http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=9099&p=213663#p213663
-----------------------------------
Poranese457
Lun 28 Mar, 2011 15:01

Re: Pluviometro Davis Vantage Vue: Si Può Tarare?
-----------------------------------
Sinceramente non ho esperienze dirette con la VUE ma nella Vantage PRO si può tarare andando ad agire sull'altezza delle viti sotto la bascula. E' comunque un'operazione, quest'ultima, da fare dopo aver per diversi episodi piovosi monitorato l'efficienza del pluvio elettronico con uno manuale. 
Una volta individuata la sovra o sottostima, se ritenuta essa rilevante (direi maggiore del 5/10%) allora è bene procedere alla taratura seppur prestando sempre massima attenzione e ricordando che stai toccando uno strumento tarato in laboratorio con tanto di laser.

Ripeto, della VUE non so, nella PRO invece si fa con un semplice cacciavite  :ok:


