http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=8512&p=187584#p187584
-----------------------------------
Marco376
Dom 31 Ott, 2010 18:15

Re: INSTALLAZIONE STAZIONE METEO DAVIS
-----------------------------------
[quote user="Fede" post="187572"][quote user="Pigimeteo" post="187564"]L'anemometro montato in quel modo non dà fastidio se non quando il vento (e la pioggia) proviene proprio dalla parte in cui si trova l'anemometro. Te lo dico perché anch'io avevo inizialmente installato la Davis in questo modo. Quindi, essendo il montaggio obbligato e dovendo per forza girare il pannellino solare verso sud, quando piove con vento da nord, la Davis sottostima (quando il vento supera i 20 km/h) circa del 20-30%. Io ho vissuto per anni a Jesi, quindi ti posso dire per esperienza che la maggior parte delle piogge avviene con venti o da N e NE o da SE, come penso a Filottrano. Fossi in te, io troverei il modo di montare il pluvio con un altro ISS. Magari, per il momento, tieni conto che le misurazioni della pioggia con vento da N sono sottostimanti (con il vento, comunque, la Davis sottostimerebbe, anche con l'ISS staccato per l'anemometro, anche se di meno).
[/quote]

Mica ho capito bene bene bene.....soprattutto l'inciso finale.[/quote]

Quello nemmeno io ma quoto il resto del messaggio.  ;) 

Guardando i dati da dentro casa non si notano differenze ma la sottostima c'è.  
L'anemometro ha una decina di metri di cavo ed è semplice collocarlo a distanza di sicurezza.
Io ho montato anemometro e ISS su due supporti separati e ad altezze diverse.
Per proteggere il cavo l'ho infilato in una tubo di PVC per i fili elettrici fissando il tutto con delle fascette.


