http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=8512&p=187608#p187608
-----------------------------------
Marco376
Lun 01 Nov, 2010 08:21

Re: INSTALLAZIONE STAZIONE METEO DAVIS
-----------------------------------
Riporto questo articolo che già avevo linkato da qualche parte: [url=http://www.fluent.com/about/news/newsletters/05v14i3/a5.htm]Link

Sono didattici soprattutto i primi due disegni.

Il primo punto è che comunque lo metti, il pluviometro modifica l'ambiente circostante.
L'effetto del vento influisce negativamente sulle misurazioni (fino al 400%).

Il suggerimento che viene dato è quello di porre il pluviometro in una zona non esposta completamente al vento (tipo una radura nel bosco) oppure esistono soluzioni con frangiflutti che rallentano il vento.

In ogni caso se piazziamo anemometro e pluviometro allo stesso livello si daranno fastidio l'uno con l'altro.
Quando il vento soffia da sud-sud/est colpirà il pluviometro e creerà una turbolenza negativa sull'anemometro.
Quando il vento soffia dalla parte opposta sarà modellato e modificato dalla presenza dell'anemometro, influendo negativamente sul pluvio.

Se poi consideriamo che gli stessi strumenti hanno un errore intrinseco e le prestazioni del pluviometro a bascula variano col rain-rate viene fuori un errore non indifferente. 

 :bye:


