http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=8790
-----------------------------------
bib1112
Gio 06 Gen, 2011 09:28

WS2300 Connessioni PC COM PORT
-----------------------------------
Buongiorno a auguri a tutti.
Dopo tre anni ho deciso di connettere la WS2300 al mio pc.
Non ho però più trovato il cavo in dotazione.
Visto che non riesco a leggere alcun segnale sulla COM2, vi chiedo cortesemente se ho operato correttamente la piedinatura del cavo:
console       COM2
pin 1           pin 7  (RTS)
pin 2           pin 2  (RX)
pin 3           pin 3  (TX)
pin 4           pin 4  (DTR)
Inoltre, il programma HeavyWeather 2.11 in dotazione che frequenza di refresh utilizza per
aggiornare i dati ?
Allego un'immagine per chiarezza.
Grazie per ogni eventuale risposta


-----------------------------------
andrea75
Gio 06 Gen, 2011 10:11

Re: WS2300 Connessioni PC COM PORT
-----------------------------------
Ciao! E benvenuto soprattutto! ;)

Innanzitutto ti posto lo schema corretto del cavo RJ-11 -> Seriale DB9F, che è così fatto:

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/2/cattura_1294304796_441666.png[/img] 

Questo è testato e funziona alla perfezione. ;) Anche il tuo apparentemente sembra corretto, quindi se non ricevi dati il mio timore è che possa esserci qualche difetto sulla consolle. Riprova magari ex-novo con un altro cavo e con un altra porta.

Riguardo al software Heavy Weather, ti consiglio di scaricare la versione [url=http://www.heavyweather.info/new_italian/hwsoft2/heavyweather2_setup_uk.exe]2.0 Beta (lo so, parrebbe un controsenso, ma in realtà l'ultima versione è questa). Il link lo trovi qui, insieme agli altri software che la LaCrosse mette a disposizione per questo modello:
http://www.heavyweather.info/new_italian/index.html

L'aggiornamento dei dati avviene ogni 32 secondi in modalità wireless, o ogni 7 secondi in modalità cablata. Esistono anche delle modifiche che permettono di raggiungere il campionamento ogni 7 secondi anche in modalità wireless, ma con un conseguente e considerevole aumento del consumo delle batterie del sensore termoigrometrico.

Spero di esserti stato di aiuto. Se hai bisogno di altro chiedi pure. ;)

  :bye:


