http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=8512&p=187564#p187564
-----------------------------------
Pigimeteo
Dom 31 Ott, 2010 12:33

Re: INSTALLAZIONE STAZIONE METEO DAVIS
-----------------------------------
L'anemometro montato in quel modo non dà fastidio se non quando il vento (e la pioggia) proviene proprio dalla parte in cui si trova l'anemometro. Te lo dico perché anch'io avevo inizialmente installato la Davis in questo modo. Quindi, essendo il montaggio obbligato e dovendo per forza girare il pannellino solare verso sud, quando piove con vento da nord, la Davis sottostima (quando il vento supera i 20 km/h) circa del 20-30%. Io ho vissuto per anni a Jesi, quindi ti posso dire per esperienza che la maggior parte delle piogge avviene con venti o da N e NE o da SE, come penso a Filottrano. Fossi in te, io troverei il modo di montare il pluvio con un altro ISS. Magari, per il momento, tieni conto che le misurazioni della pioggia con vento da N sono sottostimanti (con il vento, comunque, la Davis sottostimerebbe, anche con l'ISS staccato per l'anemometro, anche se di meno).
Un'altra raccomandazione: fissa bene con delle fasce in plastica (dovrebbero essercene quattro in dotazione nella scatola) tutti i fili volanti perché in caso di neve, gelo e vento, rischiano seriamente di vibrare, sbattere e, alla fine, denneggiarsi.
Collocala in un posto dove, almeno una volta ogni sei mesi, potrai staccarla facilmente dal palo, smontarla pezzo per pezzo, ripulirla accuratamente. Specie il pluviometro tende ad otturarsi perché i piccioni amano particolarmente farcela dentro... forse perché è chic!

Benvenuto fra i Davisofili! Vedrai che rimarrai davvero soddisfatto delle prestazioni di questa stazione, specialmente per ciò che riguarda il vento... :ok: 
 :bye:


