http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=7675&p=161434#p161434
-----------------------------------
Pigimeteo
Gio 18 Feb, 2010 22:42

Re: Primo Confronto Pluviometro Vantage Pro2 - Pluviometro Manuale
-----------------------------------
ho risolto il tutto empiricamente, dopo che mi sono accorto che il pluvio Davis sottostimava in media dell'8% rispetto al pluviografo Salmoiraghi. Allora ho girato le viti gradualmente, finché non ho trovato una taratura che mi permette di avere, in condizioni normali (pioggia moderata e senza troppo vento), letture identiche. Tuttavia, quando tira molto vento, il pluvio Davis sottostima da un 5 ad un 15%, mentre con pioggerellina tende addirittura a sovrastimare. Nella lunga distanza, però, sono valori molto simili. Anzi, dal 1° gennaio coincidono al decimo di mm: 306,8, compresa la neve che ho lasciato sciogliere in entrambi i pluviometri, spontaneamente. direi che è un ottimo equilibrio!
 :bye:


