http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=8512&p=187624#p187624
-----------------------------------
Fede
Lun 01 Nov, 2010 10:50

Re: INSTALLAZIONE STAZIONE METEO DAVIS
-----------------------------------
[quote user="Marco376" post="187621"][quote user="Fede" post="187619"]
Dimmi dove sbaglio..... non escludo una revisione della attuale posizione dell'anemometro: il cavo ce l'ho, il palo pure.....  :D[/quote]

Il mio discorso sopra va diviso in due parti: la prima è generale e riguarda il problema del vento sul pluviometro. Il 400% l'ho letto da un'altra parte (ora cerco di ritrovare il riferimento) e non dipende dall'anemometro.

L'altra parte riguarda il discorso del posizionamento anemometro-pluviometro ed era solo una constatazione mia sulla base dei flussi ventosi e non so dirti che % di errore possa esserci in caso di errrato posizionamento.
Come dici tu potrebbe anche essere solo 1-2% e può essere considerato trascurabile ma è difficle da valutare.

In ogni caso perché rischiare di aver una percentuale di errore (anche piccola) quando spostando di qualche metro lo strumento si può stare più "tranquilli"?  ;) 
E' vero che il posizionamento standard è quello della foto ma è anche vero che ci sono circa 10 m di cavo!   :mrgreen: 

Bho, è un'idea mia ma così compatto mi ricorda tanto la Vue.  :roll:[/quote]

:-D

Le percentuali dell'1-2% fino al 10% di errore introdotto dagli stessi strumenti adiacenti è quella riportata dall'articolo che hai linkato (se ho letto bene). Loro l'hanno valutata riferendosi a strumenti di più grandi dimensioni mi pare e se comunque fosse quella non vale la salita sul tetto e l'incazzatura anche solo di srotolare i 10m di cavo :-D

La possibilità di montare l'anemometro separatamente dall'ISS è non solo prevista ma prevista anche bene visto che oltre a 10m di cavo ed una staffa apposita esiste anche un accessorio per inviare in modalità wireless i dati dell'anemometro alla console nel caso che lo strumento debba essere montato molto lontano. però credo che questa possibilità sia dedicata a chi avrebbe difficoltà oggettive relative all'anemometro disturbato da siepi, alberi alti, muri di cinta, parapetti etc se venisse lasciato dove per forza di cose invece va montato l'ISS. Per esempio: ISS a 2m sul suolo erboso del giardino ed anemometro su un palo di 4m sopra il tetto per evitare che venga attenuato dagli alberi e dalle siepi che stanno intorno all'ISS. Ma se metto tutto sul tetto........

Non credo voglio dire, che alla Davis abbiano previsto un alloggiamento per l'anemometro sapendo che avrebbe influito negativamente sull'attendibilità delle misurazioni di pioggia e vento ed abbiano quindi previsto una collocazione diversa per ovviare a questo inconveniente.
Resta il dato che le registrazioni di vento e pioggia da quando (poco tempo, d'accordo) sono passato dalla WS2350 alla VP2 sono migliorate in modo tangibile e se quelle attuali sono poco attendibili figurarsi cosa erano quelle di prima allora!!!  :lol:


