txt) per leggere i dati.
Se ti serve qualche altro chiarimento non esitare a chiedere.

Buona Pasqua anche a te! :bye:  :bye:


-----------------------------------
Fili
Dom 04 Apr, 2010 13:58

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="166998"]Corro subito a correggere Fili prima che il buon Nello si trovi a prendere a martellate la consolle perchè non trova la taratura della pressione!  :mrgreen: [/quote]

sempre tarabile è....  :twisted: intanto mi sono degnato di rispondere, invece di postare le solite 4 foto di una rupe polverosa :prrr:  :mrgreen:


-----------------------------------
Poranese457
Dom 04 Apr, 2010 14:46

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="Fili" post="167005"][quote user="Poranese457" post="166998"]Corro subito a correggere Fili prima che il buon Nello si trovi a prendere a martellate la consolle perchè non trova la taratura della pressione!  :mrgreen: [/quote]

sempre tarabile è....  :twisted: intanto mi sono degnato di rispondere, invece di postare le solite 4 foto di una rupe polverosa :prrr:  :mrgreen:[/quote]

Non confondere Civita di Bagnoregio con Orvieto grazie!!!  :twisted:  :twisted:  :twisted: 

Si, è tarabile... ma se non gli spieghi come sai quanto gira!!!  :mrgreen:  :mrgreen: 

Lascia stare Nello, in fondo Fili è una brava persona.... :ziped:  :ziped:  :ziped:


-----------------------------------
Fili
Dom 04 Apr, 2010 15:15

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="Poranese457" post="167009"]Non confondere Civita di Bagnoregio con Orvieto grazie!!!  :twisted:  :twisted:  :twisted: :[/quote]

guarda che rupe non è sinonimo di Orvieto eh... anche se voi della zona siete abituati a questa associazione  :P  :P  :P per rupe si intende un rilievo roccioso, ora se sopra tale rupe c'è Orvieto, Orte o Civita... non è colpa mia  :twisted:


-----------------------------------
nello_ruocco
Dom 04 Apr, 2010 18:09

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
Grzie a tutti dei messaggi.
MA non esiste un modo per verificare la vera pressione al livello del mare?
Come e' possibile che la Davis sia da settare!!! Mi sembra strano...sarei forse l'unico a dover settare la pressione :

Buona Pasqua e Buona Pasquetta


Nello


-----------------------------------
Fili
Dom 04 Apr, 2010 18:12

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="nello_ruocco" post="167028"]e?Come e' possibile che la Davis sia da settare!!! Mi sembra strano...sarei forse l'unico a dover settare la pressione [/quote]

no no...anche Poranese stesso l'aveva settata male, tanto che era convinto di essere in piena HP mentre invece aveva un ciclone sopra le testa qualche mese fa  :mrgreen: 

a parte le esagerazioni...mi sembra che proprio tu Leo avevi circa 1 o 2 hPa in piu no?


-----------------------------------
andrea75
Dom 04 Apr, 2010 19:48

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="nello_ruocco" post="167028"]Grzie a tutti dei messaggi.
MA non esiste un modo per verificare la vera pressione al livello del mare?
Come e' possibile che la Davis sia da settare!!! Mi sembra strano...sarei forse l'unico a dover settare la pressione :

Buona Pasqua e Buona Pasquetta


Nello[/quote]

La pressione al livello del mare va per forza settata, o meglio, calibrata. La stazione, per quanto professionale che sia, non potrà mai conoscere (a meno che non abbia integrato un sensore GPS ultra preciso) l'altitudine alla quale si trova. In base a quella (che devi impostare tu) e alla pressione assoluta rilevata dovrebbe, e dico "dovrebbe", darti la pressione relativa.
Per verificare, non guardare le stazioni amatoriali limitrofe, che non è detto che siano impostate correttamente, ma fai una verifica con la sinottica innanzitutto:

http://meteocentre.com/analyse/local/eur.gif

(meglio sarebbe farlo quando ti passa un'isobara sopra la testa) e poi controllando le stazioni ufficiali dell'A.M. che ti stanno vicine.

 :bye:


-----------------------------------
nello_ruocco
Lun 05 Apr, 2010 07:44

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="167036"][quote user="nello_ruocco" post="167028"]Grzie a tutti dei messaggi.
MA non esiste un modo per verificare la vera pressione al livello del mare?
Come e' possibile che la Davis sia da settare!!! Mi sembra strano...sarei forse l'unico a dover settare la pressione :

Buona Pasqua e Buona Pasquetta


Nello[/quote]

La pressione al livello del mare va per forza settata, o meglio, calibrata. La stazione, per quanto professionale che sia, non potrà mai conoscere (a meno che non abbia integrato un sensore GPS ultra preciso) l'altitudine alla quale si trova. In base a quella (che devi impostare tu) e alla pressione assoluta rilevata dovrebbe, e dico "dovrebbe", darti la pressione relativa.
Per verificare, non guardare le stazioni amatoriali limitrofe, che non è detto che siano impostate correttamente, ma fai una verifica con la sinottica innanzitutto:

http://meteocentre.com/analyse/local/eur.gif

(meglio sarebbe farlo quando ti passa un'isobara sopra la testa) e poi controllando le stazioni ufficiali dell'A.M. che ti stanno vicine.

 :bye:[/quote]

Vedendo la sinottica
http://meteocentre.com/analyse/map.php?lang=fr&map=Italie&size=standard
noto (ditemi se sbaglio) che la pressione al livello del mare della mia zona e'tra 1016 e 1020 (sbaglio? sto guargando quella delle 5 UTC). 
Se e' come ho capito, quindi la mia stazione e' starata visto che adesso mi legge  1025.7 hPa, ma  a quanto pare questi valori sono verso la  Sardegna!!
Quindi dovrei tararla...o no???

ps: per tararla ho letto che si fa con il tasto set e non con l'altezza!


Saluti


-----------------------------------
nello_ruocco
Lun 05 Apr, 2010 09:29

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
Ma il sensore per misurare la pressione e' interno alla consolle oppure e' sul sistema ISS?


-----------------------------------
andrea75
Lun 05 Apr, 2010 09:39

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="nello_ruocco" post="167072"]Ma il sensore per misurare la pressione e' interno alla consolle oppure e' sul sistema ISS?[/quote]

E' all'interno della consolle. Io comunque (premetto che non ho una Davis, ma ne ho installata una qualche mese fa) ricordo che mi è stato sufficiente settare l'altitudine per avere la pressione corretta. Non so se c'è un ulteriore modo di calibrarla oltre l'altitudine... i possessori di Davis ci delucideranno (spero).... :)

PS.: in ogni caso sì, l momento dovresti essere intorno ai 1018 hPa. Di sicuro 1025 sono errati.

PPS: domanda stupida. Avendo acquistato la stazione dagli USA, che ha di default i valori con unità di misura americane, non è che per caso hai settato l'altitudine in metri? Io l'ho messa in piedi, perché così me la richiedeva in fase di configurazione. Hai fatto la conversione?


-----------------------------------
nello_ruocco
Lun 05 Apr, 2010 09:45

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="167080"][quote user="nello_ruocco" post="167072"]Ma il sensore per misurare la pressione e' interno alla consolle oppure e' sul sistema ISS?[/quote]

E' all'interno della consolle. Io comunque (premetto che non ho una Davis, ma ne ho installata una qualche mese fa) ricordo che mi è stato sufficiente settare l'altitudine per avere la pressione corretta. Non so se c'è un ulteriore modo di calibrarla oltre l'altitudine... i possessori di Davis ci delucideranno (spero).... :)

PS.: in ogni caso sì, l momento dovresti essere intorno ai 1018 hPa. Di sicuro 1025 sono errati.

PPS: domanda stupida. Avendo acquistato la stazione dagli USA, che ha di default i valori con unità di misura americane, non è che per caso hai settato l'altitudine in metri? Io l'ho messa in piedi, perché così me la richiedeva in fase di configurazione. Hai fatto la conversione?[/quote]

Io dalla consolle non ho configurato nulla!
Ho fatto tutto dal meteohub!
Il manuale diceva che si doveva configurare appena a ccesa e prima che ricevesse il segnale...ma io purtroppo il manuale non l'avevo letto e quindi ho acceso la consolle per vedere se venivano trasmessi i dati e ho tralasciato la fase di settaggio dell'ora, coordinate, ecc che poi ho fatto dopo con Wethearlink e ora con meteohub.
Ma (mi rivolgo ai possessori della Davis), se ora volessi entrare nel menu' della consolle e vedere se i valori che ho messo tramite pc, sono stati acquisiti dalla consolle, come si FA?

Grazie

Nello


-----------------------------------
nello_ruocco
Lun 05 Apr, 2010 09:48

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="nello_ruocco" post="167084"][quote user="andrea75" post="167080"][quote user="nello_ruocco" post="167072"]Ma il sensore per misurare la pressione e' interno alla consolle oppure e' sul sistema ISS?[/quote]

E' all'interno della consolle. Io comunque (premetto che non ho una Davis, ma ne ho installata una qualche mese fa) ricordo che mi è stato sufficiente settare l'altitudine per avere la pressione corretta. Non so se c'è un ulteriore modo di calibrarla oltre l'altitudine... i possessori di Davis ci delucideranno (spero).... :)

PS.: in ogni caso sì, l momento dovresti essere intorno ai 1018 hPa. Di sicuro 1025 sono errati.

PPS: domanda stupida. Avendo acquistato la stazione dagli USA, che ha di default i valori con unità di misura americane, non è che per caso hai settato l'altitudine in metri? Io l'ho messa in piedi, perché così me la richiedeva in fase di configurazione. Hai fatto la conversione?[/quote]

Io dalla consolle non ho configurato nulla!
Ho fatto tutto dal meteohub!
Il manuale diceva che si doveva configurare appena a ccesa e prima che ricevesse il segnale...ma io purtroppo il manuale non l'avevo letto e quindi ho acceso la consolle per vedere se venivano trasmessi i dati e ho tralasciato la fase di settaggio dell'ora, coordinate, ecc che poi ho fatto dopo con Wethearlink e ora con meteohub.
Ma (mi rivolgo ai possessori della Davis), se ora volessi entrare nel menu' della consolle e vedere se i valori che ho messo tramite pc, sono stati acquisiti dalla consolle, come si FA?

Grazie

Nello[/quote]

Poi, volendola settare come faccio a sapere precisamente il valore ( ci sono anche i decimi!)?


-----------------------------------
Poranese457
Lun 05 Apr, 2010 09:53

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
Allora Nello per settare i valori dalla consolle devi premere, e tenere premuto, contemporaneamente il tasto DONE ed il tasto "-" della consolle stessa.
Dopo alcuni secondi partirà il menù di configurazione e, ripeto, l'unico modo per settare precisamente la pressione è quello di variare l'altitudine mediate il parallelismo che ti ho spiegato nel mio primo messaggio.

Se fai una ricerca sul web "come impostare i valori della Davis" o qualcosa simile vedrai che trovi tutto  :wink: 

Ora non so cosa sia sto meteohub ma ti dico che con il programma stesso della Davis, cioè Weather Link, le stesse operazioni di settaggio si possono fare anche via software.

Per i decimi di pressione devi regolarti in base alla sinottica ed alle stazioni limitrofe... la precisione assoluta non potrai averla ma già una approssimazione di 1hpa è un ottimo risultato :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
andrea75
Lun 05 Apr, 2010 09:55

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
Per entrare nel menù di configurazione devi premere contemporaneamente il tasto "DONE" i il tasto "-". 

I decimi non ricordo se ci siano o meno, ma tanto non sono quelli a farti la differenza....


-----------------------------------
nello_ruocco
Lun 05 Apr, 2010 18:16

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="167090"]Per entrare nel menù di configurazione devi premere contemporaneamente il tasto "DONE" i il tasto "-". 

I decimi non ricordo se ci siano o meno, ma tanto non sono quelli a farti la differenza....[/quote]


Fatto......i parametri erano settati correttamente.
Ora mi tocca solo variare il valore della pressione

Grazie


-----------------------------------
mitkovox
Mar 06 Apr, 2010 00:00

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
Ciao ottima installazione , anche io ho installato la mia da poco da primi di gennaio comprata dagli USA.e ti assicuro qua nel forum trovi tutte le risposte.una domanda ma l'anemometro e davis?il mio e color nero e non ha quella staffa che vedo nel tuo ,giusto per curiosità?e poi quelle due linguette sono per il contati delle batterie e non hai sbagliato a straparli.per la pressione invece , sempre qua nel forum un utente scriveva che con il console accesa(la luce intendo) li dava sbalzi di pressione,non so se tu tieni la luce sempre accesa , era giusto per darti un idea. :bye:


-----------------------------------
Poranese457
Mar 06 Apr, 2010 07:48

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="mitkovox" post="167160"]Ciao ottima installazione , anche io ho installato la mia da poco da primi di gennaio comprata dagli USA.e ti assicuro qua nel forum trovi tutte le risposte.una domanda ma l'anemometro e davis?il mio e color nero e non ha quella staffa che vedo nel tuo ,giusto per curiosità?e poi quelle due linguette sono per il contati delle batterie e non hai sbagliato a straparli.per la pressione invece , sempre qua nel forum un utente scriveva che con il console accesa(la luce intendo) li dava sbalzi di pressione,non so se tu tieni la luce sempre accesa , era giusto per darti un idea. :bye:[/quote]

Infatti sull'anemometro avevo avuto qualche dubbio pure io........  :mah:  :mah: 

Per quanto riguarda la consolle se tieni la luce accesa è  il valore della temperatura interna ad essere falsato, non quello della pressione  :bye:  :bye:  :bye:


-----------------------------------
andrea75
Mar 06 Apr, 2010 09:42

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
L'anemometro bianco credo che sia della sua vecchia stazione, che si vede ancora sotto la Davis. ;) Magari l'ha posizionato diversamente... ;)


-----------------------------------
nello_ruocco
Mar 06 Apr, 2010 15:46

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="167180"]L'anemometro bianco credo che sia della sua vecchia stazione, che si vede ancora sotto la Davis. ;) Magari l'ha posizionato diversamente... ;)[/quote]

Sil l'anemometro della Davis e' quello in alto..opposto al modulo ISS.
Ho ancora installato il vecchio anemometro con il vecchio schermo solarE!


-----------------------------------
nello_ruocco
Mar 06 Apr, 2010 15:57

Re: Ho Da Qualche Giorno Installato La Davis
-----------------------------------
[quote user="nello_ruocco" post="167223"][quote user="andrea75" post="167180"]L'anemometro bianco credo che sia della sua vecchia stazione, che si vede ancora sotto la Davis. ;) Magari l'ha posizionato diversamente... ;)[/quote]

Sil l'anemometro della Davis e' quello in alto..opposto al modulo ISS.
Ho ancora installato il vecchio anemometro con il vecchio schermo solarE![/quote]


Ho appena diminuito il valore della pressione sulla mia Davis!!


