http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=8387&p=183608#p183608
-----------------------------------
Pigimeteo
Mar 28 Set, 2010 18:30

Re: Davis Vue - Davis Pro 2 Wireless
-----------------------------------
Se non erro, Roby, dovremmo averne già parlato in un altro topic, qualche mese fa (inviterei Andrea ad indirizzarci in quella discussione).
Comunque, in due parole: la Vue non è certamente all'altezza dell'altra in quanto il blocco sensori, troppo compatto, non assicura una buona ventilazione degli strumenti e, quindi, una accurata lettura della temperatura, per cui sovrastimerà alla grande d'estate, quando non c'è vento. 
Molto meglio la Vantage Pro che ha un sistema di schermatura molto più efficace.
Neppure il pluviometro della Vue è eccezionale, in quanto il diametro è inferiore e, soprattutto, può essere schermato dalle semisfere dell'anemometro.
Questo, in sintesi...
 :bye:


