http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=8512&p=187590#p187590
-----------------------------------
Pigimeteo
Dom 31 Ott, 2010 19:21

Re: INSTALLAZIONE STAZIONE METEO DAVIS
-----------------------------------
[quote user="Marco376" post="187584"][quote user="Fede" post="187572"][quote user="Pigimeteo" post="187564"]L'anemometro montato in quel modo non dà fastidio se non quando il vento (e la pioggia) proviene proprio dalla parte in cui si trova l'anemometro. Te lo dico perché anch'io avevo inizialmente installato la Davis in questo modo. Quindi, essendo il montaggio obbligato e dovendo per forza girare il pannellino solare verso sud, quando piove con vento da nord, la Davis sottostima (quando il vento supera i 20 km/h) circa del 20-30%. Io ho vissuto per anni a Jesi, quindi ti posso dire per esperienza che la maggior parte delle piogge avviene con venti o da N e NE o da SE, come penso a Filottrano. Fossi in te, io troverei il modo di montare il pluvio con un altro ISS. Magari, per il momento, tieni conto che le misurazioni della pioggia con vento da N sono sottostimanti (con il vento, comunque, la Davis sottostimerebbe, anche con l'ISS staccato per l'anemometro, anche se di meno).
[/quote]

Mica ho capito bene bene bene.....soprattutto l'inciso finale.[/quote]

Quello nemmeno io ma quoto il resto del messaggio.  ;) 

Guardando i dati da dentro casa non si notano differenze ma la sottostima c'è.  
L'anemometro ha una decina di metri di cavo ed è semplice collocarlo a distanza di sicurezza.
Io ho montato anemometro e ISS su due supporti separati e ad altezze diverse.
Per proteggere il cavo l'ho infilato in una tubo di PVC per i fili elettrici fissando il tutto con delle fascette.[/quote]


Non mi sono spiegato bene (Dio solo sa quello che voglio dire, talvolta!). Quando tira molto vento e piove a vento, io noto che l'acqua che mi entra nel pluvio della Davis, che è in mezzo ad un campo, pienamente esposto al vento, è ben poca cosa rispetto a quello che mi entra nel pluviografo che ho installato in cima ad un terrazzo, in un punto riparato dal vento, dove invece la pioggia può entrare perché si crea un vortice che rallenta la velocità di caduta e quasi annulla quella del vento. Tipo: 2 mm segna il Davis, 10 mm l'altro, con vento di circa 30 km/h di media. Questo volevo dire... Non so se mi sono spiegato ora...
 :bye:


