http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=8512&p=187594#p187594
-----------------------------------
Fede
Dom 31 Ott, 2010 19:45

Re: INSTALLAZIONE STAZIONE METEO DAVIS
-----------------------------------
[quote user="roby70" post="187581"]Adesso il software funziona...Solo non so come devo fare per inserirli online...

Altra cosa il vento mi segnala soltanto la direzione W-SW...

Qualcosa che non va sull'anenometro?[/quote]

Mi pare offensivo dirtelo ma non è che c'è libeccio e che quindi....... :-D

No, non può essere e quindi ricontrolla che la banderuola dell'anemometro giri liberamente per 360° (anche 720!) così come le coppe e che i valori mostrati dalla console cambino di conseguenza. Potrebbe anche essere che montandolo sia mancato qualche "scattino" delle plastiche e che quindi si blocchi indicando quelle direzioni che dici........

Facci sapere.... ;-)

P.S. se non hai particolari ostacoli (sormontabili) che possono interferire con il vento e che ti impongano quindi di montarlo qualche metro più in alto, io lascerei l'anemometro nell'apposito supporto dell'ISS.....io ho fatto così almeno: avrei avuto la possibilità di salire di qualche altro metro ma non ne ho visto il motivo.


