http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=45&t=14775
-----------------------------------
stefano gaias
Mar 28 Mar, 2017 08:53

Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
Vorrei sapere da qualcuno se esiste un modo x pulire la bascula della davis vue senza avere dati di pioggia errati.. :bye: Vi ringrazio in anticipo


-----------------------------------
Poranese457
Mar 28 Mar, 2017 09:33

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="stefano gaias" post="427094"]Vorrei sapere da qualcuno se esiste un modo x pulire la bascula della davis vue senza avere dati di pioggia errati.. :bye: Vi ringrazio in anticipo[/quote]

Ciao Stefano.

Basta staccare il connettore della pioggia che dal gruppo sensori si collega al trasmettitore

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/197/davis_iss_transmitter_6152eu.jpg[/img] 


Una volta finite le pulizie, ricolleghi il cavo e torna tutto apposto  :friends:


-----------------------------------
stefano gaias
Mar 28 Mar, 2017 09:44

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
Si ma io possiedo la Vue  :D  non ha il cavetto esterno


-----------------------------------
andrea75
Mar 28 Mar, 2017 09:45

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
Leo Stefano parla della Vue... non credo abbia una ISS come la Vantage Pro. 
Sarà cmq più preciso il nostro mitico Mauro (green63). ;)


-----------------------------------
stefano gaias
Mar 28 Mar, 2017 09:54

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="andrea75" post="427097"]Leo Stefano parla della Vue... non credo abbia una ISS come la Vantage Pro. 
Sarà cmq più preciso il nostro mitico Mauro (green63). ;)[/quote] :ok:  :ok:


-----------------------------------
Gab78
Mar 28 Mar, 2017 11:12

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
Basta smontare fisicamente la bascula. Dopo averla pulita la si rimonta senza problemi. Eventuali scatti si possono azzerare intervenendo dalla consolle...  ;)


-----------------------------------
stefano gaias
Mar 28 Mar, 2017 11:15

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
si ma il rain/ rate non si può modificare,il dato della pioggia si cancella lo so,ma mi pare di aver sentito qualcuno che se si mette la console in modalità setup i dati non vengono registrati  sul datalloger .me lo confermi?


-----------------------------------
Gab78
Mar 28 Mar, 2017 11:25

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="stefano gaias" post="427106"]si ma il rain/ rate non si può modificare,il dato della pioggia si cancella lo so,ma mi pare di aver sentito qualcuno che se si mette la console in modalità setup i dati non vengono registrati  sul datalloger .me lo confermi?[/quote]

Guarda, personalmente posso solo dirti che quando vado a rimontare la bascula dopo la pulizia, trovo gli stessi identici dati di prima: pure il rain rate che rimane 0.0. Sul fatto della modalità setup, sinceramente non so che dirti, ti conviene a 'sto punto consultare il libretto istruzioni...  :book:


-----------------------------------
stefano gaias
Mar 28 Mar, 2017 11:50

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
Nel libretto istruzioni neppure ne parla figurati,e non capisco il motivo  :(  poi io quando rimuovo la bascula x pulirla la tengo ferma x non farla scattare ma evidentemente  facendo pressione fa scattare la bascula segnandomi la pioggia e il rain/rate..comunque grazie x le informazioni  :wink:


-----------------------------------
nevone_87
Mar 28 Mar, 2017 13:37

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="stefano gaias" post="427109"]Nel libretto istruzioni neppure ne parla figurati,e non capisco il motivo  :(  poi io quando rimuovo la bascula x pulirla la tengo ferma x non farla scattare ma evidentemente  facendo pressione fa scattare la bascula segnandomi la pioggia e il rain/rate..comunque grazie x le informazioni  :wink:[/quote]

Ma non fai prima a staccare il connettore pioggia?? Così lo puoi far scattare all'infinito e non ti segna nulla


-----------------------------------
stefano gaias
Mar 28 Mar, 2017 14:14

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="nevone_87" post="427117"][quote user="stefano gaias" post="427109"]Nel libretto istruzioni neppure ne parla figurati,e non capisco il motivo  :(  poi io quando rimuovo la bascula x pulirla la tengo ferma x non farla scattare ma evidentemente  facendo pressione fa scattare la bascula segnandomi la pioggia e il rain/rate..comunque grazie x le informazioni  :wink:[/quote]

Ma non fai prima a staccare il connettore pioggia?? Così lo puoi far scattare all'infinito e non ti segna nulla[/quote]


Me l'hanno già fatta questa domanda del connettore, ma la mia è una Davis vue non ha nessun connettore la bascula :D  :wink:


-----------------------------------
green63
Mar 28 Mar, 2017 16:28

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
Dunque, se non erro il reed che trasmette i movimenti delle bascule della Vue è parte integrante del gruppo bascula, pertanto, rimuovendolo gentilmente, non vi dovrebbero essere scatti involontari.
Una volta rimosso puoi procedere a pulirlo accuratamente senza alcun problema, stessa cura e calma invece al momento del rimontaggio, non dovresti avere scatti anomali.

il reed del pluviometro è come il plug della vp2, una volta staccato dall'iss alla bascula puoi fare tutto ciò che vuoi, non vi è trasmissione.

confermo anche che in modalità setup la consolle non registra alcun dato e pertanto neanche il datalogger, se vuoi stare ancora più tranquillo, vai in modalità setup, quando sei su receiving from schiacci il + e selezioni l'iss vue, lo metti su off, la consolle e i datalogger non riceveranno alcunchè, finita la manutenzione nello stesso modo lo rimetti su on.

va da se che per tutto il tempo perderai anche tutti gli altri dati ad esclusione di pressione, temperatura e umidità interne.

facci sapere


-----------------------------------
stefano gaias
Mar 28 Mar, 2017 16:43

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="green63" post="427122"]Dunque, se non erro il reed che trasmette i movimenti delle bascule della Vue è parte integrante del gruppo bascula, pertanto, rimuovendolo gentilmente, non vi dovrebbero essere scatti involontari.
Una volta rimosso puoi procedere a pulirlo accuratamente senza alcun problema, stessa cura e calma invece al momento del rimontaggio, non dovresti avere scatti anomali.

il reed del pluviometro è come il plug della vp2, una volta staccato dall'iss alla bascula puoi fare tutto ciò che vuoi, non vi è trasmissione.

confermo anche che in modalità setup la consolle non registra alcun dato e pertanto neanche il datalogger, se vuoi stare ancora più tranquillo, vai in modalità setup, quando sei su receiving from schiacci il + e selezioni l'iss vue, lo metti su off, la consolle e i datalogger non riceveranno alcunchè, finita la manutenzione nello stesso modo lo rimetti su on.

va da se che per tutto il tempo perderai anche tutti gli altri dati ad esclusione di pressione, temperatura e umidità interne.

facci sapere[/quote]


In poche parole il problema e quando si rimuove la bascula e quando la si rimonta,invece mentre la si pulisce anche se scatta non accade nulla..mi ricordi come si va in modalità setup quali pulsanti devo premere ? :wink:


-----------------------------------
green63
Mar 28 Mar, 2017 16:47

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="stefano gaias" post="427124"][quote user="green63" post="427122"]Dunque, se non erro il reed che trasmette i movimenti delle bascule della Vue è parte integrante del gruppo bascula, pertanto, rimuovendolo gentilmente, non vi dovrebbero essere scatti involontari.
Una volta rimosso puoi procedere a pulirlo accuratamente senza alcun problema, stessa cura e calma invece al momento del rimontaggio, non dovresti avere scatti anomali.

il reed del pluviometro è come il plug della vp2, una volta staccato dall'iss alla bascula puoi fare tutto ciò che vuoi, non vi è trasmissione.

confermo anche che in modalità setup la consolle non registra alcun dato e pertanto neanche il datalogger, se vuoi stare ancora più tranquillo, vai in modalità setup, quando sei su receiving from schiacci il + e selezioni l'iss vue, lo metti su off, la consolle e i datalogger non riceveranno alcunchè, finita la manutenzione nello stesso modo lo rimetti su on.

va da se che per tutto il tempo perderai anche tutti gli altri dati ad esclusione di pressione, temperatura e umidità interne.

facci sapere[/quote]


In poche parole il problema e quando si rimuove la bascula e quando la si rimonta,invece mentre la si pulisce anche se scatta non accade nulla..mi ricordi come si va in modalità setup quali pulsanti devo premere ? :wink:[/quote]

premi il tasto 2ND e subito dopo il tasto Setup
con il tasto done avanzi tra le varie schermate, ora sto andando a memoria, la mia vue ora è imballata in attesa di un nuovo posizionamento  ;)

 [img]http://www.lineameteo.it/files/images/1338/schermata_del_2017_03_28_16_48_35.png[/img]


-----------------------------------
stefano gaias
Mar 28 Mar, 2017 16:51

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="green63" post="427125"][quote user="stefano gaias" post="427124"][quote user="green63" post="427122"]Dunque, se non erro il reed che trasmette i movimenti delle bascule della Vue è parte integrante del gruppo bascula, pertanto, rimuovendolo gentilmente, non vi dovrebbero essere scatti involontari.
Una volta rimosso puoi procedere a pulirlo accuratamente senza alcun problema, stessa cura e calma invece al momento del rimontaggio, non dovresti avere scatti anomali.

il reed del pluviometro è come il plug della vp2, una volta staccato dall'iss alla bascula puoi fare tutto ciò che vuoi, non vi è trasmissione.

confermo anche che in modalità setup la consolle non registra alcun dato e pertanto neanche il datalogger, se vuoi stare ancora più tranquillo, vai in modalità setup, quando sei su receiving from schiacci il + e selezioni l'iss vue, lo metti su off, la consolle e i datalogger non riceveranno alcunchè, finita la manutenzione nello stesso modo lo rimetti su on.

va da se che per tutto il tempo perderai anche tutti gli altri dati ad esclusione di pressione, temperatura e umidità interne.

facci sapere[/quote]


In poche parole il problema e quando si rimuove la bascula e quando la si rimonta,invece mentre la si pulisce anche se scatta non accade nulla..mi ricordi come si va in modalità setup quali pulsanti devo premere ? :wink:[/quote]

premi il tasto 2ND e subito dopo il tasto Setup
con il tasto done avanzi tra le varie schermate, ora sto andando a memoria, la mia vue ora è imballata in attesa di un nuovo posizionamento  ;)[/quote]

 :ok: Grazie


-----------------------------------
green63
Mar 28 Mar, 2017 17:06

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="stefano gaias" post="427126"][quote user="green63" post="427125"][quote user="stefano gaias" post="427124"][quote user="green63" post="427122"]Dunque, se non erro il reed che trasmette i movimenti delle bascule della Vue è parte integrante del gruppo bascula, pertanto, rimuovendolo gentilmente, non vi dovrebbero essere scatti involontari.
Una volta rimosso puoi procedere a pulirlo accuratamente senza alcun problema, stessa cura e calma invece al momento del rimontaggio, non dovresti avere scatti anomali.

il reed del pluviometro è come il plug della vp2, una volta staccato dall'iss alla bascula puoi fare tutto ciò che vuoi, non vi è trasmissione.

confermo anche che in modalità setup la consolle non registra alcun dato e pertanto neanche il datalogger, se vuoi stare ancora più tranquillo, vai in modalità setup, quando sei su receiving from schiacci il + e selezioni l'iss vue, lo metti su off, la consolle e i datalogger non riceveranno alcunchè, finita la manutenzione nello stesso modo lo rimetti su on.

va da se che per tutto il tempo perderai anche tutti gli altri dati ad esclusione di pressione, temperatura e umidità interne.

facci sapere[/quote]


In poche parole il problema e quando si rimuove la bascula e quando la si rimonta,invece mentre la si pulisce anche se scatta non accade nulla..mi ricordi come si va in modalità setup quali pulsanti devo premere ? :wink:[/quote]

premi il tasto 2ND e subito dopo il tasto Setup
con il tasto done avanzi tra le varie schermate, ora sto andando a memoria, la mia vue ora è imballata in attesa di un nuovo posizionamento  ;)[/quote]

 :ok: Grazie[/quote]

di nulla ma scherzi?  :wink: 
piuttosto facci sapere se riesci senza intoppi altrimenti siamo qui
 :bye:


-----------------------------------
stefano gaias
Mar 28 Mar, 2017 17:14

Re: Davis Vue Pulizia Senza Avere Dati Sballati
-----------------------------------
[quote user="green63" post="427129"][quote user="stefano gaias" post="427126"][quote user="green63" post="427125"][quote user="stefano gaias" post="427124"][quote user="green63" post="427122"]Dunque, se non erro il reed che trasmette i movimenti delle bascule della Vue è parte integrante del gruppo bascula, pertanto, rimuovendolo gentilmente, non vi dovrebbero essere scatti involontari.
Una volta rimosso puoi procedere a pulirlo accuratamente senza alcun problema, stessa cura e calma invece al momento del rimontaggio, non dovresti avere scatti anomali.

il reed del pluviometro è come il plug della vp2, una volta staccato dall'iss alla bascula puoi fare tutto ciò che vuoi, non vi è trasmissione.

confermo anche che in modalità setup la consolle non registra alcun dato e pertanto neanche il datalogger, se vuoi stare ancora più tranquillo, vai in modalità setup, quando sei su receiving from schiacci il + e selezioni l'iss vue, lo metti su off, la consolle e i datalogger non riceveranno alcunchè, finita la manutenzione nello stesso modo lo rimetti su on.

va da se che per tutto il tempo perderai anche tutti gli altri dati ad esclusione di pressione, temperatura e umidità interne.

facci sapere[/quote]


In poche parole il problema e quando si rimuove la bascula e quando la si rimonta,invece mentre la si pulisce anche se scatta non accade nulla..mi ricordi come si va in modalità setup quali pulsanti devo premere ? :wink:[/quote]

premi il tasto 2ND e subito dopo il tasto Setup
con il tasto done avanzi tra le varie schermate, ora sto andando a memoria, la mia vue ora è imballata in attesa di un nuovo posizionamento  ;)[/quote]

 :ok: Grazie[/quote]

di nulla ma scherzi?  :wink: 
piuttosto facci sapere se riesci senza intoppi altrimenti siamo qui
 :bye:[/quote]

 :bye: Vi faro sapere senz'altro


