http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=7063&p=134988#p134988
-----------------------------------
andrea75
Mar 27 Ott, 2009 08:52

Re: Schermo Solare Chiarimenti
-----------------------------------
Dunque, nel primo caso, considerando l'installazione "a tetto", la vicinanza dei palazzi e tutto il resto, il consiglio è quello di ventilare lo schermo, perché le condizioni sembrano richiederlo. 
Mentre nel secondo caso, ti direi che è del tutto superfluo, e ti basterà un semplice schermo dove poter inserire il sensore all'interno, senza tubi o altri "contenitori" chiusi dove l'aria potrebbe ristagnare. L'unica condizione che sembra complicare un po' le cose è l'ombra del palazzo di fronte, che in quelle ore di sicuro ti farà sottostimare un po' le temperature. Una delle condizioni importanti da rispettare per una corretta installazioe infatti, sarebbe quella di avere un irraggiamento solare continuo sul sensore termoigrometrico. Vedi quello che puoi fare in tal senso, anche se capisco bene che certe volte avere tutto perfetto non è sempre possibile.

 :bye:


