http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=8512&p=187619#p187619
-----------------------------------
Fede
Lun 01 Nov, 2010 10:12

Re: INSTALLAZIONE STAZIONE METEO DAVIS
-----------------------------------
[quote user="Marco376" post="187608"]Riporto questo articolo che già avevo linkato da qualche parte: [url=http://www.fluent.com/about/news/newsletters/05v14i3/a5.htm]Link

Sono didattici soprattutto i primi due disegni.

Il primo punto è che comunque lo metti, il pluviometro modifica l'ambiente circostante.
L'effetto del vento influisce negativamente sulle misurazioni (fino al 400%).

Il suggerimento che viene dato è quello di porre il pluviometro in una zona non esposta completamente al vento (tipo una radura nel bosco) oppure esistono soluzioni con frangiflutti che rallentano il vento.

In ogni caso se piazziamo anemometro e pluviometro allo stesso livello si daranno fastidio l'uno con l'altro.
Quando il vento soffia da sud-sud/est colpirà il pluviometro e creerà una turbolenza negativa sull'anemometro.
Quando il vento soffia dalla parte opposta sarà modellato e modificato dalla presenza dell'anemometro, influendo negativamente sul pluvio.

Se poi consideriamo che gli stessi strumenti hanno un errore intrinseco e le prestazioni del pluviometro a bascula variano col rain-rate viene fuori un errore non indifferente. 

 :bye:[/quote]

Non l'avevo visto e ti ringrazio per il link.
L'ho letto e riletto ma non trovo percentuali di errore del 400% indotte dalla strumentazione di rilevamento..... al massimo del 10%. Il tuo riferimento sarà ad un altro articolo evidentemente...oppure al solo effetto di un vento molto forte che manda l'acqua all'in su e che ovviamente influsisce negativamente nella stima della pioggia caduta.

Sono convinto anche io che gli stessi strumenti di osservazione introducano un fattore di errore nella misurazione stessa e questo è un fenomeno piuttosto comune in tutto il metodo sperimentale. Ma se ipotizziamo che l'anemometro introduca un bias del 400% sul pluviometro o viceversa, figuriamoci cosa può fare una schiera di alberi di 20m o un patio circondato da muri alti 2 m all'interno del quale piazzare il pluviometro perchè sia "protetto" o perchè possa giovarsi proprio di quei vortici che vorrei evitare. Non è una "forzatura" della realtà?

Insomma per le esigenze amatoriali (e non solo) credo che l'attendibilità della strumentazione installata semplicemente come previsto in prima ipotesi nell'apposito supporto 
[img cache=false]http://www.ultimatepassage.com/up/images/items/31934.gif[/img] sia sufficiente e che il fattore di errore prevedibile o non prevedibile sia comunque abbastanza trascurabile. Mettendo in concreto un 400% vorrebbe dire che con un vento 40Km/h l'anemometro rimarrebbe quasi fermo e che con un rainrate reale di 40mm/h il pluviometro registrerebbe una pioggia lieve. Tutte condizioni queste che fino ad ora non ho potuto mai verificare. Altra cosa è registrare un 40mm/h contro un 44mm/h o un 40km/h contro un 44Km/h. Lo tengo in conto, lo accetto e poco mi cambia..... ;-)

Dimmi dove sbaglio..... non escludo una revisione della attuale posizione dell'anemometro: il cavo ce l'ho, il palo pure.....  :D


