http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=7675&p=161313#p161313
-----------------------------------
Icestorm
Gio 18 Feb, 2010 11:10

Re: Primo Confronto Pluviometro Vantage Pro2 - Pluviometro Manuale
-----------------------------------
Ricordatevi di leggere il menisco inferiore del livello idrico all'interno del pluviometro. 

Come vedete si forma la solita lente e la lettura della soglia superiore sarebbe errata, il livello esatto contenuto nel pluviometro quindi non è 10.5 mm, bensì 10.0 mm.

Andando ora a rapportare i 10.0 mm realmente caduti, con i 9.6 caduti nelle ultime 24 ore, possiamo prendere i 9.6 come riferimento essendo l'istantanea fotografica scattata alle 23:59 locali, ne deriva che all'appello manca solo il [b][color=#0019ff]4%[/color][/b] di precipitazioni. 

Sottostima in tal caso quindi molto meno pesante rispetto a quanto si ipotizzava inizialmente :bye:


